ロータリーSWはいまでも動作良好。裏蓋を含め、全体的に保存状態のよい個体。電池ホルダーが割れて、接着しているところが残念。昔の商品はテスタにしろ、真空管ラジオにしろ、眺めて楽しめるところが良い。視覚的人情味が溢れている。測定してみたら、メータに約5%の感度低下が見られた。分流抵抗器に直列抵抗を入れて、DCの各レンジをうまく許容差2%以内に追い込めた。ACレンジは整流器の劣化だと思うが、まだ5%の誤差が見られる。adminデジタルマルチテスタ一色のいま、アナログテスタの調整が個人でもできそう。3201は許容差がスペックでは以下のとおり。ACでは60等分されているので、DCでは1.2目盛、ACでは1.8目盛のズレが許容範囲内ということになる。感覚的にはズレが大きいと思っていても、スペック上では正常ということだ。いうことで、基本確度が0.1%以内のデジタルマルチテスタが十分レファレンスになる。直流電圧や直流電流に対する調整と、交流電圧に対する調整。0.3V(ないし1.2V)レンジにして、フルスケール対応の直流電圧(0.3Vないし1.2V)をかける。VR1を回しながら、指針がフルスケールになるようにする。終わったら、他の直流電圧及び直流電流の各レンジの許容差を確認する。各レンジの許容差が上記のスペック内になるように、VR1を再調整することがありうる。誤差はつきもの、直流電圧ではOKだが直流電流でうまくいかないことはよくある。バランスよくVR1を調整することが肝要。調整しても、許容差範囲内に収まらないことはよくある。固定抵抗器のズレが問題だろうし、メータの感度が低下していることもあろう。固定抵抗器については、回路図を見ながら、デジタルマルチテスタのリード棒をプリント基板の裏に当てて根気よく測ろう。1%以上の誤差が出た抵抗器は交換する必要があるかもしれない。メータの感度低下は最も深刻な問題。製造メーカーなら機械にかけてマグネットの保磁力をスペック通りに戻すことは簡単にできるが、個人レベルではそう簡単ではない。強力なマグネットをメータの周りにつけるなど、応急処置的な解決法はあるかもしれないが。交流電圧の調整箇所はVR2。周波数50Hz、有効値3Vの交流電圧をACV3Vレンジにかけ、VR2を回す。終わったら、他の交流電圧レンジが許容差範囲内であるかどうかを確認する。抵抗レンジでの調整はない。計算上、直流の調整が終われば、抵抗レンジが自動的に校正されることになっている。してもズレが大きければ、各抵抗器の交換になるだろう。パネルのツマミを取り外したところ。極性切替SWとΩゼロ調整ボリュームには穴を塞ぐ飾りがあるので、それを先に外す。ツールは100円ショップから入手可か。裏蓋を外し、プリント基板をメータに固定するビス2本、バッテリーホルダーを固定するビス2本を外す。これで、プリント基板の表が自由にいじれるようになる。メータへのアクセスはフロントのビス2本を外すだけでできるので、省略する。分解してみると、3201がロングセラーの理由がなんとなくわかった。メーカーにとっては、校正や調整が簡単にできて、それなりの費用が頂けるから、利益の出る商品になっているし、ユーザにとっては初期費用こそが高いが、何十年ものメーカーによるサポートが期待できる。プロユーズに耐えうるアナログテスタは日本では3201しか残っていないし。admin年末に落札したものがやっと届けられた。1969年製、1台目と同一製造年。汚れを落として、点検したところ、抵抗器4つが切られたり、取り替えられたり、壊れている。AC電圧レンジは問題なかった。これら4つの抵抗器を取り替えれば修復可能と考えているが、いまの日本では1%誤差ものがなかなか手に入らない。8Ωは16Ω2つ並列すればなんとかなるが、他の3つは相当厳しい。そこで、Digi-Keyで物色してみた。1,45Ωの代わりに1.5Ω、0.192Ωの代わりに0.2Ωにしたらそれなりの巻線抵抗器が購入できそう。すべてRiedon社の3Wもの、サイズ4x9mm、温度係数±50ppm/°C、誤差1%。373円という値段には納得できるが、送料2000円には参った。7500円以上の買い物だと送料無料になるが、どうしよう。adminまたもサンワの登場。本体の両側が木板でできていて、自分には立てて使うものだと感じた。安心して立てて使えるテスタは手元にはこの一台だけ。厚みが9cmもあるからね。メータのバランスが極端に悪い。出荷時にもこんなものだと不良品のはず。水平でゼロ調整しても立たせたら大幅にズレる。1972年製造と目盛板に刻印されている。メータカバーはプラスチック製、ガラスが70年代から消えたのかもしれない。DCVの内部抵抗が極端に高く、200KΩ/V。このことが目盛板2ヶ所に印刷され、本機種の売りであることがよくわかる。AAというJIS規格にパスした製品のようだ。パネル文字は刻印ではなくただの印刷、消えたら修復しづらい。1200V6Aの高電圧大電流測定に対応したつくり。左下の赤ランプはまだその役割がわかっていないが、高電圧測定時に点灯するものか。抵抗測定に必要な電池は単2一本だけ。隣に9V電池の装着スペースがあるが、N-シリーズに共通した設計だからか。中を開けて観察すると、品質が60年代ものから大幅に向上したことが伺える。抵抗器がKOA製になり、整然と並べられていることが印象的。ACVの整流にダイオードが使われている。ヒューズが採用され、回路保護策が施されている。ロータリーSWがちょっと軽い気がするが、接触不良もなく軽快に作動している。1時間をかけて全レンジをテストしたが、これといった問題は見つかっていない。ACレンジは周波数特性がそれほどよくないが、数10kHz程度までなら問題なさそう。抵抗全レンジは単2電池一本で使えることがやはり便利、ただ精度がDCレンジより落ちている。この個体だけかもしれないが、メータのレスポンスが遅いとバランスが悪いことを除けば、大型テスタとしていまでも立派に役目を果たせるテスタと結論づけられた。最後に資料として、当時のカタログを引用しておく。1202規格に沿って設計されたAA級超高感度テスタです。その定格は、指示の感度、目盛の長さ、レンジ数、入力インピーダンスなど、すべての点で規格をうわまわっています。・トットバンド式5μAの超高感度指示計を採用。摩擦誤差、ヒステリシス指示誤差もほとんどゼロに近く、安定した性能が得られます。・DC電圧測定時の内部抵抗は200kΩ/V、DC6Aまでのワイドな測定を実現。・ヒューズの装置、1kgの力でも抜けない特殊接続プラグ、3400Vの耐電圧など、安全重視の設計です。・極性反転スイッチ付き。水平にしてゼロ調整した指針がこんなにもズレている。メータのバランスが極端に悪い。admin抵抗レンジ用ゼロ調整可変抵抗が数カ所も断線している。可変抵抗を取り換えることが一番だが、新品で手に入ることは恐らく不可能。次善策として同タイプ可変抵抗を採用しているテスタから取り外し、つまり、ニコイチで直すことだ。応急処置として、固定抵抗器を可変抵抗につけることにした。これによって電圧・電流レンジのズレが直った。抵抗レンジの修復にはさらなる工夫が必要。献体を待ちながら、ゆっくり考える。