admin新年初買がやっと届いた。年末年始にかけて、小物をいろいろ買ったが、これといったものはなかった、あるいはまだ届いていない状況だ。サンワ製テスタをいろいろと仕入れてきたのでそろそろ打ち止めにしたかったが、日置や他メーカー品がなかなか見当たらない。結果的にサンワばかりになってしまった。品質追求というよりも、いかに大衆に買ってもらえる商品をつくるかがサンワの伝統だからかな。いまではアナログテスタの商品揃えといえば、サンワだけになってしまい、他メーカーは全くやる気を感じない。サンワ一色の状況が今後もつづく。本機を中を開けてみると、基板が曲がっていて、いかにも手作り風。ロータリーSWが軽快に切り替わるところが流石。裏蓋は薄い鉄製、電池の腐食対策とメータの防磁対策として当時採用されたものかもしれない。落書きされている「飛川電機」について調べてもそれといった情報が出てこない。ハンダ付けされている22.5V電池を測ってみたらまだ20Vとの表示値。単3電池は片方が腐食で判別不能になっているが、もう片方は有効期限が78.12になっている。挟んだメモ用紙によると、22.5Vについては41.3.15、43.8.27が取替日のようで、単3については42.5.14、56.7.13、2.7.1が取替日だったのか。60年代前半の商品ということは間違いなさそう(ネットでは50年代末製という情報あり)。抵抗器に製造月の印刷がなし。不思議なことに、1962Ωと印刷してある抵抗器があった。製造年の意味?DCVについて調べたら、実際の値よりも約2割大きく表示している。調べたら、抵抗レンジ用ゼロ調整可変抵抗器が断線しているようだ。リード線を追っていくと、可変抵抗がメータの分流抵抗にも兼ねていて、メータの内部抵抗を調整する役目も負っているようだ。液漏れしているので、唯一のオイルコンデンサを取り外した。耐圧1000DCVか。ついでに、液漏れ心配のある22.5Vバッテリーも取り外した。貴重品だが、しょうがない。製造日の印刷はそこに見当たらない。BL-015、50x26x15mm、マクセル製。2mm厚い15F20(中国製)がeBayやラジオ少年から入手可。admin聖夜に届いたサンタさんからのプレゼント。目盛板に「1957」という箇所があったし、抵抗器に印刷された日付が56.4~57.3となっていることから、1957年製と判断した。裏蓋は厚み1mmの鉄製(磁石が吸い付く)、錆がひどい。裏蓋を本体に止める箇所(ベークライト)は片側が完全に壊れている。裏蓋は割りに精度よく作られているようで、ビス止めしなくても落ちたりはしない。Sanwaと印刷された抵抗器は1つのみ、誤差3%と書かれている。ALU(8つ)、BLU(2つ)、AL3(1つ)とのシルク印刷があった。ブランド名なのか、規格や誤差を表すものなのかは不明。セレン整流器が使われている。交流電圧レンジが動いているので、セレンが生きているようだ。抵抗10Ωレンジはスイッチ(唯一つのスイッチなのに)が接触不良で、100Ωレンジと同じ測定表示になっている。他のレンジはまあまあの精度でそれなりに動作している。内部抵抗が交直流ともに1000Ω/V。最小レンジが10Vでも不自由なく使えた時代だったか。裏蓋の塗装を考えたが、オリジナルのままで保存することがより大切なので、このままにする。パネルのデザインはよく、いま手にとって見ても、可愛さを感じる。一生懸命磨いたら、ガラスもベークライトも、当時の輝きに戻った気がする。admin相変わらず状態のいいものを物色している今日この頃。前所有者がモノ扱いに大変丁寧な方のようで、取説や元箱を大切に保管してきたことに敬意を表したい。取説に昭和52年(1977年)3月印刷という箇所があるので、30数年前の商品になる。メータの感度が50μA、いまでも遜色なしに使える。目盛板がミラー式でないのが評価の別れるところだが、カビのことを考えるとミラーのないほうが長持ち。いまになってアナログテスタに精度を期待しないのが常識だし。メータのカバーがガラスであることはいい。静電が発生しないし、キズにもつよい。半固定抵抗が回路図にみられるが、実物からはみつからない。調整後(固定)抵抗で置き換えたのかも知れない。バッテリーはネジで止めるところがユニーク。高抵抗測定に22.5Vバッテリー(取説の回路図では9Vと書いてあるが、実物のほうが古く、前所有者が初期型と言っている。)が必要だが、販売しているところが少ない。