標準スタイラス以外も取付可能ですか?長さやサイズについても教えてください。『非磁性スタイラス』と一般的なスタイラス(スチールスタイラス等)との違いを教えてください。スタイラスの調整をしたいのですが。鉄やアルミや真鍮等です。電気が流れるので通電式を使っていますが時々点かないことがあります。電池が一年持ちません。海外でもリチウム電池を購入したいのですが。スタイラスのケースに「当社製品以外での使用はご注意ください」との張り紙があり、気になって質問させて頂きます。金型でゆるい勾配やきつい勾配の角度を正確に測ることはできますか。金型部品加工でサインバイスを使いバーニアを合わせて正確に計測していますが誤差が出てしまい角度がよく分かりません。プログラム通り加工したテンプレートの外形アール面の半径rと中心のx,y座標を測りたい。三次元加工した曲面をポイントファィンダーで倣い、図を三次元的に表したい。出来れば自動で測定したい。スタイラスが曲面に当たった時とスタイラス球の中心と接触した面の座標はずれてしまい、正しく測れないのではないか。ポイントファインダー(PTN-10)をナット径φ35のホルダーに取り付けようと考えていますが、外形がφ35以上だとレンチが通らないので他の方法を考えようと思っています。主軸回転数24000回のMCでも他社のタッチセンサーが使えていればマグネットケーブルは不要ということで宜しいでしょうか。スタイラスの調整をしたいのですが。スタイラスの心振れ調整をする方法は正しくありません。外部より小さなセットスクリュー(ネジ)を左右から調整できるセンサーがあることは知られております。わずかの衝撃でセットスクリューが緩んでしまいます。いつ緩んだのか、左右どちらのネジがゆるんだのかわかりません。緩んだ事を知らせてくれる機能がないと、測定ミスに繋がります。緩んではいけないねじには必ず緩み止めを施さなければならないという設計の常識が守られていません。ポイントファィンダーは三点固定方式で、各々ダブルナット方式で緩み止めをしています。トルクレンチを使い三か所とも同じ締め付け力で固定しています。三ヶ所の締め付け力のバランスが崩れると緩みやすくなります。注)内部接点方式ではクリーン度がレベル3の部屋で組み立て調整をしております。一般の環境ではレベル6で埃が充満しています。その環境でベローズを外すと内部に埃が入り、LEDが付きっぱなしになります。絶対に分解はお止めください。【心振れについて】ポイントファィンダーとセンタリングゲージスウィングタイプは測定器です。お使いいただく前に振れと繰り返し精度の確認を行ってください(これを初期設定と呼びます)心振れが目に見えるほど大きくとも1μmで測定ができます。危険な調整をするより簡単です。右図をご覧いただき原理の説明をします。実際に心振れ量の確認をされる場合右図のようにX軸とY軸を紙に書きながら行うと分かりやすくなります。ポイントファィンダーを主軸定位置【オリエンテーションの位置】でスタイラスの位置がA点と仮定します。1X軸の振れを計測します。テーブル上に固定したゲージブロックを計測します。LEDが点灯した位置でCRTのX軸値をリセットします。次にいったん離してLEDを消します。LEDが点灯したらCRTに表示された値(75.282)の1/2(37.641)のところがX軸の中心です。その値(37.641-3mm(スタイラスの半径)=34.631)がX軸の振れです。2Y軸の振れを計測します。【+回転か-回転かを間違えないように用紙に記入してください】。これでX軸の測定と同じ方向で測定を行えばY軸の振れが求められます。Y軸の移動距離(46.204)の1/2(23.102)のところがY軸の中心です。その値(23.102-3mm(スタイラスの半径)=20.102)がY軸の振れです。上図の場合、X軸Y軸の値とスタイラスの半径(説明図の場合3mm)を引いてマシニングセンターのオフセットに入力してください。端面の座標の振れが補正されます。この質問に関係のある商品は以下の通りです。クリックすると該当ページへジャンプします。