利用しているので、30kPaの低い間隙水圧も高精度に測定します。細形間隙水圧計アンプ内蔵で直径14mm、細がたの為、設置が容易で1本のボーリング孔に2〜3本の間隙水圧計を設置できます。水圧により水位を測定する圧力検知式水位計です。2線式伝送方式の為、各種プラントの水位計測に最適です。TD8200はアンプ内蔵で直径14mm深井戸の水位限定に最適です。測定範囲は0〜10m、0〜20m、0〜30m、0〜50m、0〜100m、出力4〜20mA(2線式)、精度±0.3%F.S.TD8300はステンレスダイヤフラム方式で±0.10%を実現。測定範囲は0〜1m、0〜3m、0〜5m、0〜10m、0〜30m、0〜50m、出力4〜20mA(2線式)、精度±0.10%F.S.[画面クリックで詳細]TOYODA-TU1000DL/TU1000DS/TU1010DL投げ込み式水位計用ディストリビューターTOYODAのTDシリーズに組合せて使用することにより、水位計出力をアイソレーションした統一出力信号(DC1〜5V、4〜20mA)に変換する信号変換器です。ゼロ点・スパン調整機能あるので、基準水位のオフセットやフルスケール値の変更も簡単にできます。し、10kVの雷サージでも安心、6接点リレー出力で多彩なコントロールが可能、実水位表示のみでなく、シフト機能により、ボタン操作で簡単に水位設定可能、アナログ出力にデータロガーを接続すれば、水位変動を簡単に記録。025-260-2710。