ティコの簡易取扱説明書のご紹介です。取扱説明書:超音波試験機:非破壊検査機こちらの製品は、取扱い終了致しました。Ultracon-170です。測定対象の材質:コンクリート校正方法:テストピースを用いての校正2.測定準備1.写真のように本体・ケーブル・トランスデューサーをつなぎ、ON/OFFキーを押します。2.付属のテストピースにカプラントを付け、トランスデューサーを当てます。※テストピースの超音波伝達時間は20.6μsです。※実際には手で軽く押し付け滑らないようにトランスデューサーを安定させます。3.START/RESETキーを押し、しばらく待つと下のような画面が出ます。※テストピースの超音波伝達時間tは20.6μsなので、画面にはt=20.6μsと出ます。誤差は±0.2μsです。3.測定開始1.測定箇所の鉄筋を避け、ひびわれより距離bと2bのところに印をつけます(b=150mmとしています)。2.MENUキーを押し、メニュー画面を表示させ、↑↓キーで「クラック・フカサ」を選択しSTART/RESETキーを押し、距離b=150mmと入力します。3.距離bの位置と2bの位置にカプラントを付け、トランスデューサーをbの位置に当てます。※なるべくトランスデューサーの中心がbの中心に来るようにし、手で安定させます。4.START/RESETキーを押して超音波伝達時間を計ります。5.距離bの伝達時間計測t1が終了したらトランスデューサーを距離2bの位置に押し当てます。続いてPRINT/STOREキーを押して距離2bの超音波伝達時間t2を計測します。※なるべくトランスデューサーの中心がbの中心に来るようにし、手で安定させます。6.距離2bの超音波伝達時間の計測が終了したらPRINT/STOREキーを押します。ひびわれ深さcが自動で計算され、表示されます。ティコの簡易取扱説明書は以下よりダウンロードいただけます。Readerが必要です。お持ちでない場合は、こちらからダウンロードしてください。こちらの製品は、取扱い終了致しました。Ultracon-170です。ツイートレックスはさまざまなジャンルの計測器・測定器のレンタル機器を取り揃えております構造物中の鉄筋位置やかぶり厚などを探知する鉄筋探査機です。電磁誘導法と電磁波レーダ法があります。コンクリート強度を推定するためのコンクリートハンマーです。簡易の非破壊検査機です。超音波を用いて、高架橋・橋梁・トンネルなど構造物のひび割れ深さを精度良く測定する構造物劣化診断機です。鋼材の腐食状況を推定する鉄筋腐食試験機。コンクリート構造物中の鋼材の自然電位を測定して腐食を測定します。TICOは取扱い終了致しました。ついては翌日に機材をご利用いただけます。※当社は、測定器・計測器のレンタル専門会社です。中古販売・リースは行っておりません。非破壊検査機タンクや配管・パイプの厚さなどを測定できる計測器です。明るさや紫外線の強さなどを測定できます。生コン・コンクリート・木材などの水分量を測定できます。密度や含水比などを測定できます。工事測量、水準や高低差などが観測できる計測器です。長距離の測定や、海上での深浅測量などを測定できる計測器です。ほかに情報化施工やNETISに対応したシステムもレンタルしております。