複数の出射光は別々の実験やビームのモニタリングに利用可能このくさび型光学ビームスプリッタは、右図が示すように連続した反射や屈折によって、1つの入射光を複数の同様の性質を持った光に分離する設計です。μmの広い波長範囲の光を透過します。くさび型は、頂角が5°となる設計で、複数の出射光が確実に分離できます。長方形の形状であるため、出射光を同一面上に精密に位置決めできます。mmで、当社のキネマティック式の長方形型光学マウントや固定式の長方形型光学マウントが適用できます。mm長の面に平行で、これによって無数のコピー光線を生成することができます。光が反射、屈折するたびに、入射光のパワーが失われるので、このくさび型ビームスプリッタは、減衰器としても利用できます。このくさび型素子はコーティング無しであることから、当社のNDフィルタと比較して、より高いパワーの光を取り扱うことができます。連続して出射される透過光や反射光は、別々の複数の実験、あるいはパワーメータでのパワー変動モニタまたはカメラやフォトダイオードなどのディテクタを使った様々なビームモニタリングに利用できます。使用しない出射光はビームブロックやビームトラップで遮ることができます。出射光の角度変位は簡単に計算できます。計算方法については上記の「原理」のタブ内をご参照ください。動作原理の詳細については「原理」タブ内の終わりの部分に参考用に言及してありますので、そちらもご覧ください。ダウンロードいただけます。mm厚でコーティング無しのUV溶融石英(UVFS)における波長と透過率の関係を示しています。このデータには表面反射の影響が含まれています。2Aこれらの角の記号の定義は、図1で示されています。1)AここでLは整数です。図1では、この光学系からの全ての出射光に数字が付与されており、ここでは“出射光の次数”としています。このデータを含むExcelファイルを参照するにはここをクリックしてください。生成された光線の屈折角度は、ELそしてGLの値を使ってスネルの法則で求められます。+2LnAここでnは屈折率です。屈折率は波長に依存しますが、UV溶融石英の場合の相関関係を表したグラフが図2です。Aなお、これらの値は、小角度近似を利用した近似値であり、実際値とは若干異なる場合があることにご注意ください。透過光や反射光の強度には、わずかながら偏光依存性があります。入射角度が小さければ、偏光状態の影響は最低限に抑えることができます。ビームスプリッタから光が出射する際の光の減衰は計算することが可能で、この計算方法の詳細については、下記の参考文献をご参照ください。