株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。修理のきっかけハイロー動作が途中で止まる担当者よりこの度は、当社をご利用頂きまして誠にありがとうございました。ハイロー動作時に時々途中で止まってしまうとの事で訪問点検を行なったところ、ハイロースイッチと制御板を繋ぐ配線が途中で断線していました。断線箇所を結線修理を行ない対応しました。ハイロー動作を繰り返すことによる折れ曲がりや経年劣化により、少しずつ断線していく事がありますので、動作に不安がありましたらお気軽にご相談下さい。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。