キットを組立てようキットが届いた。ケースは思ったよりちょっと大きめだけど、しっかりしている。部品数も少ないし、簡単に組み立てられそうだ。説明書は英語だけど、図解が多いので分かり易い。日本語の組立て説明へのリンクもある。それにしても向こうさんのLCDは、ピン配置が一直線のやつがポピュラーなのかな。PSoCのEval1キットに付いてたLCDと同じだ。キットではコネクタを加工するように書いてあったけど、面倒だったので手持ちのヘッダピンに交換した。LCD表示器の下の電解コンデンサは、倒して取り付けないとケースに入らなくなってしまう。スイッチの取付けが、随分詳しく書いてあって、何故だろと思っていたんだけど。何気なく取り付けたら、曲がって付けてしまったことに気が付いた。それで詳しく書いてあったのね。半田吸取器で付け直すのに手間を食った。R3に2.2pFのセラミックを並列に付けるような指示の紙が入ってた。あとコイルを取り付ける時、なぜか巻線の外側をGND側に繋いだ方が良いらしい。難しいところもなく、2時間程で完成。ケースに入ってると良いなぁ。使ってみよう電源を入れて、暫くするとモード選択になる。ここで、Lxを押せばインダクタンス、Cxを押せばキャパシタンスを測定することが出来る。測定する前にゼロ調整を行う。キャパシタンスは開放、インダクタンスはショートして、ZEROボタンを押すだけ。付属品の中に、測定用の治具が入っていた。ヘッダピン用のソケットを付ける。プリント基板の両面をショートするように半田付けしたけど、これで良いんだろうか?少なくとも、発振周波数は少しづつシフトしているようだ。手の影響とかが無いように慎重にゼロ調整して、すぐに測定すれば安定して測定出来そうだ。1.5uFのフイルムコンデンサを測ってみる→1.439uF0.1uF積層セラミックコンデンサは→0.1047uF15pFのセラミックコンデンサ→15.8〜15.9pFpF単位ぐらいまでは、けっこう安定して測れる感じだ。手を近づけただけで変動するし、治具によっても精度にかなり影響がありそう。鰐口クリップも付いている。大きな部品はこれで測った方が良さそうだ。適当に巻いたコイル、計算値は780uH→814.3uH秋月のゲルマラジオに付いてた、バーアンテナ→820.8uHuH単位までは、それなりに安定して測定出来る。ゼロ調整するので、治具の分の浮遊インピーダンスはキャンセル出来るようだ。実際のところ、ちゃんとした測定器を持っていないので正確かどうか分からない。測定値は安定してるし、ゼロ調整しながら何度か測定することで、感覚的には結構正確に測れてそうな気がする。Strawberry-linuxのL/Cメータキットを見つけた。ポケットL/Cメータキットになっているけどこちらの方も殆ど同じ構成のようだ。ケースは無いけど、その分安い。IIB注文したんだから買う意味ないんだけど、つい注文してしまう。ケースに入れたいなぁ。IIBはちょっとデカいのでちっちゃい入れ物にしよう。基板の大きさを測って、タカチのGH-135にぎりぎり入るか入らないかぐらいだ。ケースの高さはちょっと足りなさそうなので、LCDは連結ソケットを使おう。ICソケット無しなら何とかなるだろう。GH-135を注文した。実際に比べてみると、基板の大きさがちょっと大きい。ケースになんとか収めようまず基板の端を2mm程カットする→パターンがギリギリなので切断しないように。ケースのネジ止め部も、基板の角の部分を削る。→これでケースにピッタリ入った。LCDの基板の左上の角もケースのネジ止め部に干渉する→これもパターンギリギリだがパターン切断ギリギリまで削って何とか。→タクトスイッチも底上げしてケースの高さに合わせたあれ?基準のコンデンサの高さが異様に高い。入るかなぁ→ギリギリだ。このコンデンサの高さは14mm。これ以上はケースに入らない。すると、LCDはそのまま入るかも。