テーブルを内蔵、セルの汚れ具合をモニタリングし、より高い精度の導電率測定ができます。cm-1、2電極式および4電極式検出器のどちらも使用できます。5種類の温度検出器に対応しており、正確な温度補償を行います。FLXA21は、脱塩水や蒸気、凝縮液、ボイラ水の分析における純水補償を行います。製薬工業における純水のモニタリングでは、USP(米国薬局方)項目<645>(USP23条の項目645参照)指針(アメリカ合衆国薬局方指針)の水質基準に従ってプロセス液の水質をモニタリングすることができます。F.S.とは設定レンジの最大値を示します。cm-1の検出器を用意しています。MBFLXA21の樹脂製ハウジングの樹脂は何ですか?日光で劣化しませんか?屋外で使用できますか?(an-flxa-other-03-resin-housing)材質はポリカーボネートで、UL746CのUV試験に合格したものを使用しています。屋外でも使用は可能ですが、直射日光が当たる場合は、日除けフード(オプション)をご使用ください。...FLXA202/FLXA21の導電率計で、セル定数の異なる2本の検出器を接続し、ある任意の測定値でアナログ出力を切り換えることはできますか?(an-flxa-spec-05-output-switching)できません。FLXA202/FLXA21では、他社検出器も取り付け可能ですか?ケーブル端子の形状は、ピン・丸形・フォーク形すべてに対応できますか?(an-flxa-sensor-02-detector-compatibility)FLXAの端子台はM4座金付きですので、M4の丸端子・フォーク端子、またはピン端子を組合わせることができます。FLXA202/FLXA21の端子はどうなっていますか?(an-flxa-sensor-05-terminal)ピン端子、丸形端子、フォーク端子(Y端子)が使用できます。ステンレス製ハウジングのケース外部の接地端子には丸形端子を使用してください。...FLXA202/FLXA21では、センサモジュールを交換して測定対象を変更する場合は、どのように対応するのですか?(an-flxa-ment-01-sensor-module-replacement)センサモジュールを交換して測定種類を変更する場合は改造になります。サービス員が改造作業を行いますので、特注処理が必要です。FLXA202/FLXA21には、ブレインターミナルは接続可能でしょうか?(an-flxa-comm-11-brain-terminal)ブレインターミナルは接続できません。FLXA202/FLXA21にブレイン通信機能はありません。使用して、複数台のFLXA202/FLXA21を調整・設定、プロセス変量を見ることはできますか?(an-flxa-comm-10-fieldmate)HART通信をマルチドロップモードに設定すれば、最大15台までの機器の調整・設定、プロセス変量を見ることができます。検出器2本を接続したFLXA202/FLXA21を15台接続した場合は、30台の検出器のプロセス変量を見ることが可能です。電源の容量、ループの組み方、ケーブルの仕様などの条件で、接続できる台数が変わります。...FLXA202/FLXA21で機器のHARTネットワークアドレスの出荷時設定はどうなっていますか?また、変更は可能でしょうか?(an-flxa-comm-07-network-address)出荷時のネットワークアドレスは、0となっています。ネットワークアドレスは、0~15の範囲で設定することが可能です。マルチドロップ接続で使用する場合は、1~15のアドレスを設定してご使用ください。...FLXA202/FLXA21を他社DCSに接続しHART通信する際に注意することや、制約事項はありますか?(an-flxa-comm-08-restrictions)HART5に対応している必要があります。インストールが必要です。FLXA202/FLXA21にセンサモジュールを追加して、1検出器タイプから2検出器タイプに変更するときには、どのように対応するのですか?(an-flxa-ment-02-type-change)センサモジュールを追加して2検出器タイプに変更する場合は改造になります。サービス員が改造作業を行いますので、特注処理が必要です。FLXA202/FLXA21では、HART通信によるパラメータ設定はできますか?(an-flxa-comm-06-parameter-setting)HART通信によるパラメータ設定はできます。FLXA202/FLXA21のセンサモジュール単体で予備を購入することはできますか?(an-flxa-ment-03-spare-purchase)購入できます。モジュールの交換は、弊社もしくは関連会社が主催するサービス講習会を受講したお客様のみ可能です。FLXA202/FLXA21交換周期予測の機能はありますか?EXA450のように校正データを保存できますか?また、何点のデータを保存できますか?校正時の補正値も保存できますか?(an-flxa-ment-09-functions)pHではスロープ・ゼロを用いてセンサの寿命予測を行います。