基準なるピトー管から、流体状況が異なる条件に対応可能な流速・流量計測システム機器を紹介します。●設置が簡単で、安価です。●低温から高温まで対応できます。●圧力損失が低く抑えられます。●低速から高速まで計測できます。●粉体含有ガスの流速にも対応できます。ピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。●ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。ステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。経済的な流速流量計システム。種々の気体の流速・流量の計測制御に最適です。差圧センサー内蔵タイプ<FV-21A型>ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。2タイプ>0〜2000Pa/0〜250.0Pa外部信号入力タイプ<FV-21S型>ピトー管からの差圧を外部信号(差圧伝送器)で取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。システム構築例ピトー管への固体粒子(ダストなど)や水分・ミストの流入及び蓄積により孔が閉塞する恐れがある場合、また、結露により圧力導管が遮断する恐れがある場合にパージを行い除去させる方法があります。このシステムは、差圧センサー内蔵タイプのFV-21A型と電磁弁、タイマーを組合せ、パージを自動化させたものです。流速・流量の定期測定やメンテナンス測定など現場の測定に大変便利です。差圧センサー内蔵タイプのFV−21A型を携帯BOXに組込みました。