IIシリーズは多光子顕微鏡用プラットフォームです。当社では試料を顕微鏡に合わせるのではなく、顕微鏡を試料に適応させる方針を基に、様々な実験要件に対応可能な完全にモジュール式のイメージングプラットフォームを作りました。詳細についてはこちらのプレスリリースをご覧ください。最先端機能と優れた使い勝手の両立を目指し開発されたBergamo®IIシリーズ顕微鏡は、下記の特長を持ちます。これらの多くの機能は、既存の当社顕微鏡システムにも追加できます。詳細については「レトロフィット」のタブをご参照ください。詳細はプレスリリースをご覧ください。集結した技術者が、よりコストの低いシームレスなソリューションを構築します。システムを構成する部品ごとの専門知識を蓄積しています。実験ニーズの変化に応じて、既存の性能を残しつつ顕微鏡のアップグレードが可能です。当社技術者が顕微鏡の組み立て/設置、テスト、使用方法のデモンストレーションを行います。クイックサポート担当技術者が電話もしくはメールにて迅速なサポートに対応します。技術者およびアプリケーションごとの専門スタッフとのテレビ会議も可能です。テレビ会議用のWebカメラ(マイク内蔵)は当社から送付いたします。ご希望があれば、ソフトウェアに関する問題はリモートデスクトップで解決をサポートいたします。当社では、用途に応じて様々なご要望にお応えできるように、お客様のニーズに合わせたご提案を心掛けています。ご意見・ご要望、またご質問などございましたら当社までお気軽にご連絡ください。II顕微鏡は、実験の要件に合わせ構成をカスタマイズ可能なモジュール式システムです。下記のモジュールは、お客様のご検討用に様々なシステム構成例をご紹介した「構成」のタブで紹介されています。II顕微鏡は、入射ビームを伝搬、調整、そして誘導する1つもしくは2つの走査光路で構成することができます。各走査路では、レゾナント-ガルバノ-ガルバノスキャナ、ガルバノ-レゾナントスキャナ、ガルバノ-ガルバノスキャナ、または空間変調モジュール(SLM)をご使用いただけます。これらの選択肢により、高フレームレート、高感度、さらには関心領域(ROI)へのターゲット照射など、各実験要件に合わせて走査系を最適化することができます。kHzのレゾナント-ガルバノ-ガルバノスキャナ(RGG)をご用意しております。これらのスキャナにより、単一視野内の複数の領域を高速かつ立て続けにイメージングすることが可能となります。fpsにまで増加します。kHzのガルバノ-レゾナントスキャナをご用意しております。fpsにまで増加します。ピクセル滞在時間に一貫性があり、信号をより良く積分し、イメージング画像が均一化されます。物理的に点から点へ移動するスキャナとは異なり、空間変調モジュール(SLM)は、ホログラフィを用いてビームを回折させ、ユーザが望むパターンに成形します。装置は一般的なビーム成形と、視野範囲での多数の集光点生成に対応します。後者ではこれにより試料内の複数の箇所を同時に光励起することができます。Ti:サファイアレーザを使用した波長切り替え。nmの高速切り替えにより高コントラストが得られています。fpsのイメージング速度で取得しました。おける高速シーケンスイメージングに適しています。μmの矢状断切片)です。nmの最適波長で励起されたマウス抗GFAP抗体の蛍光像です。nmの単一波長で励起した蛍光像で、2つの蛍光タグの同時励起では最適な像が得られないことを示しています。fpsで取得した2色励起イメージングシーケンスの合成画像を示します。nmで素早くチューニングされました。図3の動画では、図2で合成画像の生成に使用された高速切り替えを1/16倍の速度でご覧いただけます。nmの単一波長の励起と比較した場合、両方の蛍光色素に適した励起が可能な高速切り替えの方が、より高い画像コントラストを得られています。こちらは、ベッセルビームを使用した当社の新しい超高速イメージング手法です。vivoボリューム機能イメージングをビデオレートで実現します。この独特なビームは、非回折で自己修復性をもつため、強く集光され、組織を透過しても再成形されます。II多光子顕微鏡と2光子メゾスコープに採用されます。右はベッセルビームとガウシアンビームの画像です。画像でご覧いただけるように、ガウシアンビームの焦点は1点で、中心から広がるにつれ集光は弱まります。ベッセルビームは焦点を保つ円環ビームとなります。こちらの技術に関するプレスリリースはこちらからご覧いただけます。IIシリーズシステムには多関節式ペリスコープが付いています。このペリスコープの設計により、走査システム全体を試料に対して傾けられるなど、柔軟性が強化されています。IIシリーズシステムには、光学性能を損なうことなく顕微鏡のXYZ各軸の全移動範囲が使用可能となるペリスコープが付いています。ペリスコープ多光子顕微鏡に用いられるレーザのほとんどは自由空間ビームとして伝播します。