マイクロハクマクTMセンサを搭載した、マイクロハクマクTM真空計、丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計、デジタルタイプで真空計測・制御する計測器及び、装置を紹介します。●測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。0.1〜133.3kPa●高精度です。±0.25%FS±1dig●受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。●センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。●読み取り易いデジタルLED表示です。●アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。●通信出力RS-232Cを装備しております。●コンパレータ出力4点を装備しております。アダプタはオプションです。0.1〜101.3kPaで広範囲です。●NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。●読み取りやすいデジタルLED表示です。●レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。●小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。●計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)●モバイル電源でも駆動します。小型で省スペース化が可能に!センサとの一体型、分離型が選べます。�o)●表示器とセンサは脱着可能で、センサケーブルと接続すれば分離型となり、卓上使用、パネル取付も可能です。※パネル取付は専用パネル板が必要です。バッテリパック接続可能です。●メンテナンス等で持ち運んで測定する場合に便利です。●容量3.7V/5,400mAh(20Wh)で約20時間駆動します。センサフィラメントのマイクロ化により耐振動、耐衝撃に優れています。●従来の熱伝導方式の真空計のセンサは極細のフィラメント線になっていますが、マイクロコイル真空計は、マイクロ(コイル状)になっております。●振動・衝撃によるフィラメント線の断線を防止します。サーマルシンク構造により安定性に優れています。●サーマルシンク構造とは、センサフィラメントの周囲温度を一定にコントロールする機構のことで、周囲温度の変化による計測値に与える影響を低減させます。センサ部の周囲温度が変化する環境下で有効です。※実用新案を登録しております。号フラッシング機能により耐環境性に優れています。●フラッシング機能とは、センサフィラメントを高温で加熱(約400°C)することにより、センサフィラメントの油分等の付着物除去、センサフィラメントの洗浄を目的とした機能です。汚れやすい真空環境下で有効です。※実用新案を登録しております。測定が可能に!●真空環境内へ設置でき、ピンポイントで圧力の状態、変化が測定できる。●センサを複数設置でき、圧力の分布が測定できる。見えなかったところが可視化できます!●ガスの状態(流れ・量)が見える。●装置内の状態が連続的に見える。●シミュレーション結果が見える。最適な状態に改善、また最適状態を常時確認できる。