Tipsフォーカシング支援ソフトによるビットラン冷却CCDカメラのオートフォーカスSBIGやATIKなど海外のカメラはMaxImDLやFocusMax等オートフォーカスが可能な環境があります。国産のビットランなどは、独自の撮像ソフトを使っておりオートフォーカスが出来ませんでした。フォーカシング支援ソフトを使うことによりビットランの冷却CCDカメラでオートフォーカスが可能となります。方】フォーカシング支援ソフトをセットアップし起動します。フォーカシング支援ソフトの設定1.画像フォルダービットラン側の自動撮影フォルダーと同じ場所を指定します。測定星を選択してオートフォーカスをする場合はチェックを入れます。4.最大/最小フォーカス繰り出し量の設定。「例:100(内像)〜200(外像)」又はあらかじめフォーカス位置近くにいる場合は現在位置の前後で設定します。数値は自分の環境に合わせてください。範囲の指定<現在位置の前後が優先されます。星像の内像/外像の範囲を狭く取るとFocus推測が早いです。測定に入ったほうが正確に測定出来る。左図のように100〜200の場合、50までドロチューブを移動してから実行すれば、バックラッシュ分が吸収できるバックラッシュ補正モーターを逆回転させたときにフォーカスが動き出すStep数を入力いらない場合はチェックをはずす。自動/連続撮影にして保存ファイル名をフォーカシング支援ソフトの画像フォルダーにあわせる。C:\FocusChecker20\Image\Autoccd-1撮影枚数/間隔を設定する。撮影したい枚数:少ないとFocus判定する前に終わってしまうし多いと画像ファイルが削除されずにフォルダに溜まってしまう。ビットランの自動撮影間隔)撮影の設定は通常の自動撮像をする時の設定でOK目標の星像にあわせて露出時間、ビニングを決定してください。実行の順番は「フォーカシング支援ソフト」→「ビットラン撮像ソフト」になります。トラン撮像ソフトの自動撮影を終了することを忘れずに!!!画像ファイルが溜まってしまいます再度ファーカスする場合はフォルダ内の削除されなかった画像ファイルは削除してくださいオートフォーカスの精度について私の場合、国際光機KK250(焦点距離1000mm)にビクセンR200SSの接眼部を使い日本パルスモーターPF42を使用しております減速比1/75で1ステップあたり約3μmです。5回ほど繰り返して実行してみましたが2210step〜2250stepで30〜40stepあたりの誤差は出ていますので90〜120μmになります。空が落ち着けば、さらに誤差は小さくなると思われます。当然ながら手では調整できない範囲だと思います。90〜120μmが大きいか小さいか判断が付きませんが撮像結果から見る限りでは許容内で十分だと思われます。詳しくはフォーカシング支援ソフトの説明書をご参照ください。Nikukyu-Punch。