(TIRF)、生細胞イメージング、生化学などの高性能イメージング用に設計された、精密カバーガラス(カバースリップ)、顕微鏡用スライド、そして蛍光顕微鏡用スライドのラインナップをご用意しております(右の表をご参照ください)。μmの均一な厚さに精密機械加工されているため、球面収差による画像の劣化を最小限に抑えます。円形のカバーガラスをご用意しています。μmと非常に薄く研磨されており、蛍光強度が低い試料や厚みのある試料に適しています。こちらは正方形と長方形でご用意しています。mmのスライドは、耐食性のあるソーダライムガラス製です。mmのスライドには書き込み可能な白色フロスト加工がなされており、表面処理無しのタイプ、または付着力を高めるために正の電荷を帯びているタイプがございます。mmのスライドは1つまたは2つのホール付き、あるいは表面処理無しのタイプがございます。mmのスライドに対応するスライドホルダに取り付け可能です。当社の顕微鏡用XYならびにXYZ高速電動ステージには、様々な構成でスライドを保持するインサートを取り付けることができます。蛍光顕微鏡用スライド蛍光顕微鏡用スライドは青、緑、黄、オレンジ、赤の5色をご用意しております。一般に使用されるLEDやレーザで照射すると、一般的な蛍光色素と同様な波長で蛍光を発します。各スライドの表面には均一な蛍光が生成され、蛍光イメージングシステムの調整に使用されます。mmスライドを保持するサンプルホルダに対応します。当社の4ポジションスライドホルダC4SH01にはご使用になれませんのでご注意ください。透過率データのサンプルは「グラフ」タブでご覧いただけます。透過率データのサンプルは「グラフ」タブでご覧いただけます。mm透過率データのサンプルは「グラフ」タブでご覧いただけます。nmにおける透過率測定値(4枚の抽出サンプル)。これは厚さ#0のカバーガラスの代表的なデータです。nmにおける透過率測定値(4枚の抽出サンプル)。これは厚さ#1.5Hのカバーガラスの代表的なデータです。nmにおける透過率測定値(4枚の抽出サンプル)。これは顕微鏡用スライドの代表的なデータです。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。nmにおける透過率グラフの比較。このデータは典型値で、性能は製造ロットにより異なる場合があります。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。M365FP1からの光を照射した時の蛍光スペクトル。このデータは典型値で、性能は製造ロットにより異なる場合があります。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。M470F3からの光を照射した時の蛍光スペクトル。このデータは典型値で、性能は製造ロットにより異なる場合があります。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。M365FP1からの光を照射した時の蛍光スペクトル。このデータは典型値で、性能は製造ロットにより異なる場合があります。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。M565F3からの光を照射した時の蛍光スペクトル。このデータは典型値で、性能は製造ロットにより異なる場合があります。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。M565F3からの光を照射した時の蛍光スペクトル。このデータは典型値で、性能は製造ロットにより異なる場合があります。スライドとカバーガラスを用いた顕微鏡用試料の調製には、いくつかの一般的方法があります。ドライマウントこの方法では、まず試料を直接スライド上に置きます。次に、顕微鏡の対物レンズを保護するために、試料の上にカバーガラスをのせます。大きい試料には、ホール付きのMS15C1またはMS15C2がご使用いただけます。Enlarge試料の上にカバーガラスをのせる際にはピンセットを使用します。Enlargeドロッパーボトルを使用してスライド上に液体を1滴たらします。ウェットマウントウェットマウントでは、まず試料をスライドの上に置きます。次にピペットまたはドロッパーボトルB2939を使用し、液体(水、グリセリン、培養液など)を試料の上に1滴たらします。ピンセットでカバーガラスの端を持ち、試料の液滴の上に静かに下ろします(右の写真をご覧ください)。