編集この機種は知っています。アメリカカリフォルニア州バークレーにあるBNC社のSAM940というサーベイメーターです。NaIの結晶の大きいものを付けていますね。これはオプションです。これは、食品の微量の放射能を測るベクレルモニターでは決してありません。核攻撃を受けた場所の線量、その核種を調べるためのものです。少なくとも設計者の気分としては。空間線量率を測るにはすばらしいし、走りながら線量率を計測していくのにも向いています。海兵隊に持たせて水爆の爆心地に突撃させるのにちょうどいいものです(私たちにはちょっと重そうです。食品はこれでは絶対に無理ですよ。いうと、食品で問題にしている数ベクレルというのは、実は大変小さな値なのです。SAMだけではバックグラウンドの放射線を遮蔽できていないので、そのサンプルの放射能を分離できない。食品サンプルについては、最低でも15mm以上、できれば50mm以上の鉛で四周を完全に遮蔽しなければ、多少でも正確な値など望めないのです。10ベクレル単位でも無理です。こんな写真を、食品の放射線を測ってます、という意味で公開しているとすると、それは、放射能についてよく御存知ではないということかもしれませんね。福島県用に連続して測るへんな機械ができましたが、何を測っているのかさっぱり分かりませんでした。このシステムは、あれと同じレベルです。BNC社が昨年ベクレルモニター用のマリネリビーカーを試作したところまでは知っていますが、遮蔽体はまだ作っていないということですかね。あるなら、ソフトもないはずですね。ソフトは、遮蔽体とセットで開発されるものであり、ビーカーのグラム数、605keVの電子エネルギーの(正規)分布の切り離しと積分、そこからCs134の単位質量当りのベータ崩壊数の逆算まで行うものだからです。キャベツを積み上げてそこにプローブを突っ込んだら測れるというものじゃありません。いうより、本当にこれが示されているものなんですか?信じられない。したゲルマニウム半導体のベクレルモニターがなければ、このくらいの企業はやっていけないのではないでしょうか。なにかの間違いに違いない。