株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。修理のきっかけハイロー動作ができなくなった担当者よりこの度は、当社をご利用頂きまして誠にありがとうございました。一時的にハイロー動作ができなくなってしまったとの事で訪問点検を行なったところ、動作制御用のリレーとフットスイッチ内のリミットスイッチが劣化により故障していましたので、交換修理を行ない対応しました。電気部品は劣化の度合いで動作が不安定になる事がありますので、動作に不安がございましたらお気軽にご連絡下さい。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。