ビームのアライメントならびに最適化状態を維持するためにはビーム光路が固定されていなければなりません。Z、θおよび昇降)に移動できる機能においてビーム光路も同じ軸に沿って移動しなければなりません。IIシリーズシステムは多関節式のペリスコープを用いることによりこの課題を克服しています。Enlarge吸収フィルタとダイクロイックキューブは、PMT検出モジュールの前にある磁石で密閉されたドアの向こう側で保持されています。IIシリーズ顕微鏡には当社独自の走査用光学素子を使用しています。nmの励起波長用に最適化・補正されているため、それぞれ光刺激、2光子イメージング、そして3光子イメージングに適しています。Discoveryのような2波長出力レーザに対応できるよう選ばれています。当社の光学素子は多光子顕微鏡では主力となる低倍率、高NAの対物レンズの光学設計を最大限に活用しています。mmまで合わせることができます。広い走査エリアにより、素早く関心領域(ROI)が特定でき、1度にイメージングできる細胞の数が多くなります。検出システムの最も重要な目標は数の限られた光子からより多くの信号を得ることです。PMTを対物レンズのすぐ後ろに配置すること(「ノンデスキャン」の幾何学的配置)により試料によって散乱する光は、対物レンズの視野外で起こってもPMTに当たって信号に加えられます。これは多光子顕微鏡独自の機構です。対物レンズの設計視野以外からも集光することにより、組織深部をイメージングする際、全体の検出効率を大幅に向上させています。mmに対し)、透過方向においては集光角度が13°の光学系をご用意しております。集光モジュールに機械式シャッタを取り付けて光刺激の実験に用いることもできます。mmダイクロイックミラーが入っている業界標準の蛍光フィルターセットに対応します。当社の検出モジュールは他社設計とは異なり磁石固定式のホルダとなっているため、素早く簡単にフィルタを交換して異なる測定が行えます。mmダイクロイックミラー用の検出モジュールもご用意しており、より大きい集光角度で多くの信号検出が可能です。PMTを採用しています。これらのディテクタは量子効率が高く、蛍光強度が低い、または感光性が高い試料のイメージングに役立ちます。PMTは2種類ご用意しております。弱い信号に対して感度を改善した熱電冷却型PMT、そしてコンパクトで開口部が大きい非冷却型PMTです。PMTもご用意しております。IIシリーズ顕微鏡は、反射(後)方向に2つまたは4つの検出器、さらに・または透過(前)方向に2つの検出器を取り付けることが可能です。透過(前)方向に検出チャンネルを構成することで、反射方向に設定したPMTと同一の蛍光タグを検出することができ、薄くて蛍光強度が低い試料に対して顕微鏡の感度を向上させることが可能です。ソフトウェアにより1度で最大4チャンネルが制御できます。IIシリーズ顕微鏡本体用に設計されています。ノブで最大5軸を電動制御します。回転式システムでは、対物レンズ焦点の微調整と筐体の昇降によるz軸移動をロッカースイッチにより切り替えます。ご希望の筐体位置を維持したい場合には、各軸の移動操作を個別にロックすることができます。タッチスクリーンを用いて2つの位置を保存、読み出しできます。PCのThorImage®LS上では、最大8つの位置を保存可能です。タッチスクリーンは、すべてのモータの位置の読み出しも行います。0.75ならびにRMSネジ付きの無限遠補正対物レンズに対応します。これにより多光子顕微鏡に使用される多くの低倍率、高NA対物レンズを装置に取り付けることが可能になります。当社の走査用光学素子は視野数が20と大きく、これらの多光子イメージング用対物レンズの光学設計を利用することで、同じ対物レンズを使用した他社製顕微鏡と比べても集光性能が高くなっています。Enlarge高剛性スタンドサンプルホルダ当社の高剛性スタンドサンプルホルダは、回転や固定が可能な薄型プラットフォームで、スライド、記録チャンバ、Z軸ピエゾステージやカスタム仕様の実験器具を取り付けます。mm(Ø1.5インチ)ステンレススチール製ポストで支えられ、さらに赤いポストホルダによってワークステーションなどに固定されます。試料設置プラットフォームの高さはロック用カラーで保持されており、回転させることにより簡単に光路上に置いたり、離したりすることができます。位置が決まった後は、クイックリリース機構によりポストが固定されます。当社の多光子顕微鏡システムに完全対応するよう設計されました。vivo試料を可視化することができます。落射蛍光照明モジュールとともに使用することにより基準マーカを特定するのに役に立ちます。レーザ照射が不要なイメージング手法にもお使いいただけます。メガピクセル、そしてCMOSカメラは5メガピクセルセンサでご用意しております。