株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。修理のきっかけスプリングが切れてしまった担当者よりこの度は、当社をご利用頂きまして誠にありがとうございました。P部のカウンタースプリングが破断してしまったとの事で訪問修理に伺い、新品のスプリングと交換しました。カウンタースプリングを固定している部分は身長合わせのたびにわずかながら金属同士で擦られますので劣化は避けられない部分です。ストップノブを緩めスプリングを戻しておくと劣化が抑えられますので、施術外の時間にはスプリングを緩めておくことをお勧め致します。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。