エム・システム技研*一部表示できない項目がございます。詳細につきましては仕様書PDFをご参照ください。・オプション仕様により加算あり。コード:47DAC-123-451~5は下記よりご選択下さい。無記入:なし/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)オプション仕様(複数項指定可能)◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)操作部や表示部はコーティングできません。・コネクターミナル(形式:CNT)・専用ケーブル(形式:HDR40)・赤外線通信アダプタ(形式:COP-IRU)・コンフィギュレータソフトウェア(形式:47DCFG)コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。保護等級:IP66(本器をパネルに取付けたときの、パネル前面に関する保護構造です。詳しくは取扱説明書をご参照下さい。・ゼロ表示:上位桁ゼロサプレスサブディスプレイ・表示器:7桁、ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示、文字高さ5.5mm・表示色:緑色オーバーフロー表示:スケーリング後の表示値がスケール範囲を超えた場合「-20000」または「100000」を表示して点滅(小数点位置は設定により異なります。ステータスP:上記全ての警報設定条件に該当しない場合に橙色点灯(警報出力あり・なしに関わらず、全ての警報値を設定・表示できます。全ての警報を上限または下限に設定することができます。信号名と内容S-TMR:スタートアップタイマ信号スタートアップタイマで使用します。本信号がONすると、設定した時間後、計測を開始します。各種タイミングホールドに使用します。信号がONすると、強制ゼロ・ティアゼロと同じ動作をします。本信号がONすると、入力の取込みを停止して直前の計測値を保持します。本信号がONすると、本器がリセットします。本信号の立上がり後、約30msでデータが有効になります。本信号の立上がり後、約30msでデータが有効になります。本信号の立上がり後、約30msでデータが有効になります。本信号がONすると、入力の取込みを停止して直前の計測値を保持します。信号名と内容DATA(Do11~Do68):BCDデータ信号6桁のBCD信号を出力します。Do1□は表示1桁目に対応し、Do6□まであります。POL:BCD極性信号ON時は(-)、OFF時は(+)を意味します。OVF:BCDオーバー/アンダーフロー(スケーリングエラー)信号BCDデータがオーバーフローまたは、アンダーフロー(スケーリングエラー)した場合に出力します。DAV:データ有効信号DATAが有効であることを示します。ON時はデータ有効、OFF時はデータ無効を意味します。OFF時はエラー(スケーリングエラー以外)を意味します。いずれか一つ)を必要とします。下図の全ての信号は、工場出荷時設定の負論理で表現しています。液晶の視野角について下図の角度で最適の視認性が得られるように設計されています。株式会社エム・システム。