MIC-100のセットアップ方法をご紹介。測定を開始する前の準備はどうするのか、どういったところに注意が必要なのかなど、ポイントを交えてお伝えします。ご使用中の方をはじめ、ご購入をご検討いただいている方などお気軽にご覧下さい。連結チューブ電気コネクタはガイド溝に合わせて電気コネクタは10Pと6Pの2本あります。それぞれ、ガイド溝があるので、コントローラー側の溝にあわせて差し込んでください。押しあてながらケーブルを回すと入りやすいです。ガイドの位置があったところで押し込むと、スライドリングが飛び出し、カチッと音がします。ガスチューブは奥まで差し込んでください。軽く引っ張って抜けなければ接続完了です。取り外し時は、水色の取り外しリングを押しながら、チューブを引きます。ヘッドのストッパー、ストップバルブを確認。ヘッドのストッパーがおりているか、コントローラ横のストップバルブ(水色)がcloseになっているか確認します。ストップバルブやストップバルブが開いていると、大気ゼロガス校正や測定時にエラーになることがあります。暖気運転は測定場所の近くで暖気運転30分は測定する環境に近い環境で行ってください。温度の安定を待たずに測定が開始することがあり、測定値がズレることがあります。​MIC-100●高速測定により、短時間でより多くのサンプル測定が可能に!MIC-100は光合成速度測定に特化した装置です。