一般的にカメラの解像度が低いと最大フレームレートが高くなります。これらのカメラには、外部トリガ信号により画像取得が可能な補助ポートも付いています。IIシリーズ顕微鏡は、業界標準のCマウントならびにCSマウントネジ付きのカメラにも対応しています。vivoでの実験の切り替えが非常に簡単になります。お客様ご自身で取り付けが可能なDodtコントラスト、レーザ走査によるDodtコントラスト、DICモジュールは本体への取り付け、取り外しが5分未満で行えます。両方をご用意しております。mmの範囲で電動式コンデンサを移動させることで照明条件を最適化します。この多機能デザインによりNikon製コンデンサや高NA油浸コンデンサにも対応します。これらのモジュールを補完するため、当社では透過照明モジュールと対物レンズ間にスライドを適切に配置できる薄型高剛性スタンドサンプルホルダを製造しています。当社では、用途に応じて様々なご要望にお応えできるように、お客様のニーズに合わせたご提案を心掛けています。ご意見・ご要望、またご質問などございましたら当社までお気軽にご連絡ください。IIの回転式、XYZ軸ならびにZ軸システム構成例の詳細がご覧いただけます。当社の多光子顕微鏡プラットフォームはモジュール設計により、それぞれの実験ニーズに合った構成に変更したり、設置後の顕微鏡機能の調整が可能です。各モジュールについての詳細は「モジュール」タブをご覧ください。Laser当社の空間変調モジュール(SLM)は、レーザービームの位相を操作することにより何百もの集光点をユーザが望む位置に生じさせます。SLMの位相マスクのパターンは素早く切り替え可能であり、個々の焦点を同時に刺激可能です。刺激用ビームを成形し、光刺激の効果を向上させることができます。これは、単一視野内の異なる深度で神経集団を活性化させるのに重要な機能です。こちらの構成ではイメージングと光刺激用に別々の2つのレーザを使用しています。Bergamo顕微鏡システムは高度な構成柔軟性を持ち、デュアル出力光源向けに光路を最適化することができます。EnlargeSLMは副光路に設置されており、多光子イメージングと同時進行で光刺激が可能です。SystemのBlueCutファイバーレーザを使用しています。Laserこちらのデュアル走査の構成は、ガルバノ-レゾナントとガルバノ-ガルバノの両方のスキャナと、近赤外走査素子を第2次ならびに第3次高調波発生(SHGならびにTHG)イメージングに使用します。Enlarge主光路ならびに副光路の光学素子はそれぞれ2光子と3光子イメージング用に最適化されています。ビーム路は、同時のマルチチャンネルイメージング用に最適化されています。Enlarge当社の回転式顕微鏡ベースで対象物を最大+95°の角度でご覧ください。顕微鏡ボディの回転は対物レンズの焦点が軸となっているため、焦点の再調整の必要なく自由な回転が可能です。イメージング神経疾患ランダムアクセス走査構成の仕様詳細こちらの高速ランダムアクセス走査構成は、レゾナント-ガルバノ-ガルバノスキャナを使用して、単一視野内で複数の高分解能画像を取得します。スキャナは、ユーザ定義の領域を複数選択可能なうえ、レゾナント-ガルバノスキャナの速度で動作します。このイメージング機能は、脳の複数の部位での神経応答の相関解析に適しています。Enlarge聴覚神経の観察などにはこちらのようにサウンドボックス内に顕微鏡を設置することができます。vivo観察を行うことができます。Laserランダムアクセス走査用に装備されているこちらの構成は、主光路にレゾナント-ガルバノ-ガルバノスキャナ、副光路にガルバノ-ガルバノスキャナの両方を組み込んでいます。システムは多光子イメージング用にデュアル出力レーザを使用しています。Details上の大型のGibraltarステージにより、試料と補助機器の両方が対物レンズの焦点面にアライメントできます。こちらでは、パッチクランプ記録用に細胞が操作できるよう電動マイクロマニピュレータをブレッドボードに取り付けています。Enlargeカスタムエンクロージャをビーム調整モジュールやほかの部品に使用すれば、遮光領域ができ、ほかのビーム路に影響することなく部品の調整が可能となります。Enlarge主光路のレゾナント-ガルバノ-ガルバノスキャナは、単一視野内で複数の関心領域が素早く走査可能となり、副光路のガルバノ-ガルバノスキャナは、同時光刺激にご使用いただけます。Sourceこちらの複数走査路とモダリティの構成は、光刺激とともに多光子、共焦点ならびに落射蛍光イメージングのあらゆる組み合わせを使用した様々な実験条件で観察が可能です。光刺激と多光子イメージングの組み合わせは、主光路でガルバノ-レゾナントスキャナによる高速イメージング、副光路でガルバノ-ガルバノスキャナによる特定の領域での光刺激を行う、2つの走査路で実施可能です。