Instron弊社のウェブサイトはユーザーの利便性を最適にし、それを保証するためにクッキーを使用しています。弊社のウェブサイトを継続してご覧になる場合は、クッキーの使用に同意する必要があります。詳細カタログ・資料お問い合わせ整形外科用マイクロインプラントは、「内科」と「歯科」における骨の疾患と骨折の治療、及び軟部組織の損傷に用いられます。このインプラントは、治癒過程において骨あるいは軟部組織の構造剛性とアライメントを維持するため、充分に強度があり安全であることが極めて重要です。患者の通常時の行動では、インプラントは生体内で大きな負荷を受ける可能性があり、その結果大きな問題となる機能不全を生じることもあります。従って、ASTM、ISO及びFDAのガイドラインに添って所定の期間あるいは所定の負荷プロファイルにわたって期待性能を評価するためには、負荷状態を模擬する試験は非常に重要です。E1000とE3000システムを用いて、チタン製の指用マイクロインプラントの繰り返し疲労試験を実施して成功を収めました。負荷用ヘッドとして用いる小型ボルトとナットの組合せを用いて低荷重Dynacellロードセルを上部アクチュエーターに取付けて試験を行いました。金属の万力を下部の取付け具として使用しました。この試験は、安定性を確保するため最初「デジタル位置制御」機能を用いて実施しました。Hzにおいて荷重制御機能を用いて実施しました。Nの精度内に適切に入りました。試験はすべて、標準スチフネス調整から得られるデフォルトのループ制御ゲインを用いて実施しました。この調整と「振幅制御」との組合せを用いることで、応答は要求された振幅を達成し、制御の安定性を維持するのに適切でした。Electropuls制御装置を用いると、所要時間と応答を改善するためさらに制御ループを調整することが可能です。この最適化作業では、さらにループゲインを増やすためには、唯一の比例要素である「ゲインファクター」を調整します。まとめますと、インストロンのElctroPulsエレクトロダイナミックシステムは、広範囲の周波数全体にわたってきわめて優れた応答と精度をもたらし、インプラントの耐久性試験には理想的なことが分かりました。Dynacellロードセルからのイナーシャ補正のようなハードウェア機能を用いると、このシステムの応答性は環境槽の内外どちらでも最適化することができます。これらの試験結果から、ラボにおいてインプラントの特性とその性能に関して包括的な範囲を調査することが可能であることが分かります。製品の概要をご覧いただき、お客様の試験環境でElectroPulsTMをどのようにご活用いただけるかご検討ください。メールアドレスをご記入ください。含まれていなければなりません。ハイフン(-)のみです。メッセージお問合せ内容をこちらにご入力ください。メッセージをお書きください。名前をお書きください。名字をお書きください。お住まいの国をお選びください。お勤めの会社をお書きください。住所をお書きください。住所2をお書きください。住所3をお書きください。市町村をお書きください。お住まいの州/県をお選びください。郵便番号をお書きください。電話番号をお書きください。この書類を提出する際には必ず弊社の「プライバシーとクッキーに関する方針」にご同意ください。私は、インストロンの「プライバシーとクッキーに関する方針」条件に同意しますインストロン・ニュース登録のお勧め製品、近日中に開催されるイベント、その他に的を絞ったインストロンの月刊ニュースレターTechNotes、その他関連のコマーシャルメールの受信を希望される場合にはここにチェックマークをお付けください。(弊社のニュースレターTechNotesの見本版をご覧ください。)「登録」をお選びください。必須項目に記入漏れがあります。フォーマットに間違いがあります。間違いを訂正して次にお進みください。