校正時の補正値を保存し、校正の履歴はログブックに保存できます。ログブックには、1つのモジュールあたりすべての種類の保存データを、最大で100データ保存できます。2つのログブックに50データずつ分けて保存され、合計で100データとなります。FLXA21は、IECEx、ATEX、FM、CSA、NEPSI、KOSHA、およびEACExに対応しています。FLXA202/FLXA21には、計量法検定付きのものはありますか?(an-flxa-other-01-measurement-act)あります。FLXA202/FLXA21のメンテナンスや校正時期、健康度の予測はどのようにして行われるのですか?(an-flxa-ment-08-predictions)pH計ではインピーダンスチェック、導電率計では分極チェック、電磁導電率計や溶存酸素計では校正履歴データなどを参考に予測計算をします。FLXA202/FLXA21のデジタル通信によりメンテナンス・計装工事が削減できるのはなぜですか?(an-flxa-ment-07-reduction)デジタル通信により現場まで出向かずにデータの取得、設定変更を行なうことができるためメンテナンス性が向上します。FLXA202/FLXA21では(ISCを除き)、2センサ入力でかつデジタル通信を用いることで、今まで2台使用していた伝送器を1台にできるため、経費の削減になります。...FLXA202/FLXA21のバックライトの寿命はどのぐらいですか?また、バックライトの交換はできますか?(an-flxa-ment-04-lifespan)液晶にバックライトは搭載していません。FLXA202/FLXA21の液晶の推奨交換周期はありますか?(an-flxa-ment-05-exchange-cycle)液晶の交換は通常必要ありません。FLXA202/FLXA21の表示器の位置調整は必要ですか?(an-flxa-ment-06-display-positioning)デジタル式タッチパネルを採用しており、位置ずれはなく調整は不要です。FLXA202/FLXA21のHART通信には、どの様な機器が必要ですか?(an-flxa-comm-05-required-equipment)FLXA202/FLXA21とのHART通信を行なうためには、HART通信機能をもった携帯型の通信ターミナル(HARTコミュニケータ)や同等の機能を持つパソコン(パソコン、HARTモデム、ソフトウエア)またはDCS(制御システム)が必要です。弊社では、下記の製品をご用意しています。4つのプロセス変量を見ることができます。pH検出器を2本接続したときのFLXA202/FLXA21の設定で、PVに検出器1のpH値、SVに検出器1の温度値、TVに検出器2のpH値、FVに検出器2の温度値に設定することで、それぞれの値をFieldMateで見ることができます。FLXA202/FLXA21の設定で、PV、SV、TV、FVに割り付けた値がFieldMateで見ることができます。FieldMateは機器調整・設定用のソフ...FLXA202/FLXA21の接点入力で、2入力の主/副の切り換えはできますか?(an-flxa-spec-06-input-switching)FLXA202/FLXA21は、接点入力機能はありません。FLXA202/FLXA21の第1入力pHのみで購入したものに、誤って第2入力にSCのモジュールを挿入した場合、故障しますか?(an-flxa-spec-07-incorrect-insertion)故障はしません。FLXA202/FLXA21の2入力の出力をタイマー機能を使用して、ある時間間隔で自動的に切換えることはできますか?(an-flxa-spec-08-timer-function)できません。(%)、除去率(%)、偏差(%)、pH校正(VGB)の演算ができます。ユーザのカスタム演算機能はありません。...HART通信とは何ですか?(an-flxa-comm-04-hart-communication)アナログ出力にデジタル信号を重畳させる通信方法でHART協会の規定するHARTプロトコルを使用した通信のことです。シリアル番号などの機器情報などを載せることができます。FLXA202/FLXA21は2線式のHART通信(HART5)をサポートしています。...FLXA202/FLXA21は2本の検出器が接続可能ですが、アナログ出力もそれぞれ出力できますか?(an-flxa-spec-03-analog-output)出力することは出来ません。FLXA202/FLXA21は2線式伝送器のため、アナログ出力は1つです。使ったシステムが用意されています。0種場所、1種場所および2種場所の危険場所に設置することができます。...FLXA202/FLXA21は、どの種類の検出器も、2本つなげて同時に測定することはできますか?(an-flxa-spec-01-simultaneous-measurement)pHとpH、導電率(SC)と導電率(SC)というように、同一種類の検出器を2本接続できます。電磁導電率(ISC)は1本のみです。PHモジュール、SCモジュールなどモジュールに対応したセンサのみ接続可能です。...FLXA202/FLXA21に2本の検出器を接続しています。