4チャンネル共焦点レーザは、ファイバのバルクヘッドから副光路に接続し、4チャンネル型PMT検出モジュールは対物レンズの後方焦点面にあるポートを使用して接続します。Quantaluxカメラの取り付けで実施可能です。Enlarge当社では様々な試料向けの取付けオプションをご用意しております。剛性スタンドのブレッドボードインサートが写真のようにVRフライシアターと補助カメラを対物レンズの下に取り付けています。vivo顕微鏡観察のどちらにも適しています。脱着式の透過光モジュール付きのシステムは、さまざまな実験手法、イメージング手法、そして対象物に対応する汎用性があります。Enlarge顕微鏡下の広い空間により、補助機器を使用した大型のセットアップを対物レンズ下に設置しやすくなります。こちらでは、ショウジョウバエ用のVRシアターステージと2つの補助カメラを取り付けています。セットアップは、ThorSync(ThorImageLS)ソフトウェアのアドオン)を使用した画像取得機能と同期可能です。Enlargeほかのイメージング手法の信号検出向けに自由空間光用フォトディテクタをあらゆるPMTに交換することができます。こちらは、PMTの代わりに反射光を検知するDET10A2を取り付けた顕微鏡です。Laserこちらの構成はビデオレートの2光子シーケンスイメージングで高速かつ動的な生物/.化学プロセスが観察可能です。観察で使用されているマルチカメラのVRシアターを含め、様々な取り付けオプションに安定性をもたらします。kHzの共振周波数でご用意しております。単純なZ軸イメージング構成の仕様詳細こちらは試料面での多光子イメージングを要する単純な顕微鏡システムの構成で、不要な機能は付いていません。こちらの構成にはパワー減衰器が必要です(写真に含まれておりません)。nmレーザを主光源としています。イメージング素子は短波長あるいは長波長の多光子イメージング向けに調整可能で、ガルバノ-ガルバノスキャナはより大きいあるいは小さいビーム径に対応できるよう交換できます。当社では、用途に応じて様々なご要望にお応えできるように、お客様のニーズに合わせたご提案を心掛けています。ご意見・ご要望、またご質問などございましたら当社までお気軽にご連絡ください。当社のモジュール設計の顕微鏡は、実験ニーズに応じて常に進化させることができます。旧モデルの顕微鏡や多光子顕微鏡製品も、必要に応じ、基盤のアップグレードや既存部品に機能を追加できる柔軟性が備わっています。当社の多光子システムのラインナップの追加オプションについては下表をご覧いただき、アップグレードもしくはアドオンの詳細については当社までご連絡ください。アップグレードやアドオンの設置には担当者が訪問させていただく場合があることをご了承ください。Noガルバノ-ガルバノイメージングは不可ガルバノ-レゾナントスキャナが必要です。Noガルバノ-レゾナントスキャナが必要です。Noガルバノ-レゾナントスキャナが必要です。検出チャンネル毎に異なるカラー表示で簡単なビジュアル解析ThorImage®LSのソースコードは、Bergamo、Cerna、または共焦点顕微鏡をお持ちのお客様にご提供可能です。当社メールでご連絡ください。ハイパースペクトルイメージング機能、ならびに補助的な外付けハードウェアを制御するオープンソースの画像取得プログラムです。vivoの同時光刺激やイメージングまで、ThorImageLSはそれぞれのニーズに合わせて組み込まれたモジュール式のワークスペースをご提供しております。そのワークフロー指向のインターフェイスは、単一画像、Zスタック、タイムシリーズ、そしてストリーミング画像の取得、可視化ならびに解析をサポートします。ThorImageLSのデータ取得ならびに解析の様子が右の動画でご覧いただけます。ThorImageLSは当社の顕微鏡をお買い求めいただくと付属しています。オープンソースのため、ソフトウェア機能や性能の完全カスタマイズが可能です。ThorImageLSには当社のカスタマーサポートならびに定期的なソフトウェア更新サービスが付帯しており、常にイメージングの需要に合うよう心がけております。詳細については製品紹介ページをご覧ください。2019年10月15日お持ちの顕微鏡に対応する最新のThorImageLSについては当社までお問い合わせください。2.xならびに1.xに新規機能を大幅に追加しており、旧モデルの顕微鏡に対応できない場合があります。当社では旧モデルをお持ちのお客様のために旧バージョンのソフトウェアのサポートを継続しております。IIシリーズ顕微鏡の各資料(pdf)は下のボタンをクリックするとご覧いただけます。Resolution当社では、用途ごとのさまざまなご要望にお応えできるように、お客様のニーズに合わせたご提案を心掛けています。ご意見・ご要望、またご質問などございましたら当社までお気軽にご連絡ください。Daranciang。