各気象データを集録するためのデータロガーです。従来の総合気象観測装置では、実現不可能とされていた商用電源の無い場所でも、記録計の内部電池だけで1年以上連続測定することができます。標準モデルKADEC21-Meにコンパクトフラッシュ型CFメモリカードの操作機能を付加した記録計です。KADEC21-Me-N2は、標準モデルKADEC21-MeにEメール送受信機能を付加した記録計です。記録計本体に通信モジュールを内蔵、指定したメールアドレスにデータを転送します。6つの要素を記録できます。冬季間雪況調査と簡易総合気象調査に最適な記録計です。積雪深はレーザー光線を利用して高精度に長期間測定できます。非常に低消費電力設計ですので、商用電源や太陽光発電装置等の電源設備が不要で、電池のみで長期間連続測定ができます。センサー感部にヒータユニットを内蔵しており、外気温度が-25°Cの極低温でも安定して測定できます。(ヒータ用電源は動作電池とは別に必要です。)積雪センサーは傾斜角度をもって設置するので、感部に付着した雪が落下しても測定面に影響しません。通常の在庫商品では有りませんので、納期等につきましては別途ご相談ください。※KADEC21シリーズは2011年10月より通信ポートをRS-232CからUSBに変更しました。日照計KDC-S11-KKB100は、表面を白と黒に塗った2枚のバイメタルが日射を受けた際のそり返りの違いで、電気接点を入れたり切ったりします。太陽からの直達光が0.12KW/m2以上の熱量があったときに日照有りとしてバイメタル接点が動作して、接点信号を出力します。日照の有無の測定ができますので、晴れ・曇りの区別や日照時間を求めることができます。風向風速計KDC-S04は、水平の風速と方向を測定するセンサーです。海洋浮標、ブイなどに使用する目的で開発されたもので、本体内部のほとんどの部分は、ABS樹脂を注入して造られていますので、耐腐食性が良く丈夫でしかも軽くできています。風速信号は、プロペラが回転すると永久磁石が回転し、中央に固定されたコイルから、風速に比例した正弦波の周波数が出力します。ノースワン仕様のKDC-S04は、風向の検出精度と起動風速を低く抑え、日本の気象条件に合わせた耐久性と高精度を兼ね備えた、気象庁検定が取得できる特殊仕様です。相対湿度(RH)は、ある温度のときの飽和水蒸気圧と水蒸気圧の比率で、パーセント(%)で表示されます。センサーは、周辺空気の相対湿度の変化につれて水分を吸収放出します。高分子膜の誘電率は、膜に含まれる水分量(相対湿度)によって変化する性質を持っています。この変化を電子回路で計測し、相対湿度の値に換算して電圧信号で出力します。温度検出素子は、Pt100Ω白金抵抗素子で、気象庁方式の4線式信号線です。※2009年07月をもちまして販売終了となりました。後継機種はKDC-S02-HMP155Dとなります。相対湿度(RH)は、ある温度のときの飽和水蒸気圧と水蒸気圧の比率で、パーセント(%)で表示されます。センサーは、周辺空気の相対湿度の変化につれて水分を吸収放出します。高分子膜の誘電率は、膜に含まれる水分量(相対湿度)によって変化する性質を持っています。この変化を電子回路で計測し、相対湿度の値に換算して電圧信号で出力します。温度検出素子は、Pt100Ω白金抵抗素子で、気象庁方式の4線式信号線です。IP66レベルの全天候型防水構造となっております。※HMP155DをKADEC21-UHTVに接続する場合は、プレタイマーを3秒にセットしてください。KADEC21-Meに接続する場合は、出荷時に設定が必要になります※2009年07月以前のKADEC21-Meに接続する場合は、弊社に設定変更が必要となりますので、ご連絡ください。センサーの出力コードは3線式ですが、本センサーは4線式信号線です。気象庁検定取得には、時間がかかりますので事前確認が必要な場合があります。無期限ですが、5年程度で更新されることをお勧めします。気圧計KDC-S12-PTB210Cは、屋外への設置という要求に応える非常に優れた製品です。動作温度範囲は-40°Cから+60°Cと広く設計されており、さらにハウジングは、防塵防滴のIP65レベルに適合した構造です。堅牢な耐腐食性ハウジングとコンパクトなサイズにより、設置もしやすく、メンテナンスの周期もこれまで以上の長期化を可能にします。雨量計は、口径200mmの受水器口より降水を取り入れます。ろ水器を経て転倒ますの片側に溜まり降水量が0.5ミリ(15.7cc)になるとその重さで転倒し、もう片方の水受けが自動的に降水を受けるようになります。転倒時に転倒ますと連動して動く軸に接点スイッチを取りつけて、パルス信号を出力します。一度転倒したときの降水量は、0.5ミリ/パルスです。移動観測用簡易ポールは、短期間の計測に最適な三脚式のポールです。丈夫で軽いアルミ製で、組立工具不要です。長期間の定点観測をする場合は、付属のステンレスワイヤーで補強すれば長期間の使用も可能です。【KDC-T04-L】ステー式観測ポールKDC-T04-Lは、数人の人力で簡単に組み立てられ、設置が容易な風向風速観測専用のポールです。10mの2種類あります。農業気象として一般には、6m用を使用し、一般気象観測用としてWMO規格の地上高10mを選択してください。アフターサービス故障した製品を一旦お預かりして修理いたします。持込修理依頼票(PDF形式※)をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上修理品に同梱ください。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。