販売店やネットショップからご購入ください。https://www.sibata.co.jp/shop/link/お取り引き先がない場合は、弊社営業所へお問い合わせください。https://www.sibata.co.jp/company/locations/残留塩素とは?水中に存在している遊離残留塩素と結合残留塩素のことをいいます。イオン、クロラミンを指します。塩素イオンは残留塩素とは言いません。遊離残留塩素とは?遊離残留塩素は、即効性があって消毒効果が強いという特徴があります。消毒効果が高いので、水の検査ではまず遊離残留塩素濃度を測ります。SIBATAの残留塩素測定器DPD法では、測定器の角形試験管に10mLの水とDPD試薬1袋で測定ができます。結合残留塩素とは?結合残留塩素は遊離残留塩素より消毒能力は弱いですが、時間をかけてその効果が有効に得られるといわれています。遊離残留塩素が水中のアミン類と結合したもの(クロラミン)を結合残留塩素と呼びます。結合残留塩素はスーパーサブ的な存在で、水の検査ではまず遊離の濃度を測り、遊離が無い時に初めて結合残留塩素も測って状況判断する場合が多いです。測定した後に別途ヨウ化カリウム試薬を入れて約2分で測定できます。遊離残留塩素と残留塩素は同じもの?イコールではないとした方が整理はし易いでしょう。残留塩素の概念に遊離残留塩素が含まれています。遊離残留塩素は残留塩素の中で中心的な物質ですので、遊離残留塩素のことを残留塩素と言っている場合が多いです。残留塩素には遊離残留塩素と結合残留塩素があってその二つを合わせたものを総残留塩素と呼びますが、どれも残留塩素と言えます。残留塩素の測定のDPD(N,N-ジエチルパラフェニレンジアミン)法とは?水の残留塩素濃度の測定法で、経験や専門知識がなくても測定器をつかって濃度測定をすることができます。メッキ工場などの排水管理などに使用されています。残留塩素を含む水にDPD試薬を加えると、残留塩素の量に応じて淡赤紫色~赤紫色に発色する反応に基づくものです。遊離残留塩素と結合残留塩素の区別が明確につくことが特徴です。測定する場合はさらにヨウ化カリウムを使用します。当社の場合、DPD指示薬と緩衝液を混合した1種類の試薬で遊離残留塩素の測定が可能です。残留塩素濃度の基準値は?水道水中の残留塩素濃度は「給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持すること」と定められています(水道法施行規則)。各地域の水道局から供給されたばかりのきれいな水道水の場合、ほとんど遊離残留塩素の状態で存在しますが、水道配管の老朽化などで汚れが混入すると結合残留塩素に変化します。したがいまして、まずは遊離残留塩素濃度を測定し、その結果が0.1mg/L以上であれば問題ありませんが、0.1mg/L未満の場合は結合残留塩素濃度を確認する必要があります。結合残留塩素を直接測定することはできないため、総残留塩素と遊離残留塩素の測定結果から下記のように計算して求めます。結合残留塩素=総残留塩素-遊離残留塩素DPD法の緩衝液ははいっていますか?はいっています※当社の粉体試薬DPD法用には緩衝材含まれていますので、当社の粉体試薬DPD法用をお使いの場合は、通常は緩衝液を併用する必要がありません。測定に対する検水pHの影響は?当社の試薬の場合、pHが3~10の間であれば、問題なく測定できます。水道水を測定したが発色しない。?残留塩素は非常に敏感です。水道配管内の滞留水や少し汚れた容器に汲んだ水には、遊離残塩が残っていない場合があります。測定操作手順としては、蛇口からしばらく水を出して、容器を2~3回ゆすいでから測定に入り、正式な採水後すぐに測定するのが良い手順です。手順が正常でも発色しない場合は、遊離残留塩素が無い可能性が高いので、結合残留塩素も測定して、結果を評価します。試薬の使用期限が切れていたり、水道栓に浄水器が付いている場合も正常な発色が損なわれますのでご注意ください。OT法は、結合残留塩素と反応し、高く出る可能性がありますOT法の場合、試薬を加えると、ただちに遊離残留塩素と反応し、それに遅れつつ並行して結合残留塩素とも反応します。反応し、結合残留塩素を測定する場合は、さらにヨウ化カリウムを加えるため、遊離残留塩素と結合残留塩素をはっきり区別することができます。そのためOT法は遊離残留塩素と結合残留塩素の重なり具合から、DPD法と比べると高く表示されることがあります。妨害物質の可能性があります(水道以外の場合、特に浴場・温泉等)水道水の場合は問題になりませんが、温泉水や井戸水等の場合、含まれる物質によっては、反応を妨害する場合がありますDPD試薬を加えてもすぐに発色せず、数分経過すると発色することがあります。数分経過以降の発色は遊離残留塩素濃度とは無関係と考えてください。DPD法の場合、試薬投入してすぐに発色します。測定の場合は、測定を1分以内に終えてください。試験管が着色してしまった。赤色着色はDPD試薬の残渣着色です。一度付いてしまうと取るのは厳しいです。角形試験管の洗浄は中性洗剤か水洗いで行いますが、その洗浄で着色が取れなければ角形試験管を新規購入していただくことになります。使い終わったらしっかりゆすいで着色させないことが測定器管理の最良の方法です。塩水にも反応しますか?しません。単なる塩化物イオン(Cl-)とは反応しません。※ただし、海水の場合、他の成分の影響があるので、白濁する場合もありますが、発色自体は正常に発色しています。両サイドの試験管に検水を入れるのですか?測定用の試験管と水の色調のバックグランドを合せるためです。(光の透過具合等)試験管が着色してしまった。赤色着色はDPD試薬の残渣着色です。一度付いてしまうと取るのは厳しいです。角形試験管の洗浄は中性洗剤か水洗いで行いますが、その洗浄で着色が取れなければ角形試験管を新規購入していただくことになります。使い終わったらしっかりゆすいで着色させないことが測定器管理の最良の方法です。試験管の材質は?材質:アクリル試薬を投入したら一瞬色がついたがすぐに消えた場合は?10ppm以上の濃度があると考えられます。お問い合わせEnglish販売店リストサイトのご利用にあたってプライバシーポリシ。