株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。ドロップ動作ができない担当者よりこの度は、当社をご利用いただきまして誠にありがとうございました。センターポストのドロップラッチのボルトが破損した事により、ドロップ動作に不具合が生じていましたので該当部品を交換し対応を行ないました。テンションカバーも破損していたためそちらも併せて交換対応しました。ドロップラッチボルトが破損しますと、ドロップラッチの動作が安定せずにドロップ機構が使えなくなってしまいますので、お早目の対応が必要となります。動作に不具合を感じましたら是非ご相談下さい。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。