エム・システム技研*一部表示できない項目がございます。詳細につきましては仕様書PDFをご参照ください。・オプション仕様により加算あり。コード:M3SXR-12-341~4は下記よりご選択下さい。20°C)0:上記以外(抵抗値テーブルをご指定下さい。)(入力の種類、入力レンジはコンフィギュレータにより変更可能です。選択した場合、入力の種類は変更できませんのでご注意下さい。DC(出力の種類、出力レンジはコンフィギュレータにより変更可能です。出力の種類の変更には、出力設定用ディップスイッチの変更が必要です。無記入:なし/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。・コンフィギュレータソフトウェア(形式:M3SCFG)コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。本器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。対応するケーブルの形式につきましては、ホームページダウンロードサイトまたはコンフィギュレータソフトウェア取扱説明書をご参照下さい。詳しくはコンフィギュレータソフトウェアの取扱説明書をご参照下さい。入出力スパンに反比例します。出力レンジ1~5V・入力精度=入力精度*1(0.15°C)*2÷入力スパン(100°C)×100(%)=0.15%・出力精度=出力電圧範囲(10V)÷出力スパン(4V)×出力精度(0.04%)=0.1%基準精度=0.15+0.1=±0.25%*1、入力精度の単位は°Cにして代入して下さい。*2、100°Cの0.1%は0.1°Cとなり、0.15°Cより小さいので入力精度は0.15°Cとなります。株式会社エム・システム。