「超超ジュラルミン材」はアルミニウム合金の中で最高の強度を持つ合金材。高強度と軽量材の代名詞である「チタン材(※1)」に比べ、機械的強度(引張強度)は上回るにも関わらず、比重(g/cm3)は約38%と軽い材料のため航空機にも採用されています。※1:純チタン材(JIS2種)ウォームホイールの大型化と歯数増加で追尾精度向上AXD2では従来機と比較してウォームホイール径を大型化、またこれに伴い歯数も増加。これによりギアの歯1枚に対する精度誤差を減らすことができ、追尾精度が向上。安定した追尾が可能となりました。21個のベアリングを使用AXD2赤道儀では赤経赤緯軸およびウォーム軸受けなど主要部に21個ものベアリングを効果的に使用。滑らかでストレスのない動きを実現しました。DCサーボからパルスモーターへ先代のニューアトラクス赤道儀では、低い電力で高いトルクが得られるDCサーボモーターを駆動モーターに採用していました。「滑らかな動作、高レスポンス」を求める多くのお声をいただき、AXD2赤道儀では、極めて滑らかな動きを実現するとともに、高いレスポンスを可能にするため、赤経・赤緯両軸とも2相ハイブリッドパルスモーターを採用いたしました。ダイナミックレンジの狭いパルスモーターとは違い、マイクロステップ駆動制御により、広いダイナミックレンジを実現。低速から高速まで、滑らかで安定した動作で最高800倍速(対恒星時)の高速導入と低速時の高レスポンスを両立しました。恒星時駆動では約400PPS(1秒間に400パルス)という高速パルスを発生することで、振動が少なく、スムーズな動きでの追尾を実現。基板回路の改良と新開発プログラムにより高トルクながらも消費電力を抑えることに成功しました。駆動部バックラッシュの低減マイクロステップ駆動制御により、低速から高速までモーター単体で対応することが可能となり、多数の歯車を使用した減速ギアヘッドを削減。3枚の平ギアを使用しウォームホイールに力を伝達しています。ギア間も精密調整することで遊びを極力抑えています。少ない歯車で動作することと相まって、全体のバックラッシュが大幅に低減されました。Correction)とは赤道儀1台ごとにPECを実測、その結果から算出された補正値を「赤道儀本体」に不揮発メモリーとして記憶させたものと定義します。Motion)測定器を用いてウォームホイールの30度ごとに合計12点のPMを実測。このデータを元に最も効果的な補正値を算出しています。この補正値を赤道儀1台ごとに「赤道儀本体」の不揮発メモリーとして記憶させています。通常PECはユーザー様ご自身の手でPMを測定、「コントローラー」に補正データを記録することで機能します。これに対し、AXD2赤道儀では動作する際、あらかじめ赤道儀本体に記憶されたV-PECが自動的に作動。ユーザーがPECを記録しなくても追尾精度±2.8秒角以内という高精度追尾が得られます。赤道儀(追尾モーター)は天体を正確に追尾する装置ですが、追尾中に星などを強拡大して見ると、一定周期で星が視野を非常にゆっくりと追尾方向に往復運動しているのが見られることがあります。Motion)といいます。ために起こるもので、機械的に避けることができません。Correction)です。Design」力学に基づく合理性:ウェイトレス構造(モーメント荷重の低減)SX赤道儀シリーズで培ったウェイトレス構造を継承。モーターやウォーム軸、赤緯ウォームホイールなど重さを担う主要パーツをウェイト側に集約、また不動点から筒受け(機器を搭載する箇所)までの距離を短くすることで力学的に有利な構造を採用。少ないウェイトで搭載機器との重量バランスを取ることができます。搭載機器の重量によってはウェイトレスも可能です。こだわりの目盛環デザイン性と実用性を兼ね備えた目盛環。上品なシルバーメタリックアルマイト処理を施し、ホワイトボディにアクセントとして引き立ちます。(約0.167°)単位の精度まで読み取ることができます。優れたデザイン性だけではなく実用性も兼備しています。伸縮式ウェイト軸ウェイト軸には耐蝕性に優れるステンレス素材を使用。赤道儀本体に収納される伸縮式ですから、スピーディなセッティングが可能です。太さ25mm、旧製品ニューアトラクス赤道儀のウェイトと互換性があります。扱いやすい極軸望遠鏡PF-LII6倍20mmの極軸望遠鏡PF-LIIを内蔵。倍率を6倍とすることで視野を広く取り、北半球は北極星と近隣の星2つ(計3つ)、南半球は八分儀座にある特徴的な星3つを目安に用いた極軸合わせに対応します(歳差補正対応)。視認性にも優れ、3’以内の精度でスムーズに極軸を合わせることができます。パーツはもちろん、他社製機器搭載を意識したネジ穴を装備しています。汎用ネジ5/16インチ×4※2:他社製機器の搭載につきましては寸法をご確認のうえ、搭載する機器説明書にてご確認ください。「プレートホルダーSX(別売)」併用でアリミゾ式にもできます。(AXD-TR102)が安定した観測を実現します。三脚架台と脚のつなぎ目はニューアトラクス用三脚で定評のあった、脚側に設けた耳軸を挟み込むねじれ剛性の高い構造を採用。パイプ径を45mm(ニューアトラクス用三脚)から55mmにすることで強度アップ、より安定した観測を可能にしました。統一規格(センタープラス)DC12V・0.45~2.2A(標準約15kg搭載時)・0.6~2.5A(約30kg搭載時:最大搭載)重さ約25kg(ウェイト別)その他オプションAXD-TR102三脚、AXDハーフピラー、ピラー脚AXD-P85DX付属品カラー星空ガイドブック※購入を希望される商品の入荷・在庫確認は、各販売店や通販サイトへ直接お問い合わせください。※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。