株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。修理のきっかけハイロー動作が時々できなくなる担当者よりこの度は、当社をご利用頂きまして誠にありがとうございました。一時的にハイロー動作ができなくなってしまったとの事で訪問点検を行なったところ、動作制御用のフットスイッチ内のリミットスイッチが劣化により導通不良を起こしていましたので、交換修理を行ない対応しました。電気部品は劣化の度合いで不具合が生じたり生じなかったりと、動作が不安定になりますので、動作に違和感が出た時にはお気軽にご連絡下さい。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。