放射温度計の構成HORIBAでは、放射温度計のセンサとしてサーモパイル(赤外線センサ)を用いています。物体から放射された赤外線がレンズなどの光学系でサーモパイルへ集光されます。サーモパイルでは、入射された赤外線エネルギーに応じた出力信号が発生し、このサーモパイル自身の温度を測る基準温度センサの出力信号とともに、回路を通ってマイクロコンピュータに入力されます。」)による補整の後、温度に換算され、液晶に温度表示されます。直列に接続した熱電対列の温接点側を受光部としています。増感処理を施してあり、赤外線を吸収しやすいようにしてあります。冷接点側は熱が逃げやすいように配置されています。ここで温度を知るためには、冷接点側の温度を測定し、この温度による補正を行う必要があります。そこで冷接点の温度を得るために、放射温度計内部でサーモパイル自身の温度を測定しています。アクセシビリティサイトマップ。