レンタルのご紹介です。Instruments(KEYTEC)):構造物劣化診断機:コンクリート構造物診断機コンクリート厚さから内部空洞探査まで!シース管グラウト充填探査器のレンタルです。レーダでは測定することができなかった金属製シース管内部の状況を把握することができます。回転式センサーとそれに連動したインパクターを使うことにより、約25mm間隔で壁厚を測定することができます。弾性波がコンクリート部材の厚さ方向に多重反射することによって生成される定在波の基本周波数(第一共振周波数)を元に(1)式にしたがって部材の厚さDを推定する方法です。コンクリート厚さ測定法概要(周波数解析結果)コンクリート厚さの測定コンクリートの厚さDは、(1)式に従って計算されます。ベータファクターは、部材の形状による幾何学的因子で、壁や床では0.96、角柱や円柱状ではその断面形状に起因する複数の共鳴を持つため0.8となります。一定の部材厚さIESは、厚さ方向に多重反射して生じる基本周波数(第一共振周波数)を基準として部材厚さを測定する機器です。そのため測定対象物の部材厚さは、一定もしくは軽いテーパー状であることが望まれます。相対表示IESは健全部で反射される定在波の周波数から求めた厚さと、欠陥部で反射される定在波の周波数から求めた厚さを比較することによって、欠陥部を探査します。そのため、音速校正を行う必要はありません。シース管グラウト未充填区間探査ケーブルが含まれグラウトが充填されているシース管がある場合、音波はシース管内を通り抜け、部材の壁面に反射してまたシース管内を通って受波されます(右図中央)。この場合、シース管内で音速が遅くなることから、シース管がない場所に比べ厚く表現されます。音波の伝搬距離が長くなり、シース管上よりも更に厚く表現されます。シース管内のグラウト未充填箇所を探査します。最小探知能力OLSON社による試験の結果によると、シース管内の空洞の最小探知能力は、空隙率(管断面積に占める空洞断面積の割合)では11%、剥離率(管円周に対する剥離している円周の割合)では20%となっています。ジャンカ・水平クラックの探査ジャンカでは、その状態によって健全部より深く測定される場合(右図中央)と浅く測定される場合(右図左)があります。構造物の内部にできる水平クラック(右図右)では、健全部よりも浅く測定されます。垂直クラックの深度の測定はできません。コンターマップIESの特長の一つが広い面積の深さコンターマップが描けることです(右図)。コンターマップのサイズは、測定前に構造体のサイズにあわせて決定します。センサーは、その進行方向に対して1inch(2.5cm)間隔で測定しますので、測線間隔の設定によっては緻密なデータを収集することも可能です。床面での測定では、専用の延長ポールと重りを使うことにより、歩行測定が可能です。PC上にグリッドを設定します。2.測定IESを測定面に押し当て、測定線に沿って約30cm/秒のスピードで動かし測定します。PCに送られたデータは、瞬時に周波数解析され、D=βV/2fの式からコンクリート厚さDが求められます。各測線の結果から、FreedomPC上で3D、コンターマップを作成します。弾性波がコンクリート部材の厚さ方向に多重反射することによって生成される定在波の基本周波数を元に部材の厚さを推定する方法です。そのため、以下のような部材での測定には向きません。最大測定厚は50cmです。部材の大きさ(縦、横)が、部材厚さの約6倍より小さい場合は、側壁からの影響を受けるため、基本周波数の判別が困難となります。部材厚さが一定で無い場合IESは、厚さ方向に多重反射して生じる基本周波数を基準としてシース管の有無、シース管内のグラウト充填状況を評価します。そのため測定部分の部材の厚さが一定か、もしくは軽いテーパー状である必要があります。中空スラブ(右図)のような厚さが大きく変化する部材での測定はできません。フランジ部分の測定フランジ部分のように、IESの可動範囲が限られる部分での測定は向きません。測定の際の配慮事項IESによる測定には、以下のような配慮が必要です。探査の基本IESは、健全部で反射される定在波の周波数と、欠陥部で反射される定在波の周波数を比較することによって、欠陥部を探査します。よって、健全部の測定がしっかりとできること(最大部材厚以下であること、部材厚が一定であること)が探査の基本となります。シース管の配管確認シース管の配管は非常に複雑です。SIR-EZ】を使ってシース管の一を正確に確認し、測定間隔を決定してください。構造体サイズ試験体のような構造体の大きさ(縦、横)が厚さの約6倍よりも小さなものでは、側壁からの反射波の影響を受けるため、基本周波数の判別が困難な場合があります。終端を測定向きスキャナにはコードが接続されています。そのため、右図に示すように端部がL字状になっている場合、L字状端部を終端とした方向で測定した方が測定距離を長くすることができます。深さが複雑な構造体IESは、厚さ方向に多重反射して生じる基本周波数を基準として健全部の部材厚さを測定し、不健全部と比較することにより不健全部を探査します。PCツイートレックスはさまざまなジャンルの計測器・測定器のレンタル機器を取り揃えております構造物中の鉄筋位置やかぶり厚などを探知する鉄筋探査機です。電磁誘導法と電磁波レーダ法があります。コンクリート強度を推定するためのコンクリートハンマーです。簡易の非破壊検査機です。超音波を用いて、高架橋・橋梁・トンネルなど構造物のひび割れ深さを精度良く測定する構造物劣化診断機です。鋼材の腐食状況を推定する鉄筋腐食試験機。コンクリート構造物中の鋼材の自然電位を測定して腐食を測定します。TICOは取扱い終了致しました。ついては翌日に機材をご利用いただけます。※当社は、測定器・計測器のレンタル専門会社です。中古販売・リースは行っておりません。非破壊検査機タンクや配管・パイプの厚さなどを測定できる計測器です。明るさや紫外線の強さなどを測定できます。生コン・コンクリート・木材などの水分量を測定できます。密度や含水比などを測定できます。工事測量、水準や高低差などが観測できる計測器です。長距離の測定や、海上での深浅測量などを測定できる計測器です。ほかに情報化施工やNETISに対応したシステムもレンタルしております。