エム・システム技研*一部表示できない項目がございます。詳細につきましては仕様書PDFをご参照ください。+4,000円オプション仕様により加算あり。無記入:なし/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。+500円(/C03は付加コード(規格適合)の「/UL」は選択できません。・コンフィギュレータソフトウェア(形式:M3CFG)コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。本器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。対応するケーブルの形式につきましては、ホームページダウンロードサイトまたはコンフィギュレータソフトウェア取扱説明書をご参照下さい。表示ランプ:3個の3色LEDにて動作状態を表示コンフィギュレーション:下記の2つの方法があります。詳しくは取扱説明書をご参照下さい。入力の種類とレンジは表1の通りです。種類とレンジは下記の通りです。DC(0mA未満の出力は不可能なため、出力範囲を-15%まで広げることができない場合があります。いずれか大きい方となります。出力スパンが出力最大スパンの1/10以下の場合は、0.2%を加算して下さい。表1より基準精度の実量値は0.15°Cです。spanを選択します。次に、出力スパンは16mA(20mA-4mA)で、このときの出力最大スパンは20mAであることから、出力スパンは出力最大スパンの1/10以下とはなっていないので、0.2%を加算する必要はありません。表1より基準精度の実量値は0.15°Cです。spanを選択します。次に、出力スパンは0.5V(2.5V-2.0V)で、このときの出力最大スパンは5Vであることから、出力スパンは出力最大スパンの1/10以下となっているので、0.2%を加算する必要があります。No.1010-1)パネル図M3LR-R4/Aの場合、出力の種類の切替にはPCによるコンフィギュレーションに加えてディップスイッチの設定が必要です。コンフィギュレーションおよびキャリブレーションについては、取扱説明書をご参照下さい。株式会社エム・システム。