株式会社オカムラ|カタログJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。対策用キャビネット355356お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。このページに含まれるテキストデータ(PDFから抽出された内容)左ページから抽出された内容ケミカルハザードケミカルハザード対策用キャビネット■粉体専用タイプ(M型)粉体(粉末薬剤等)の取扱いに際し、作業者へのばく露を抑制します。HEPAフィルターは、本体脚部からバックイン・バックアウト(バッグ内蔵)により、交換できるため、粉体(粉末薬剤等)の漏洩を抑制します。風速切替スイッチにより、3段階の風速が選択可能です。注意事項図に示すように屋外排気をしてください。(安定した流入風速を保持するため開放式ダクト接続を推奨します。)(1)(ダクト圧損+設置室内の負圧分)=△PPaを補償する排気ファンを設けてください。(2)開放式ダクト接続のダクトの排気量は、キャビネットの排気量の150%が必要です。密閉式ダクト接続より、開放式ダクト接続の方が、キャビネットの排気量を一定に保つことができます。(3)開放式ダクトからの排気量に相当する空気が実験室に供給されていることを確認してください。供給されていませんと、キャビネットの所定の風量が確保できなかったり、キャビネットからの排気が、室内に漏れる可能性があります。(4)密閉式ダクト接続する場合は、キャビネットの排気フランジと建屋ダクトの間に、取り外し可能なフレキシブル継手を設けてください。ダクトの排気量は、キャビネットの風量可変に対応できるようにしてください。流入開口部風速が仕様値を外れ高くなる場合があります。その他・HEPAフィルター交換:バッグインバッグアウト方式(バッグ1セット内蔵。溶着器は不付きですので,交換時にはご準備が必要です。:無電圧a接点付・排気フランジ付(注1)1.前面シャッター開口高さ(M型200mm、H型250mm)において運転した場合の性能保証です。2.全ての条件下における性能保証ではありません。(注2)ISPE:InternationalSocietyforPharmaceuticalEngineering(国際製薬技術協会)(注3)作業室内の洗浄度を必要とされる作業には、本製品は使用できません。ブザー(ホロホロ音)、表示灯付(前面シャッター開口200mmを超える時、警告)(警報はありますが、機械的に開かなくするストッパーはありません。:0.55〜0.65m/s(中心値:0.60m/s)、各測定点の風速は0.50m/s以上中速運転時:0.32〜0.48m/s(中心値:0.40m/s)低速運転時:0.14〜0.26m/s(中心値:0.20m/s)【前面シャッター開口高さ200mmにて、開口面積を8等分した中心点の風速測定値の平均値】粉体封じ込め性能封じ込め性能:10μg/m3以下(形式検査)・前面シャッター開口高さ200mmにおいて定格運転で使用した場合の性能保証です。・全ての条件下における性能保証ではありません。50kg機外静圧0Pa(屋外排気時、ダクト圧損と室内負圧分以上の排気ファンを準備ください。■ケミカルハザード対策用キャビネット■粉体専用タイプ(H型)粉体(高活性医薬品等)の取扱いに際し、作業者へのばく露を抑制します。HEPAフィルターは、本体脚部からバックイン・バックアウト(バッグ内蔵)により、交換できるため、粉体(粉末薬剤等)の漏洩を抑制します。クラスIIA2と同等の気密性能です。注意事項図に示すように屋外排気をしてください。(ガス状または揮発性有害物質を取り扱う場合は密閉式ダクト接続による屋外排気としてください。)(1)(ダクト圧損+設置室内の負圧分)=△PPaを補償する排気ファンを設けてください。(2)開放式ダクト接続のダクトの排気量は、キャビネットの排気量の150%が必要です。密閉式ダクト接続より、開放式ダクト接続の方が、キャビネットの排気量を一定に保つことができます。(3)開放式ダクトからの排気量に相当する空気が実験室に供給されていることを確認してください。供給されていませんと、キャビネットの所定の風量が確保できなかったり、キャビネットからの排気が、室内に漏れる可能性があります。(4)密閉式ダクト接続する場合は、キャビネットの排気フランジと建屋ダクトの間に、取り外し可能なフレキシブル継手を設けてください。その他・HEPAフィルター交換:バッグインバッグアウト方式(バッグ1セット内蔵。溶着器は不付きですので,交換時にはご準備が必要です。)・運転状態信号:無電圧a接点付・排気フランジ付(注1)1.前面シャッター開口高さ(M型200mm、H型250mm)において運転した場合の性能保証です。2.全ての条件下における性能保証ではありません。(注2)ISPE:InternationalSocietyforPharmaceuticalEngineering(国際製薬技術協会)(注3)作業室内の洗浄度を必要とされる作業には、本製品は使用できません。ポリエステル粉体焼付塗装のみ作業台材質SUS304、JISの仕上げNo.4相当板(作業台下はドレン構造ですが、作業面はドレン構造ではありません。ブザー(ホロホロ音)、表示灯付(前面シャッター開口200mmを超える時、警告)(警報はありますが、機械的に開かなくするストッパーはありません。スキャンテスト合格品前面シャッター開口高さ250mm風量排気12.37〜14.63m3/min/min(中心値:13.5m3/min)【前面シャッター開口高さ250mmにて】風速作業台内0.15〜0.25m/s(中心値:0.20m/s)【前面シャッター開口高さ250mmにて】流入開口部0.55〜0.65m/s(中心値:0.60m/s)【前面シャッター開口高さ250mmにて開口面積を10等分した中心点の風速測定値の平均値。各測定点の風速は0.50m/s以上】粉体封じ込め性能封じ込め性能:1μg/m3以下(形式検査)・前面シャッター開口高さ250mmにおいて運転した場合の性能保証です。90kg機外静圧0Pa(屋外排気時、ダクト圧損と室内負圧分以上の排気ファンを準備ください。ファン排気ファン防風カバー防虫網ダンパ(建屋ダクト)300mm以上200mmフレキシブル継手(天井)(ダクト圧損+設置室内の負圧分)=△P除外排気ファン(静圧△P)チャッキダンパ屋外●価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。配線工事費は含まれておりません。■カテゴリマイバインダーマイバインダーは空です。