幾何学的な集光条件を満たすために、試料上のX線発生点と分光結晶との距離、分光結晶とX線検出器との距離が等しくなっています。分光結晶とX線検出器をローランド円に沿って移動させることで、異なる波長のX線を検出します。mmを採用しています。ローランド円の半径が140mmのXCE・L形X線分光器は分光範囲が広く、波長分解能やP/B比が優れている、100mmのH形X線分光器はX線強度が高いといった特徴があり、目的に応じて選択できます。TAP分光結晶および、LDE1やLDE2といった軽元素用分光素子を紹介します。検出元素リストLDE1およびLDE2は分光範囲が広いため、汎用性が高く使いやすい分光素子です。LDE5Hは累積膜(STE)に比べ、NのX線感度を30倍向上させることに成功しました。LDE6Hは微量Cや微量Bに高い効果を発揮します。★PET,LIF,TAP分光結晶の分光範囲このページの印刷用PDFはこちら。クリックすると別ウィンドウが開きます。