計を採用、連続洗浄を行なうことによって、1~2か月に1回まで人手による洗浄作業を減らすことが可能になりました。計を使用して行なっています。電極が著しく汚れることです。一定レベル以上の測定精度を維持するには酸を用いた電極洗浄を頻繁に実施する必要があり、大きな保守工数がかかってしまいます。測定精度を維持した状態での長期運転が可能となりました。PH8EFP,PH8ERP計のガラス電極・液絡部(ジャンクション)を予備品として保管する場合の、保存方法と保管期限は?(an-ph-detector-19-spare-parts-storage)ガラス電極および液絡部は、購入後1年以内を目安にお使いください。ガラス電極は湿った状態であればそのまま使用してください。乾燥状態で保管されていた場合は、使用する前にpH4もしくはpH7の標準液に1日以上浸した後に使用してください。PH8EFPのメンテナンスについて。校正周期は?(an-ph-detector-20-maintenance)pH検出器は1ヶ月に1度の清掃・校正をお奨めしています。アプリケーションによりこの周期は異なりますので、検出器の汚れ具合や指示の変化を確認し周期を決めてください。指示電極に「白金」と「金」がありますが、使い分けはどのようになりますか?(an-ph-detector-22-distinguish-usage)以下の表をご参照ください。これらはあくまでも目安ですので、検出器選択については弊社営業にお問い合わせください。KCl溶液やpH4標準液で濡れた脱脂綿が入った保護キャップ(L9901BY)などで保護し、ガラス電極や液絡部が乾燥しないように保管してください。標準液に浸した後に校正し、使用してください。リザーブタンクは、下記の3種類が用意されています。リザーブタンクを推奨します。...pH検出器における内部液(KCl溶液)の安全性について(an-ph-detector-07-kcl-safety)食品などでpH測定をしている場合、KClが混入しても安全かという問い合わせがあります。KClは減塩醤油にも使われているくらいですから、多量に摂取しない限り安全です。SDS(安全データシート)で確認するのがよいと思います。PH8EHP)のケーブルは、検出器ボディと一体になっており、分離することはできません。ケーブルの長さは、3m、5m、7m、10m、15mおよび20mが用意されています。pH変換器(またはpH伝送器)までの途中に中継端子箱を設けることができますが、その場合でも延長ケーブルと検出器ケーブルの合計が20m以内になるようにしてください。PH4CT)の場...pH検出器における内部液(KCl溶液)の濃度と消費量について(an-ph-detector-06-kcl-concentration-consumption)一般用pH検出器には、内部液としてKCl溶液が使われています。KClとは塩化カリウムのことで、食塩に似て水によく溶けます。内部液(KCl溶液)の濃度は、検出器の種類により異なります。K...pH検出器の洗浄方式と選定基準について(an-ph-detector-13-cleaning-selection)pH検出器の汚れを取り除く方法は、下記のように種々用意されています。選択に当たっては、測定液の状況や汚れの種類などを勘案して、比較検討することが重要です。超音波を連続的にかける方式です。超音波振動によるキャピテーションで、汚れの付着を防止します。結晶性スケールや油分の付着防止に効果があります。水または空気を電極部分に吹き付けて、付着した汚れを落とします。定めた洗浄周期で間欠的に洗浄します。懸濁物などの汚れに効果があります。ブラシ方式:...pH検出器における接地極の役割および材質による使い分け(an-ph-detector-08-grounding-electrode)一般用pH検出器には、接地極が組み込まれています。接地極は、測定液中に存在するノイズがガラス電極および比較電極に侵入しないように、測定液と大地(アース)間のインピーダンスを小さくする働きをします。液中のノイズは接地極を通って大地に抜けていくため、pH測定回路に影響を及ぼしません。接地極の材質は、チタンとハステロイCが用意されています。ほとんど場合、チタンで間に合います。ハステロイCは、チタンでは耐食的に対応できないアプリケーションで、ハステロイCなら大丈夫な場合に選定します。性能を...pH検出器のケーブルが長いので、ケーブルを切りたい。ケーブルが足りないのでケーブルで継ぎ足したい。(an-ph-detector-17-cable-extension)pH検出器のケーブルは高絶縁を保つため特殊なケーブルを使用し、端末も特殊な加工をしてあります。ケーブル長を延長したいときには、弊社が供給している中継端子箱を使用するか、検出器自体を変更してください。中継端子箱を使用した場合でも、ケーブルの長さはトータルで20mが最長です。ケーブルを短くする場合は引き取り修理となります。現場でのカットはできません。...pH検出器のジャンクション(液絡部)の種類と使い分け(an-ph-detector-05-liquid-junction)一般用pH検出器に組み込む「ジャンクション」は、用途により下表から選択して用います。液絡部材質テフロンのジャンクションは、し尿処理施設や下水処理施設などの汚れの多い用途に用います。液絡部材質全セラミックのジャンクションは、全体がセラミックスでできています。KCI流出表面積が大きいことから、テフロンと同じく汚れの多い用途に用います。ジャンクションが乾燥した時、テフロンの場合はKCI溶液中で煮沸するか、検出器本体に取り付けた状態でKCI溶液を加圧して復帰させますが、全セラミックの場合は検出器...pH検出器のガラス電極の種類と使い分け(an-ph-detector-04-glass-electrode)一般用pH検出器に組み込む「ガラス電極」は、用途により下表から選択して用います。パーフルオロエラストマー(...pH検出器のKCl拡散形とKCl補給形の違いについて(an-ph-detector-02-kcl-diffusion-supply-type)横河電機のpH検出器は、ガラス電極とジャンクション(液絡部)が一体となっている、いわゆる複合形の検出器です。測定中は、ジャンクション(液絡部)から常時KCl溶液が流出していることが必要です。KCl補給形pH検出器(PH8EFP)は、外部にKCl溶液を入れたリザーブタンクを設けて、タンクと液面のヘッド差を利用して強制的にKCl溶液を流出させるタイプで、特殊なアプリケーション以外の幅広い用途に使用できます。中圧用リザーブタンクと組み合わせることで、測定液圧力500kPaまでの測定ができます...pH検出器の保存方法と保管期間について(an-ph-detector-03-preservation-storage)pH検出器を保存する際は、ガラス電極のガラス膜が乾燥によって性能が劣化するのを防ぐため、KCl溶液入りのキャップを被せて保護します。保管期間は約1年ですが、これは保証するものではなく、あくまで目安です。プロセス用pH計は広範な分野で使用されるため、測定液の組成や条件もいろいろです。横河電機では、幅広い用途に対応するため、各種pH検出器を用意しています。KCl溶液を強制的に流出させるタイプです。特殊なアプリケーション以外の幅広い用途で使用できます。KCl溶液を自然拡散させるタイプです。メンテナンスが簡単なため、排水処理後の放流水などのpH測定に適しています。特殊アプリ...pH検出器のケーブル端末の端子形状と適用変換器について(an-ph-detector-11-shape-converter)それぞれの端子に適合するpH変換器(pH伝送器)は、下記のとおりです。Corporationトップ。