Φ40xH40の撮影では、ボクセルサイズ80μm、2.5LP/mm以上の高解像度CT撮影を実現しました。下の例では、125μm画像に比べ80μm画像の方が、アーチファクトが少なく、鮮明に描出しています。空間分解能は、空間的にどの程度小さいものが見分けられるかを示します。LP/mm)で評価されます。これは1mmの空間に含まれる明暗を一組にした縞模様が何組識別できるかを指標とするもので、数値が高いほど解像度が高いことを表します。何ラインペアがどのくらいのコントラストで識別できるかを客観的に表すものです。一般的に、MTFが10%あれば目視での識別が可能であるといわれています。空間分解能はボクセルサイズだけで決まるものではありません。シリーズ水平照射アーチファクトの少ない水平照射CT撮影では、アーチファクトと歪みを低減させたX線水平照射を実現。シリーズでの撮影(打ち上げ照射)CT撮影とパノラマ撮影の両立フラットパネルディテクタ(FPD)のシフトにより、CT撮影は水平に、パノラマ撮影は硬口蓋等の障害陰影を抑えるため、約5度の打ち上げ角度となるようX線の照射方向を切替。これによりCT、パノラマ両方の画質向上を実現しました。撮影可能な180度撮影モードの切替が可能。360度撮影画像180度撮影画像パノラマからCT撮影を自動位置付けパノラマ画像パノラマスカウトパノラマ画像上で関心領域を指定することで、簡単に小照射野CT撮影時の位置付けと撮影が可能。患者さんへの負担を低減します。2方向スカウト側面と正面の2方向からスカウト撮影を行い、画像上で関心領域を指定することで、正確に小照射野撮影時の位置付けとCT撮影が可能です。歯列弓にフィットさせた、Φ100相当の撮影領域(FOV)を実現。少ないX線量で全歯列の撮影を可能にしました。機能X線の透過しやすい部位への照射線量を下げて撮影することで、患者さんへのX線量を最大40%低減*します。機能Off時との比較ズーム再構成機能CT複合機としては初めてのズーム再構成機能を搭載。撮影済みのCT画像(125μm)から関心領域を指定し、再構成処理を行うことで、再撮影すること無くボクセルサイズ80μmの高解像度CT画像を得ることができます。データは180度撮影相当を使用します。360度撮影を上下合わせて2回撮影します。データは180度撮影相当を使用します。FOVなど、計11種類の幅広い撮影領域を搭載。エンド、ペリオ、インプラント、矯正まで様々な症例に対応することができます。全域に渡ってフォーカスの合った画像を取得できるAFP(全顎自動焦点補正)機能にAGS(自動濃度強調)機能、AIE-HD(オートイメージエンハンサー)機能を合わせることで、求められる部位を観察しやすい画像にして提供します。患者さんの歯列形態に合わせて選択できる3種類の断層軌道を搭載しています。小児パノラマお子様や顎の小さい患者さんの場合、撮影範囲を小さくし、照射線量を低減します。線入射を歯列に対して直交させることで、隣接歯の重なりが少ない画像が得られます。顎骨パノラマ下顎枝の障害陰影の少ない画像が撮影できます。パノラマ画像の全領域が観察しやすい濃度に自動調整できます。断層撮影により得られる厚みを持ったデータから、全ての位置で最もフォーカスの合う部分の抽出を行い、根尖部から切端部まで全域に渡ってフォーカスの合った画像を得ることができます。ON)AIE-HD(オートイメージエンハンサー)機能パノラマ画像に最適化した画像処理を行うことで、細部までくっきりとした画像を表示します。撮影中にFPDで検出した透過X線量をリアルタイムにフィードバックすることで、X線量を最適条件にコントロールし、画像のダイナミックレンジを向上させます。患者さんの歯列形態に合わせて、3種類の軌道から選択が可能です。Imaging部分パノラマ(歯列)撮影パノラマ撮影時、必要の無い領域を除外して、患者さんへのX線照射線量を低減した撮影が可能です。よってデンタル撮影が困難な患者さんに有効です。部分パノラマ(バイトウィング)撮影X線入射を歯列に対して直交させることで、隣接歯の重なりが少ない画像が得られます。隣接面のう蝕診査や軽度な歯周炎の診断、また補綴物の診断に有効です。令和4年度診療報酬改定により、歯科部分パノラマ断層撮影が保険適用となりました。(※詳細については厚労省の通知や資料をご確認ください。Contrast進化したコントラスト自動調整フィルターAGS2AGSAGS2(自動濃度強調)機能パノラマ画像用フィルターに新しくAGS2を追加。各部分に適したコントラスト調整を自動的に行うことで、メリハリがあり且つ全体が観察しやすいパノラマ画像を提供します。*1まで、頭部のほぼ全体が収まる広い領域を、0.5秒*2のワンショットで撮影。患者さんの動きによるアーチファクトを低減し、鮮明な画像を取得できます。*3が広い検出器を有効に活用し、高いコントラスト分解能を実現しました。メリハリのある骨画像と、明瞭な軟組織表面の描出により、セファロ分析における計測点抽出を容易にします。患者さんの大きさや頭部形状によっては撮影領域に収まらない場合があります。ダイナミックレンジとは、応答できる最小と最大の入力比を表します。ダイナミックレンジが広いとは、小さいX線入力から大きいX線入力まで、画像化できるX線入力の範囲が広いという意味です。0.5秒*4のワンショット撮影により、患者さんの動きによるアーチファクトを低減します。mm部分セファロ必要に応じて、頭頂部・後頭部へのX線照射をカットし、低い照射線量で撮影が行えます。100kVセファロ高画質セファロ管電圧を100kVに上げることで、透過性の高い画像を実現。トレースポイントを見つけやすい96μmの高解像度画像が得られます。患者さんのサイズに合わせて5mm単位で設定可能な軟組織フィルターを搭載しています。部分セファロカットする領域を3パターンから選択可能。患者さんへのX線量を低減することが可能です。対面式で簡単位置付け患者さんとコミュニケーションをとりながら、より正確なレーザービーム位置付けが可能です。車椅子対応チンレストの高さが865mmまで下がるので、車椅子の患者さんにも位置付けしやすい高さです。コントロールパネル自在に動くことで、位置付け時に前方・側方から操作しやすく、患者さんから目を離すことなく設定、確認することが可能です。抽出してマーキングおよび3D表示を行うことで、気道領域を視覚化することができます。抽出した気道領域の体積や、閲覧中のスライス画像上の気道領域の断面積を表示します。患者さんに治療の必要性や効果を説明する場合などに活用できます。本機能における気道領域とは、ソフトウェア上で指定された範囲内の空気領域を指します。