ヘッダピンの根元をニッパで削れば何とかなるかも。→13.8mm!これで行けるか?LCDの上もヘッダソケットの足が飛び出さないようにニッパで削る。半田づけして、ちょうど14mmぐらいだ。ケース買っちゃったので、無理に入れたけど、もっと大きなケース買えば良かった。何とか完成!いろいろ削って、やっとケースに収めることが出来た。→実際、ちょっと穴開け位置がずれちゃったんだけど、誤魔化して撮影。端子は、手持ちのジョンソンターミナルを接続してみた。うーん、やっぱりケースに入れると、なかなか良い感じだ。何か変だ早速、測ってみよう→起動スイッチを押しっぱなしにすると、基準キャパシタ、インダクタの値を表示するうまく出来てるかも。2.2uFのポリエチレンコンデンサを測ってみる→36468pF。組み立て失敗したかも。半田付けを念入りにチェックしたけど、異常は見付けられない。回路図が付いてないのは、ちょっと良くないなー。チェック出来ないよ〜1折角、ケース作ったのに。説明書を見直すと、測定範囲があるらしい。キャパシタは、1pF〜0.1uFインダクタは、0.1uH〜10mHこれで良いのか。→ちゃんと測れてるみたいだ。結局、けっこう簡単に完成したね。タカチのGH-135は大きさがぎりぎりで、ちょっと基板を収めるのに苦労した。楽にケースに入れるならば、RG-145とかSGM-135とかの方が良いかも(未確認)1あっても出来ないと思うけどね。[top]ということで、いろいろ測ってみる折角、2つのLCメータを作ったので比較してみよう。0.09n〜0.44nFStrawBerryのLCメータは、やはり0.1uFぐらいまでしか測れない。測定値が不安定になっていい加減な値になる。IIBも、数uF以上になると精度が落ちているようだ。それ以下の範囲では、両方ともかなり精度良く測れているようだ。IIBは、キャリブレーションで、ちゃんとゼロ調整出来るので細かい数値まで取れそうな感じがする。秋月で売ってるP-10も意外にそれなりの性能だ。キャリブレーション出来ないので、オープン状態での約0.08nFの分を差し引いて値を読む必要がある。コイルを測ってみるインダクタンスの測定P-10は容量しか測れない。806.8uHまぁ、それなりの精度で測れている感じだ。[top]感想キャパシタンスは数pF〜1uF以下。インダクタンスは数uH〜数mHぐらいはかなりの精度で測定できていると思う。IIBが一番使い易い感じがする。キャリブレーションで0にセットするのがやり易い。測定値も比較的安定している気がするので安心感がある。ケース付きなので作るのは簡単、すぐに使えるし使い易い。StrawBerryのやつも、精度は同程度ありそう。手動キャリブレーションで、きれいに0にならないのがちょっと気になる。→まぁ実際はそんなに問題にならないんだけど。値段の安さと小型であることは大きな利点だ。基板剥き出しなので、ケースに入れた方が良いP-10の精度が意外と良い(キャパシタンスだけだけど)と感じた。これ以外にちゃんとした測定器を持ってないので。