測定データをそれぞれ出力させたいのですが方法はありますか?(an-flxa-spec-02-multiple-output)HART通信機能を使用することにより、対応可能です。FLXA202/FLXA21で2入力の場合、表示は2つ上下に出ますか?その場合、第1入力は上になりますか?下にすることもできますか?(an-flxa-spec-10-2input-display)2入力の場合,それぞれの入力の情報が上下に並んで表示されます。第1入力を上側に表示することもでき、下側に表示することもできます。検出器1・2の測定値だけでなく、演算結果なども表示できます。2入力でもシングル表示もできます。...FLXA202/FLXA21に2本の検出器を使用したバックアップ(二重化)システムでは、検出器1がダウンしたときに自動的に検出器2に切り換るとあります。検出器2をメインに使っていた場合には、自動的に検出器1に切り換りますか?(an-flxa-spec-04-backup-system)切り換わりません。自動切り換えは検出器1→2のみです。バックアップ機能を使用する場合は、検出器1をメインにしてください。FLXA202/FLXA21の温度補償の機能はありますか?(an-flxa-spec-16-temp)温度補償はあります。従来機種(EXA202、EXA450シリーズ)と同等です。FLXA202/FLXA21で使用可能な通信方式は何ですか?(an-flxa-comm-03-comm-method)PH201G通信とHART通信です。PH201G通信とHART通信を同時に使用することはできません。FLXA202/FLXA21の検出器1で測定・出力している場合、検出器2のモジュールは検出器2の状態もチェックしていますか?(an-flxa-spec-11-condition-check)表示や出力にかかわらず、健康度チェックは2つの検出器とも常時行っています。FLXA202/FLXA21を専用ディストリビュータPH201Gと組み合せた場合、PH202Gと同じことはできますか?(an-flxa-comm-01-combination)PH202と同じことができます。FLXA202/FLXA21もPH201Gとの通信が可能で、異常(FAIL)・洗浄(WASH)・ホールド(HOLD)の状態出力をします。各1つずつしかありません。洗浄機能を使用する場合は、検出器1もしくは検出器2のどちらかに接続するか、両方を洗浄時接点出力に接続してご使用ください。HART通信との併用はできません。Vが2点出力されます。FLXA21で検出器を2本接続した場合、アナログ出力もそれぞれ出力できますか?(an-flxa-comm-02-analog-output)PH201Gの出力1と出力2は同じ出力信号です。したがって、FLXA202/FLXA21の検出器1と検出器2のどちらかの信号しか出力できません。FLXA202/FLXA21の検出器1で測定している場合、検出器の健康度がスクリーンに表示されるのは検出器1のみですか?(an-flxa-spec-12-health-level)検出器1の表示画面に検出器1の健康度が表示されます。検出器1と2の両方を表示する画面設定では、それぞれの検出器の表示範囲に、それぞれの健康度が表示されます。...FLXA202/FLXA21のエラーは、自動復帰しますか?自動復帰する場合は、エラーの履歴を伝送器で確認できますか?(an-flxa-spec-15-auto-recovery)エラー内容にもよりますが、エラーは自動復帰します。エラー履歴はログブック機能で確認できます。FLXA202/FLXA21のpH値自動補正機能とはどのような機能ですか?これまでのEXA202シリーズ、EXA450シリーズにもあった機能ですか?(an-flxa-spec-13-auto-correction)新しい機能です。FLXA202/FLXA21は搭載しています。過去の校正データからスロープやゼロ点が変化していく傾向を算出し、直近の校正時点からの経過時間で今時点でのスロープ、ゼロを予測してpH値を補正する機能です。...FLXA202/FLXA21ではトレンドが見られるようですが、分析計に保存されているデータを外部へ出力する手段はありますか?(an-flxa-spec-14-external-output)トレンドは画面表示の機能です。分析計には測定値の出力機能はありませんので、アナログ出力やHART通信を上位機器で記録してください。Sheet)制度とは、「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関する法律」(PRTR法)に基づき、対象化学物質または当該化学物質を含有する製品を事業者間で取引する際、その性状および取扱いに関する情報(SDS)の提供を義務づける制度です。SDS制度により、SDSの提供を受ける事業者は、PRTR制度に基づく届出でに必要な情報を得ることができます。事業所における適切な化学物質の管理を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することが可能になります。