その他の交流電圧レンジについては、確認するだけでOK。3ページ)が合っている。基本的な心構えとして、むやみに半固定抵抗を弄ることは厳禁。事前にデジカメでメモした上で、ちょっとだけ回し、指針の変動を確認する。今回用意できなくて、R22を弄ることはしなかった。調整した結果、各レンジとも大変精確になったようだ。adminまたまたeBay経由のアメリカから。今回の売手は梱包がとても丁寧で、メッセージまで添えられている。輸送日数はまあまあかな。美品とはいえないが、eBayでは程度の良い方だろう。本体以外に、純正テストリード・クリップ(00043)、および取説、保証書の一部が付いている。売手が80年代の購入と言っているし、抵抗器に83と印字していて、保証書に84/1/26という日付が書かれている。スイッチは一部が緑に変色していて、経年劣化の証拠だ。メータはバランスが良い。Simpson3台のうち、2台は合、1台は否。他のメーカーよりは良いメータを使ったか、検査を厳しくしたからかな。メータカバーはガラス製、静電気に強い。3201が静電気に弱く、使えなかった。回路保護にヒューズ2本を使っている。単1および006P角型9V。チェックしたところ、誤差が多少大きくなっている。このうち調整しておこう。admin島津製作所は一部上場の会社だが、当時ではアナログテスタを作っていたことは自分が知らなかった。メータの目盛板に製造年が書かれていて、1969年製。内部抵抗がDC/ACともに2kΩ/V、入門機種の位置づけだっただろう。本体以外に、テストリード、合格証(日付は残念ながら入ってない)、およびビニールケースが付いている。ライトブルーの外観は自分に新鮮に感じる。ロータリースイッチ周りのアルミ板もアクセントになっている。中身はサンワそっくりなので、OEMかもしれない。抵抗器8本がRIKENブランドになっている。巻線抵抗器のうち、2本が焼損したようで、このうち直してあげたい。admin早速中を開けてみた。1997年1月製造のようだ。260以上の美しさを見せている。F(1%)クラスの抵抗器もあるが、多くはD(0.5%)クラス。中国製MF35のような0.2%クラスの抵抗器は使えないけどね。メータカバーはガラス製、静電気に強い。プリント基板がなく、ロータリースイッチ中心の構成。260に比べ、長期間にわたる性能維持に不利かもしれない。adminやっと届いた。Digi-key等は3日間前後だったが、今回は長かった。本体以外に、テストリード、バッテリー単1と積層30V、および元箱がついている。新品との説明だが、やはりそれはアメリカ人の感覚。自分では美品としか認識できない。それでも苦労して手に入れたので大事にしていきたい。チェックした範囲ではとても精確。260以上とのスペックなので、嘘ではない。メータのバランスはいまいち、自分の感覚ではよくある不良品の部類。360度、どんなに回転しても、ゼロからの指針のズレは1目盛以内。明快で実用的な指標を、なんでほとんどのメーカーが公表しないんだろう。630のケースでは、許容差1.7%にあたり、決して厳しい指標ではない、許容差1.5%と高性能を謳っている以上、バランスだけで1.7%以上のズレがあってはいけないと思う。航空機にもアナログ系の計測器があるはずだが、それらのメータのバランスはどうなっているんだろう。水平飛行の姿勢でしか見てはいけない?航空機専用のメータがあるのなら、最高級アナログテスタにも載せてほしい。以上に苦労するのだろう。admin昨年までは知らなかったテスタ製造メーカーのひとつ。64.10-2と書いてあるので、1965頃の製品だと推測した。同時期のテスタはまだ数多く見ていないが、デザインからして異色なメーカーだと思えた。綺麗に魅せるか、とことん追求したようだ。ロータリースイッチをそのまま見せているから。使いやすいテスタではないようだ。レンジの配分はとくに分かりにくい。5k/V、ふつうのレベル。使われていることから、ある程度の高い周波数まで測定できるからそう命名したと思われる。ACVの整流にはダイオードではなく、セレンが使われている。ダイオードが高級品だったのかな。内部の抵抗器が同時期の製品に比べて小さい。DCAは140mAまでしか対応できていないかもしれない。抵抗器に抵抗値がなく、代わりに通し番号F01やF24が印字されている。回路図がないと修理にも面倒な機種だ。内蔵電池は単三2本と積層22.5V。admin同じ外観の2台目だが、乾電池室蓋が残っていて、型番がわかった。製造年が目盛板に書かれており、1954年2月とのこと。電池室に当時の乾電池単2二本が入っていた。抵抗器1本には大電流による焼損、もう一本には腐食による断線があった。直したらそれなりに機能したものの、DCAもDCVも約40%の指示低下、ACVでは約50%の低下が見られた。Ohmと印字されたのも1本あり)に変わった。いま測ってみたら、1台目の自社製のほうが精度が高かった。セレン整流器は2台ともに約半分の指示低下になっている。うちの1台をダイオードで代用してみるか。adminリード線をたどって見ていたら、巻線抵抗器が断線したことがわかった。半田づけして、5Vレンジでの内部抵抗を測ったら約7%の不足。5Vの電圧を入力に与えたらやはり7%の低下になっている。310Ωの抵抗をつけるか、断線した巻線抵抗器を外して抵抗器を付け直すか、すこし悩んでみる。パーフェクトな直し方はマンガニン線で巻き直すことだが、手持ちは太すぎる。分流器の製作用としか考えていなかった。admin早速開腹した。ロータリースイッチの周りに綺麗に16個の抵抗器が並べられ、抵抗器がToho自社製だった。許容差の表示は抵抗器にないが、測ってみたところ、1%以内に保っている。いうことで、抵抗器に問題がなく、多少安心した。動かない原因はメータにあろう。いうことで、メータを開けた。中学生頃はよく開けて壊したので、慎重にやった。ミラーは金属製、ガラスではないので長寿命だが、拭くことはしない。カメラの修理で得た教訓だから。内部コイルに断線とかはなく、ハンダ不良のようだ。ついでに、メータガラスを内側から綺麗に拭いた。これで、やっとmAレンジが生き返った。精度もそこそこ出ている。DCVはしかしまだ死んだまま。どこかのハンダ不良かな。