SZ-1000は、接続箱の各ストリングP/N端子をプローブであたり、故障パネルのあるストリングを検出する点検装置です。特殊な検出信号をストリング回路に印加し、開放電圧と直列抵抗(インピーダンス)を測定、異常のあるストリングを判別します。全パネルのチェックは不要ステップ1(SZ-1000)で全ストリングが正常であるかを点検し、異常ストリングを検出、その位置と測定データを記録します。ステップ2(SI-200)では該当ストリングのみをチェックし、故障パネルを特定します。強い、高い操作性で、確実に結果を出す点検を実現し、点検作業の効率を飛躍的に向上させています。1500Vに対応しながら小型で、操作性が抜群。大型液晶画面を採用したことにより、測定結果が見やすくなりました。付属の壁掛けフックを使って測定すれば、安定した作業が可能です。自動測定と本体メモリーへの記録で、作業効率の向上に貢献します。本体からストリングに測定信号を送信し、太陽光パネルの内部抵抗を測定します。短絡電流を流さずに、安全かつ確実にパネル内部の断線や高抵抗によるクラスタ故障の有無を判断します。自動測定プローブ先端で電圧を検知することで、ボタンを押すことなく自動的に測定を開始。作業者はプローブ先端に集中し、安全に作業できます。効率よく作業できます。最大1500Vまでの開放電圧を測定。インピーダンス測定の結果と合わせて、クラスタ断線・高抵抗化・BPDショートの各故障モードを現場で簡単に判断できます。本体メモリー容量は4000件、約30MW分の点検結果を記録可能。SDHCメモリーカードに書き出しもできます。取り扱いやすい保存データ発電所、接続箱、ストリングの3階層の番号を本体に記録できます。測定結果はSDHCメモリーカードを経由してPCへcsvデータとして取り込み可能。専用ソフトは不要です。別売オプションZ/iS連携キット(SR-200)とあわせて使うことで、送電前や送電停止時のクラスタ断線パネルの点検に対応可能。ケーブル断線やコネクタ脱落の位置特定にも、効果を発揮します。使い方1接続箱の開閉器をオフにして(ストリング開放状態)P/N端子にプロービング、電圧・抵抗の順に自動で測定を行います。2電圧値・抵抗値は測定順にLCD表示され本体に記録されます(最大4000ストリング)。表示されたストリングは抵抗値が非常に大きいことを示します。3全ストリングの測定が完了したら、他のストリングと比較して故障の疑いがあればステップ2(ソラメンテiS)にて故障パネルの特定を行います。4クラスタ故障の種別は下の表を目安に判別します。あり(節電機能付き)仕様や外観などは製品改良のため予告なく変更することがあります。「ソラメンテ」は株式会社アイテスの登録商標です。本体画像クリックすると拡大してご覧いただけます。¥15,000-(税別)モジュール接続ケーブルです。2本セットでの販売です。ファーウェイ社製・デルタ電子社製のパワーコンディショナと互換性があり、安定して測定できます。AG社製のパワーコンディショナに接続するための、変換ケーブルです。2本セットでの販売です。互換性があり、安定して測定できます。トレーサビリティ体系図を発行いたします。詳しくは、校正サービスのページをご覧ください。SZ-1000のメンテナンス機器を長くお使いいただいて、消耗を感じられたら「オーバーホールサービス」をご依頼ください。分解清掃や消耗部品の交換を実施いたします。機器は経時的に劣化・消耗していきます。定期的にメンテナンスをすることにより、突発的な故障のリスクも軽減されます。詳しくは、オーバーホールサービスのページをご覧ください。