eddyscan®-H表面検査|ケン・オートメーション当サイトを快適にご利用いただくには、ブラウザでJavaScriptを有効にしてください。独自に数値化し管理をすることができる測定機です。高速にて表面性状を検査、しかもインラインでの検査を可能にするコンセプトで開発されました。ソフトウェアは事前に入力しておいた判定値によってNO-GOの判定を行うことができ、測定データはSQLデータベースへすべて保存されます。チャタマーク、研磨加工品・ポリッシュ加工品の加工残りや加工具合のチェック、機上での使用を行えば工具の摩耗チェックや砥石再成型のタイミング制御も可能です。散乱光による表面検査(面性状)ワークに照射された平行光は、表面の微小な凹凸により散乱され返ってきます。面粗度が小さいフラットな面であれば、散乱の程度は小さくまっすぐ光が返ってきます。面粗度が大きければ、より大きく光が散乱します(図1)。線形の相関があることが分かっています。光を用いることにより瞬時に面粗度を計測できます。角度で反射し、ディテクタ―で検知されます。この測定を表面で連続的に行い、各測定点の傾斜角データからスキャン部の輪郭形状を算出します(図2)。した測定を円筒面や球面で行えば真円度を、平面で行えば真直度や平面度を、得られた輪郭形状から算出できます。輪郭形状にFFT処理を施すことで、形状中のうねりを解析できます。平面研磨部の平面度インラインでシャフト加工時の真円度ボールネジのうねりベアリングの真円度、うねり表面粗さパラメータAq(VDA2009)とはAqは散乱光角度分布の分散値(標準偏差の2乗)であり、輪郭形状角度の関数。製品に関するご質問やご相談はお気軽にご連絡ください。