カバーガラスの内側に気泡がないことを確認してください。液体が多すぎると、カバーガラスが動く原因になります。KW32を使用してカバーガラスの隅から余分な液体を吸い取ります。液体が足りない場合は、ピペットまたはドロッパーボトルを使用して、カバーガラスの隅から少量の液体をたらして補充します。取り付けた試料を乾燥や汚染から保護するために、カバーガラスを顕微鏡スライドにシールまたは接着することができます。生きた細胞やデリケートな試料の場合は、カバーガラスの端をワセリン、ラノリンおよびパラフィンを等量混合したバラップ(valap)を用いてシールしてください。混ぜ合わせたのち、小さなブラシまたは綿棒でカバーグラスの端部に塗布します。塗抹標本の調製このタイプの試料の場合は、まずスライドの上に試料液を1滴たらします。1つのスライドの端を使って試料を塗抹し、均一な薄い層を作ります。カバーガラスをのせ、ペーパータオルまたはキムワイプKW32を使用して、カバーガラスの隅から余分な液体を吸い取ります。蛍光顕微鏡校正用スライドにはエタノールを使用しないでください。スライドが破損する恐れがあります。†Kimwipes®(キムワイプ)は、Kimberly-Clark社の登録商標です。μmの均一した厚さに研磨されています。厚さの均一性とバラツキのない光学特性は、試料イメージングの際のコントラストを向上させ、球面収差による画像の欠損を減少させます(詳細は「仕様」のタブをご覧ください)。従って、こちらのカバーガラスは高NA対物レンズでの観察時の使用に適しています。mm)のカバーガラスをご用意しております。mmカバーガラスは、ホール付きスライドMS15C1およびMS15C2にはご使用いただけません。カバーガラスを用いたドライあるいはウェットマウント試料調製法は、「プレパラートの調製」のタブをご覧ください。μmの厚さに研磨されています。標準的な厚さのカバーガラスの中では最も薄いので、最少量の光学材料で試料をカバーすることになります。蛍光強度が低い試料や厚みのある試料に適しています。mm)でご用意しております。カバーガラスを用いたドライあるいはウェットマウントでの試料調製法は、「プレパラートの調製」のタブをご覧ください。L)のソーダライム製スライドガラス高耐食性(耐水性クラス3)。詳細は「仕様」のタブをご覧ください。L)顕微鏡スライドガラスは、耐食性のある耐水性クラス3のソーダライムガラス製で、ほとんどの種類の試料とイメージング用途にご利用いただけます。洗浄済みですので、そのままご使用いただけます。滅菌等をする必要がある場合には、ご使用前にオートクレーブすることも可能です。mmでご用意しております。mmの白いマーキング領域があり、書き込みが可能です。書き込みには鉛筆が適しています。スライドの表面が処理無しのタイプ、または付着力を高めるために正の電荷を帯びているタイプをご用意しております。mmの球状のホールが1つまたは2つ付いており、液体試料や組織培養、あるいは大きい試料用としてご使用いただけます。スライドは、顕微鏡用固定式スライドホルダMAX3SLHなどのスライドホルダ、または電動式顕微鏡用ステージのスライドホルダ用インサートで使用可能です。mmのスライドが使用可能なスライドホルダすべてに対応しています。Data5種類のスライドに当社のファイバ出力型LEDからの光を照射した時の蛍光スペクトル。これらの蛍光スペクトルの生データもご覧いただけます。これらは典型的なデータで、性能は製造ロットにより異なる場合があります。詳細については「グラフ」タブをご覧ください。当社の蛍光顕微鏡用スライドは、蛍光イメージングシステムの調整用に設計されています。これらのスライドは一般にワイドフィールド、共焦点および多光子イメージングシステムに使用され、様々な蛍光色素に近いスペクトルを有する均一な蛍光面を生成します。mmのアクリルキャスト板から切り出されています。スライドセットFSK5にはプラスチック製の保管ケースが付属しており、5枚のスライドを保管して埃などから保護できます。保管ケースの上部には当社のロゴと型番が刻印されています。mmの大きさまではカスタマイズ可能ですので、ご希望の際は当社までお問い合わせください。こちらの蛍光スライドの詳細については製品ページをご覧ください。mmのスライドを保持できるサンプルホルダに対応します。当社の4ポジションスライドホルダC4SH01にはご使用になれませんのでご注意ください。