S...導電率計の校正証明書について(an-sc-isc-08-qic)導電率計の校正証明書は、下記製品について発行できます。検出部は対応できません。パーソナルSCメータ」が便利で最適です。パーソナルSCメータ」をプロセス用導電率計および電磁導電率計が設置されている現場に持ち込み、同じ測定場所を同時に測定し、合っているかどうかを確認します。測定液を実験室などに持ち帰って、ラボ用導電率計で確認する方法は、現場の測定液と温度などの条件が異なり正しい結果を出すことができません。...導電率計と電磁導電率計の違いと使い分けは?(an-sc-isc-13-sc-isc)導電率計と電磁導電率計の使い分けですが、純水や浄水など導電率が低い場合は導電率計を、汚れが多い測定水や酸アルカリ溶液のように導電率が高い場合は電磁導電率計をお奨めします。目安として通常の測定が100μS/cm前後です。...導電率計の精度について(an-sc-isc-07-accuracy)導電率計の精度については、JISにも記載されていません(pH計は記載されています)。pH計と異なり、導電率計に関して標準液や機器自体の精度を認証してくれる国家機関や基準がありません。現在、どのメーカーも導電率計の精度は、変換器(または伝送器)と検出器を組み合わせたものでなく、変換器単体の模擬入力抵抗での「繰り返し性」と「直線性」を記載しています。...導電率と抵抗率の関係(an-sc-isc-12-conductivity-resistivity)抵抗率(Ω・cm)は導電率(S/cm)の逆数で、比抵抗ともいいます。水処理分野では、1MΩ・cm以上(導電率1μS/cm以下)の水は抵抗率で表されます。導電率と濃度の関係について(an-sc-isc-02-relationship)純水に電解物質を溶かしていくと、溶解量が少ない間は導電率がその濃度に比例して増加していきます。電解物質の濃度がある程度以上になると解離度(イオンになりやすさ)が小さくなり、導電率の増加は頭うちの傾向になります。濃度を増すとイオン間の相互作用により導電率はむしろ減少していきます。下図に、工業的に用いられる代表的な溶液の濃度と導電率の関係をしめします。硫酸(H2SO4)などは極大値が2つ現れていますし、塩化ナトリウム(NaCl)はある程度以上は溶解せず導電率の変化が少なくなるなど、...導電率とは何ですか?(an-sc-isc-01)導電率とは溶液中の電流の流れやすさの尺度で、比抵抗の逆数です。下図のようにL(cm)の距離を隔てて、表面積(cm2)の極板が対向して溶液中に置かれているとすると、その間の溶液の電気抵抗Rc(Ω)は、Rc=r・L/Aとなります。比抵抗(Ω・cm)で、この値が電流の流れにくさを表し、溶液によって決まる定数です。導電率をK(S/cm)とすると、K=J/Rcとなります。Jはセル定数と呼ばれ、検出器の形状などで決まる固有の値です。J=L/Aですので、Lと...導電率計/電磁導電率計における測定液の温度補償(基準温度換算)について(an-sc-isc-03-temp)液体の導電率は、液温により大きく変化します。一般に、同じ液でも温度が上がれば導電率は大きくなりますが、その度合いは溶け込んでいるイオンの種類や濃度によって違います。これらのことから、導電率の値によっていろいろなことを判断しようとするには、測定しようとする液の温度を一定にしなければいけません。実際に液の温度を一定にすることは大変なので、一般には液の温度を測って基準温度に換算して用います。工業用測定の場合は、温度測定素子を演算回路に組み込み、基準温度への換算を自動的に行うようにしています。温...導電率の測定方法にはどのようなものがありますか?(an-sc-isc-04-measuring-method)導電率の測定方法としては、「電極法」と「電磁誘導法」があります。電極法には、2電極式と電極表面の汚れや分極の影響を受けにくい4電極式があります。電磁誘導法は検出器が耐食性に優れているので、高濃度の酸やアルカリ溶液の測定に適していますが、純水のような低導電率の水溶液の測定には不向きです。...導電率計の校正について(an-sc-isc-05-calibration)導電率計に関して、標準液や機器自体を認証してくれる国家機関や基準がありません。通常、導電率計の校正はJISに従って調製した校正用溶液で行います。したがって、導電率計の値付けは、使用する校正用溶液の絶対値が基準になります。導電率計の検出器はpH計のガラス電極と異なり、経時変化によって劣化することが少ないため、通常は校正する必要がほとんどありません。...導電率計の校正用溶液について(an-sc-isc-06-calibration-solution)導電率計の校正用溶液としては、実験室で調製することができる塩化ナトリウム(NaCl)溶液や塩化カリウム(KCl)溶液が一般的です。下表に、それぞれの溶液の25°Cにおける導電率の値を示します。K0400-13-10(水質-電気伝導率の測定)には、校正用溶液として塩化カリウム(KCl)溶液が記載されています。Corporationトップ。