お気軽にお問い合わせください。けSモデルや膜厚計搭載モデルなど幅広いラインナップ。国際規格に準拠して、素早く品質の変動の認識が可能になります。高反射金属(鏡やメッキなど)も測定可能。¥235,000円より実施中。きの価格です光沢とは光沢とは、艶やグロスとも呼ばれ光が表面で反射する事です。直射光が強く反射されるほど、透明感を感じクリアな印象を与えます。逆に光の反射拡散が大きい程艶消しになり、落ちついた風合いになります。これらは、光の正反射光と散乱反射光の関係で成り立っています。色彩の評価には光沢は重要で、光沢が違うもの同士を比較すると印象や色目が変わって見えます。「テカテカ」などと表現されるように、透明感があるのが特徴です。一方向に反射し入射角は反射角に等しくなります。低光沢は表面が粗いと、光はあらゆる方向に散乱、拡散します。反射した表面は鮮明さを失いくもりが生じます。これは反射した光が拡散反射し、一方向への反射強度は低下してしまい表面にくもりが生じてきます。3角度の選定はそれぞれ艶によって測定角度が異なる下の表は、13サンプルをつや消しから高光沢まで視覚的に分類し、3種類の指定された角度で測定したものです。曲線の急勾配では、サンプル間の相違がはっきりと測定できますが、平坦な部分では、測定角度と視覚との相関関係はもはやみられません。様々なアプリケーションのための光沢測定-特有なアプリケーションや、艶消しから高光沢試料までの一般的な解明について、ビック-ガードナーはすべてを網羅したグロスメーターを提供します。これらのユニークな特徴と恩恵は、光沢測定の業界基準となっています。操作は測定ボタンを押すだけで、瞬時に測定結果を表示。直感的で簡単で誰でもご使用が可能です。10年保証長期熱安定LEDランプ長期での安定的な測定や再現性に優れた光沢測定を提供致します。連続使用や室温温度に影響されず、常に一定で安定したデータ測定を実現しました。光源保証は10年間となっており、ランプ交換の手間やコストなどを削減します。優れた再現性±0.2%と器差±0.5%micro-glossシリーズは、再現性±0.2%と器差±0.5%と高精度を実現いたしました。これは、LED光源の安定した熱安定性が大いに影響しているからです。いつ・どこでも・何度でも同じデータが得られる安心をご提供いたします。自動車内装等でご使用を想定した、低グロス測定精度を高めたSモデルもご用意しています。測定を行うには信頼できるキャリブレーションが必要です。校正作業をしなくても、電源を入れるだけで校正が完了するユニークな設計になっています。長期間安定なキャリブレーションを実現する為に、キャリブレーション時期を自動で知らせまる機能も搭載。ホルダーにセットするだけで意識することなく校正が完了します。様々な目的に合わせた測定モードモードの選択はホイールボタンをクリックするだけでスピーディーに選択が可能。「ベーシックモード」「連続測定モード」「統計モード」「差分(合否判定)モード」など目的に合わせたモードをご準備。瞬時に変更する事で、効率的な測定をサポートいたします。■データ管理ソフトウェア「smart-chart」を標準でバンドルオプション料金無しで専用ソフトウェア「smart-chart」を付属いたします。測定器に保存したデータやオンライン測定したデータをシームレスにPCへ転送を行い結果を表示。一覧表やグラフ・テストレポートとして出力が可能。用と連携し、データを.xlsとして出力出来ます。ライセンスは2アカウント付属。micro-glossシリーズmicro-tri-gloss(3角度20・60・85°搭載モデル)3角度搭載モデル。高光沢から低光沢まで幅広くカバーできるフラッグシップモデルmicro-gloss(単角度各20/45/60/75/85°モデル)単角度モデル。Sモデル(自動車内装規格向け)自動車内装規格向け(低グロス高精度モデル)。国内自動車メーカーにて標準器に採用されています。3角度、60°、60°xsの3タイプをご用意micro-gloss60°xs(小口径モデル)スポット径2×4mmの小口径モデル。当社では測定機器のデモ訪問や無償お貸出しデモ機のサービスを実施しております。性能や既存機器とのベンチマーク測定など、ご自由にお使い頂いております。お申し込みは下記バナーをクリックまたは、下部telまで。マイクロトリグロス(micro-tri-gloss)3角度表面光沢計は、新たにリニューアル致しました。マイクログロス20°は、主に高光沢の測定に用いられます。マイクログロス60°(micro-gloss60°)表面光沢計は、新たにリニューアル致しました。マイクログロス85°は、主に低光沢の測定に用いられます。