優れたライトン製ボディーのpH検出器/ORP検出器です。pH/ORP制御システムの管理用など、幅広いアプリケーションで使用されています。ガラス電極およびジャンクションは、それぞれ簡単に交換ができ大変経済的です。装着することで、デジタル検出器としての使用も可能になりました(Variopinコネクタ付き)。現場の用途や様々な組み合わせに対応するpH検出器です。SA11をご参照ください。本質安全防爆*詳細は一般仕様書をご参照ください。概要:紙パルプ工場では多量の水が使用されます。したがって、廃水の処理は、環境保全のうえからも大変重要になっています。値を維持する必要があります。計は、電極に廃液中の繊維分やコーティング剤が付着するため頻繁に保守しなければなりませんでした。「超音波+エアジェット」洗浄器付き潜漬形ホルダ(特注品)による連続洗浄を採用したところ、これまでは1日1回行なっていた人手による保守が、1~2か月に1回に軽減されています。業種:紙パルプアプリケーションノート亜鉛湿式製錬における浸出液のpH測定-電極の汚れ対策は、空気ジェットで概要:亜鉛製錬においては、高品位の製品が得られることや原料に混入している有価金属を回収できることなどの特長を持つ湿式製錬が、最も多く採用されています。