株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。担当者よりこの度は、当社をご利用いただきまして誠にありがとうございました。ハイロー動作、並びに骨盤部ドロップの不具合がある、とのご連絡を頂きました。ハイロー動作に関しては導通を確認し、リレーの故障が判明したので交換並びにドロップ動作に関しましてはハンガー折れを発見致しましたので交換致しました。ゼニステーブルの耐用年数は非常に長いですが工業製品故の経年劣化は気が付かないうちに発生致します。お早目のメンテナンスをお勧め致します。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。