8%の消費税が加算されます為替変動により変更が生じる場合があります。e-mailにてお問い合せ下さい。インピーダンスが高く電流値が低い(高電圧源の電力(W)が低い)とプローブを接続した時の入力インピーダンスに負け,正確に測れません。■当店のプローブ等は特別に選定された、日本向のジャパン・プレミアム仕様品です--特にパルス特性を重視して厳選品を販売゙致します。オシロスコープメーカ各社のオシロ(デジタル・アナログ共)に接続して問題なくご使用出来ます。お求めは電気信号の入力センサであるプローブと計測器に精通したアフタフォローも行き届いた当店をご利用ください。高電圧プローブ、DPシリーズ差動プローブはデリケートです。大企業にわたってご利用頂いています。(高電圧プローブ等はデリケートに出来ています。当店の長年の輸入・販売実績を鑑みて、商品は1本毎に検査/調整を実施しています。当店は日本の品質基準に準じ、検査に合格した商品をご提供しています。格安目的の販売のみの店もありますからご注意下さい。当店商品はDOA/初期不良率ゼロを目標に努め、ゼロ%を維持しています)プローブの入力信号をDMMで計測可能なアダプタ:PL-10Kをご希望者には無料提供致します。システムバンドパス/ライズタイムバンドパス(-3dB)、立ち上がり特性はオシロとの組み合わせで表示されています。100Mhzのプローブは100Mhzのオシロに接続してプローブ゙先端から100Mhzのバンドパス(-3dB)を保証します。高電圧プローブは入力インピーダンスが非常に高く1GΩに達する場合もあります。信号源も同様に高インピーダンス*の場合が多く、入力はリード線が長く、プローブのケーブルも長くなります。これらのため、経験ではプローブによりますが、数10Mhz以上で10MΩ入力の10:1プローブのように安定した特性が得にくいのが実状です。ケーブルを動かしたり、手をプローブに近づけたり、アース点を変えたりするだけで特性が大きく変わる時があります。周波数帯域内に於いても、振幅が上下する場合があります。振幅が下がる時は、耐圧やデレーティングカーブ以内に於いてもオーバーヒートの危険も生じる場合があります。パルス波で、上図の下の波形のような高周波ひずみ/リンギングが多い場合、要注意です。高電圧プローブ(差動も含む)はパルス計測に向いているとも言えます。最近はパルス回路とその計測が多くなっていますので幸いです。*10:1、1:1のプローブでも、入力信号回路/プローブ入力源は50Ω基準に於いて、測った場合の特性です。クリック=>拡大DC-10MHzのバンドパス(@-3dB)を持っていますから、パルス波形の観測に最適です。**)コンパクトサイズ:大きさ、ガードフィンΦ約70mm、Body長270mm。先端の接触部分は3mmネジ止め式になっています。プローブの取り扱いは注意が必要です。取り扱い上の注意等はプローブに添付の説明書に記載されています。メーカ、当店、販売店ともこれらのプローブのご使用で事故、損害が発生致しましても補償致し兼ねます。(仕様は予告無く変更される場合があります。保証:通常の使用で納入後1ヶ年間。破損や故障した場合、修理可能な場合もありますが有料となります。DMM用特殊BNC-バナナアダプタ(整合器付き)を用意しました。¥xxxx,いずれも自己責任でお使いください。1.3価格(外税)/本:お問い合わせください(新ページでは表示しています)HVP3005~HVP3020複数本の¥はお問い合わせ下さい。納期:在庫なしの場合4週間前後掛ます。*rms-Max入力電圧は上記表示電圧値の約70%*となります。高周波になるに従い最大入力電圧は下がります。好評をいただいています。HVP-39pro:汎用型高電圧プローブでは、世界最高の特性を持った高耐圧・高帯域です。PL-10型\6,000■プローブ、DMMともフローティング計測になりがちです、感電には十分にご注意ください。当店・メーカとも損害には補償を致しません。NEW!!一般的なプローブの2倍の高耐圧を持った、入力100Mオームの高周波プローブです。