フルークを真似したい気持ちはわかるが、日本流の小さくて可愛いという特徴を捨ててはいけない。U-50DXはポケットサイズに相応しく、持っていて可愛く思える。黒色ベークライトがよい。メータカバーが透明プラスチックである点はマイナスだが、70年代になってわざわざガラスのままにするテスタはなかったのかもしれない。ロータリースイッチはふらふらせず、安定感がいまでも伝わってくる。中を開けて観察してみよう。Fクラス(誤差1%)巻線抵抗が使われている。手作業によるハンダ付けだったことが想像できる。巻線抵抗のブランドは自社SanwaとKRの二種類。ダイオードはどういうわけか、異なる型番が使われている。誰かが交換した可能性もあろう。Ωゼロ調整ボリュームは当時のラジオによく見られるタイプで、質のいいものではないかもしれない。問題はバッテリーホルダーの腐食。金属ホルダーに電池を入れて、ネジを回して電池の尻を固定させるタイプのようだ。液漏れによって片方のホルダーは腐食が激しく、誰かが改造し直したようだ。DC電圧しかチェックしていないが、ロータリースイッチといい、巻線抵抗といい、全体的によく作られたテスタだと思う。adminきちんと動作すれば、史上最強のアナログマルチテスタになっているのかもしれないが、やはり品質に問題あり。3201と比較したくなった。調べたら、交流電圧も交流電流もおかしい。動作している直流では、精度がいまでも1%以内に収まっている。1994年に購入して以来、ほとんど使っていない。交流用のトランスがよく壊れるという情報はネット上にもあるので、日本の湿気等で経年劣化にやられたのかもしれない。回路図の検討等、直すことを考えているが、直したからといって使うことはないけど。当初から実用品と思っていないし。AAの精度にはなっていないが、ともにきちんと動作してくれて、42歳現役選手のその1台にご苦労さんといいたい。大事に使っているので、私以上に長生きになりそう。メータのバランスがさらに悪い。ゼロ調整したにも関わらず、立たせたら写真のように思い切りズレる。前使用者が過大入力か、マイナス入力を与えたのかな。テスタとして珍しく、メータの内部はネジ2つを取り外せば、表のパネルから簡単にアクセスできる。バランス調整をこのうちやってみたい。中を開けて確認したら、プリント基板の型番に記号Aがプラスされた。使用された抵抗は相変わらず精度1%のものだが、抵抗の種類が変わったり、抵抗の置く位置が変わった。一部の抵抗に製造年月が入っている。いうことで、1989~90年頃の製品のようだ。1969年、89年と来たので、今度は2009年版が欲しいな。売れないと思うので、数年前製のものか目下販売中なのかもしれない。書いてあるのを発見した。JIS規格に合格した印でもある。本体裏カバーの番号らしきものが型番なのか、使用者の社内管理番号なのかは不明。上隣に1969と書かれ、1969年以前製の根拠にした。当時からの内容変更が多少あったかもしれないが、大きな変更ではないと思う。確かに、この3201はメータのバランスがそれほどよくない。縦にしたら指針がゼロからのズレがフルスケールの1/50をぎりぎり超えている。40年も前出荷当時の状況ではないことは承知しているが。内部を開けて確認したら、プリント基板が69年当時既に使われていたこと、ロータリスイッチの電極がプリント基板と共用していること、また、誤差1%(文字表記F)の抵抗が使われていること等、が判明した。ネット上に見つかった回路図。実物との照合確認はしていない。メータの意味なので、マルチメータという日本語に通じる。知的所有権や企業秘密という概念は当時ではあまりなく、大事な情報は多く書籍内に公表されている。最高感度を誇るMF-10型(メータ感度9.3μA、70年代当時の売値150元)の回路図。70年代に製造されていたテスタの一覧。貴重な参考資料になるだろう。MF-35型に関する記述はなく、少なくとも74年にはまだ市場には出回っていない模様。75年製があるという噂はあるが、実機での確認が待たされている。admin1994年末に購入してから、なぜか一度も開けたことはない。使ったこともほとんどない。実用品として考えていなかったからだろう。興隆になった中国では昔のテスタがコレクションの対象になっていて、とくにこのMF-35型はトップ級の評価を集めていると聞いたので、開けてみたくなった。MF-35型は80年代以前と以降では使用されている抵抗が変わったりしていて、自分の持っているものは90年代製のはず。中で使われた抵抗に89年2月製という表示があり、90年代製であることは間違いなし。プリント基板を使用していないことにびっくり。耐久性ではこちらのほうが良い。