これで交流電圧2.5Vレンジを昇圧して非線形を克服したのね。精密抵抗に誤差0.2%クラスが使われているようだ。コスト重視の日本では考えられない。アナログテスタに精度を求める意味はあるのか。当時のものづくりに対する真剣さや真面目さが今となって評価対象になっている。80年代以前では巻線抵抗がもっと多く使われていた。外観では当時の日本製に圧倒的に負けていたが、性能の面ではどうだったんだろう。3201は許容差がDCでは2%、ACでは3%となっているが、このMF-35型はDCでは1%、ACでは1.5%なので、少なくともスペック上ではMF-35型のほうが精度的に上だ。1%と2%との差、ユーザにとってはどうでもいいことだが、メーカー側にとっては大変な壁がそこにある。誤差0.2%の抵抗が使われたのも1%を確保するための措置。回路計」によると、アナログテスタにAA級とA級の2階級があり、直流電圧測定において、AA級はフルスケールの±2%以内、A級はフルスケールの±3%以内と規定されている。それ以上の階級はないようだ。横河電機3201がAA級として販売しているのは2%だからだ。MF-35型はAAA級?そんなすごいものが70年代の中国にあった?信じられない!最後にMF-35型の特徴をまとめてみる。スペック上、直流では誤差が1%、交流では1.5%。交流でも直流同様の線形スケールを使っている。0.1~10Ωまでの低抵抗が測定可能。見えない内部にコストをかけている。電圧・電流と同じ目盛を利用することはありえない。オーム定理からも分かるように、一定の電圧を抵抗にかけると、流れる電流は抵抗の値と線形関係にならないからだ。目盛をよく見ると、交流(あるいはその最小レンジ)が別目盛になっているアナログテスタがほとんど。いうか、交流も直流も同じ目盛を使うものは見たことがないと思っていた。交流の最小レンジが別目盛になっていたり、交流と直流が完全に別目盛になっていたりするなど。その理由はダイオードの非線形性にある。交流を直流に直す(整流という)には一般的にダイオードを使うが、低い電圧では、ダイオードの非線形性が顕著になるので、目盛も非整形にならざるをえない。ここまではの話はいわゆる常識。その常識を破ったものは実在した。自分の所有したものだった。びっくりしたのは、その製品はアメリカ製でもなく、日本製ではなく、なんとバカにされてきた中国製だった。線形交流目盛を持っていた。MF-35型はMF-18型、MF-10型と並んで、中国製アナログテスタの最高峰といわれているが、線形目盛になっているのはMF-35型のみ。線形目盛だからといってなんなんだ、という意見もあるが、オリジナリティを尊重する立場、私はすごく感動したけど。そのほかに、0.1Ωからの低抵抗が測れるのもMF-35のユニークなところ。3201はいまでも新品で買えるのがありがたいが、非線形目盛をつかっている。