株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。修理のきっかけドロップ時、テンションが効かない担当者よりこの度は、当社をご利用頂きまして誠にありがとうございました。ランバー使用での施術時にテンションが効かないとの事で、訪問修理を行ないました。点検結果、シリンダーを固定しているハンガーが破断し、リフトを行なっても固定されずにテンションが効いていない状態でした。シリンダーハンガーを新品と交換し対応しました。金属部品も経年劣化により破損する事があり、また、施術使用に大きな影響を与える箇所ですので、動作が気になる際にはお気軽にご相談下さい。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。