したがって、周波数軸上の振幅変化とその時間的変化を同時に測定する事はできません。この度、導入した新型測定器は、周波数軸上の振幅変化(画面上部にスペクトラム表示)とその時間的変化(画面下部にウォーターフォール表示)を同時に測定することができる画期的な測定器です。名前のとおり「高感度レシーバー」ですので、非常に低いレベル(0dB以下でも)の電波を測定することができます。(スペアナで見えない電波も探知します。)※弊社では、PR100の取扱説明書を日本語に翻訳し、操作方法解説書を独自に作成しています。ご要望の方はお電話の上、弊社までお越しください。場所を選ばず自動車で入れないところでも使用できます。リチウムイオン・バッテリを使用、1回の充電で最長4時間動作します。機器の故障や装置のトラブルによる無線妨害波を調査により、素早く、効率的に方位や電波レベルなどを計測し、妨害源を特定します。サービスのモニタリング複数のスキャンモードでのモニタリングや、割り当てられた周波数でのモニタリングにより、精密なリアルタイム測定や、極短時間に発生する障害波もウォーターフォール波形により表示できます。HE300とHE300HFを用いて、山岳遭難者からのトランシーバーや無線信号の位置情報を特定したり、雪崩で生き埋めになった際の緊急信号源を探査します。地図上に表示し特定します。HE300とHE300HFを用いて、極微小な電波を探査したり、超高感度の受信機能により受信スタンバイモードにおいても、微弱な局部発信器の漏れを探査・検出します。GPSによる位置情報も収集します。広い周波数範囲を卓越した性能は、将来への適応が可能です。現在および将来の無線サービスに対し、信号解析の能力を有します。復調データの情報処理アナログ変調信号は、直接復調され、その内容はヘッドフォンや内蔵スピーカーに出力されます。デジタル復調信号は、I/Q復調によりベースバンドに変換され、内部処理あるいは、LAN経由にて出力されます。GX430にてオフライン解析できます。レーダー信号とパルス信号の検出レーダー信号等の短いパルスや、原因不明の信号源を検出します。センターフィード型アンテナBS・CSパラボラアンテナに直接飛び込むレーダー波が局発と干渉したため、BS・CSコンバータ10.678MHzに相互変調障害が発生し、テレビに障害を与えていました。この障害範囲を特定し、パラボラアンテナのイミュニティの低下により新規交換などで解決しました。集められた情報は、PR100内蔵のSDカードに保存されます。GX430にてオフライン解析できます。直感的で容易な調査ユーザは簡易なメニューと操作性の良さで、短時間で操作を習得できます。10MHz帯域のFFT(高速フーリエ変換)周波数掃引ではなく直接デジタル信号処理なので、バースト状の信号、短時間に周波数変化する信号、パルス性ノイズなどを漏れなく捕捉することができる(最大10MHzスパン)。最先端のデジタル信号処理を用い、高い感度での信号受信と、どんなに小さな信号であってもリアルタイムに検出できる信号分解能力が、PR100の最大の特徴です。デジタル変調の復調機能は有しない(ベースバンドIQの記録と出力のみ)。GPS、コンパス付き内蔵のGPSとコンパスにより、位置情報と方位が取得できる。PR100との組合わせで、アンテナ係数を設定することなく自動的に電界強度が表示される。プリアンプにより、微弱信号も受信測定できる。世界中の地図データが用意されている。接続(注意)アンテナを接続するとき、取り外すときは、PR100本体の電源をオフにします。データコネクタ(AUX端子)は挿入する向きが決まっているので、かん合面の形状を見て、よく注意しながら慎重に挿入してからネジを回してしっかり固定します。電界強度を測定する場合は、必ずPR100本体でアンテナの種類などを設定する必要があります。スペクトラムを観測する場合や、レベル(端子電圧)を測定する場合は、特にアンテナの種類を設定する必要はありません。>この測定画像は、特定小電力400MHz帯のトランシーバの送信波を、PR100のリアルタイムスペアナで観測したものです。ウォーターフォール表示には、一定の時間間隔ごとに送信と受信を繰り返している様子が記録されていますが、送信開始のとき、ほんの一瞬だけ送信周波数以外のスペクトラムが観測されています(AおよびBの部分)。これは、送信波が立ち上がって安定するまでの極めて短時間だけ発生する過渡的なスペクトラムであり、通常の掃引方式のスペアナで確実に測定することは困難ですが、PR100のリアルタイムスペアナでは漏れなく観測することができます。当社では、このような短時間に発生する障害を確実に捉え原因究明します。解決に向けた対策も行っておりますので、ご相談お待ちしております。以下にPR100での機能の一例と測定事例を幾つか紹介します。ブースター、レーダー等)の探知に活用する予定です。>上段:スペアナ機能(510-570MHz)下段:上段の横軸(周波数)に合った縦軸の時間変化(上から下に時間が経過)赤→緑→青の順にレベルが低くなります。この例の場合は、地デジの電波が比較的強く継続して受信されています。注)右下のコンパスは測定アンテナの方向を示しています。盗聴電波はGPSと地図ソフトで発信源を特定します。>上段:スペアナ機能(76-108MHz)左側の電波はFM放送です。下段:赤い帯が一定周期で変化して、レベルが変化しています。>上段:スペアナ機能(849-861MHz)下段:近接した多数の電波が継続して発射されています。ウォーターフォール表示。>上段:スペアナ機能(849-861MHz)下段:不規則に発生した電波が赤く表示されています。デュアル・モード表示も可能。山岳遭難者の場所の特定(現在試験運用中)雪崩で生き埋めになるなどの事故で、無線機もしくは携帯電話機を持参している場合(状況による)の発信場所特定(現在試験運用中)携帯電話使用者の場所の特定(現在試験運用中)即席爆発装置(IED)の探索テロ対策に寄与します。超高感度の受信機能により、IEDが受信モードで動作していても、その発信器から漏れる極微弱な電波を確認できます。