admin80年代の自分には日置がサンワよりも高性能という認識があったが、最近いろいろとテスタを集めてみたら、自分の認識が必ずしも正しくなかったということに気づいた。3005は予想外のショボさでがっかり。それでも、日置のなかでも高級機種といわれるこの3011はいつか手に入れ、見てみたいという気持ちがあった。高感度に関しては3010に負けるが、しかし販売価格をみても分かるように、メーカーの力すべてを注がれたのが3011だ。外観は日置テスタそのもので、ブラックではなくカラフルになっている。内部抵抗はDCが40kΩ/V、ACが10kΩ/V、バランスの最もよいものと期待されよう。260と同様、AC/DC切り替えSWを採用し、抵抗以外のほとんどのレンジはAC/DC共用になっていて、レンジ数が実質的に大幅に増えた。交流電流はおまけではなく、DCA同様に充実しているところは高級機種といわれるゆえかな。回路保護が充実している。ヒューズ2本以外に、リレー回路も組み込まれている。許容差はDCV/DCAが2%、ACVが2.5%、ACAが3%、DCRが3%。メータ自体が小さいので、決してJIS規格でいうクラスAAにはならない。この個体だけかもしれないが、メータの(重量)バランスが良い。指針がゼロからほとんどズレない。厳選して重量バランスのよいメータを使ったのかもしれない。消耗するとリレー回路が効かなくなるので、気をつけよう。開けて中をみると、しかし、楽しむ要素はなにもないところが残念。5箇所に見えるが、故障したら直すには難しい。一生ものでないところは日米の差か。調べた範囲では精度がいまでもキープしている。260を超えたが、すでに製造中止で、生き残っていない。接触不良(もっと正確に書くと、ストップ位置が微妙にズレて、プリント基板銅箔と銅箔の間に、回転摺動部端子が止まってしまった。円周外側のズレはゆとりがあるので問題ないが、最も内側に以上のようなズレが生じているため、銅箔面に接触していない。2,5DCVは内側を利用しないので、問題発覚に繋がらなかった。3005でもスイッチ不良があった。サンワでは滅多に起きなかった問題なのに。原因は耐久性のないプラスチックをスイッチに使ったのだろう。調整(キャリブレーション)をやってみた。自己流なので、参考程度にしてください。間違っている可能性は否定しない。www.simpson260.comにある。11e(21ページ)をまとめると、調整手続きが以下のようになると思われる。