加湿器によるカルシウム成長とショートの事例(2020.1.8)明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。「昔のはんだ付け職人」様から、この季節によく使用される加湿器による不具合の事例を教えて頂きましたのでシェアいたします。計測装置を製造しておりました。電源はDC48VとかDC110Vとかでした。(直流電源です)ある時、電話があり、「装置から煙が出た、どうなっているんだ!」とお叱りをいただきました。回収とドタバタ対応を行いました。問題の筐体を開けると、端子台から配線で入ってきている電源入力の負極側から発火した跡が観測されました。基板自体はUL不燃材料なのでボヤで終わってました。過去数年間、100台以上出荷してそんなクレームは発生していません。発火点は電線と基板のパターンだけで他に怪しい部品はなく原因はわからない状態でした。外気循環の冷却だけで使用されていました。ところが該当機は、コンパクトに事務所の片隅に盤を立てて運転。人間様がいる環境なので冷暖房完備です。冬場は乾燥対策で超音波加湿器をガンガン使用されていました。加湿用水は、市水、つまり街の上水道そのままでした。供給されている上水の水質観測記録は、ネット上で公開されていますのでカルシウムの溶存量は簡単に知ることができます。当時はその街の水道局に問い合わせて調べましたが、濃度は高めでいした。念のために、焼損した基板と、製造直後の基板サンプルを、SEMで分析すると、カルシウムが焼損基板のみに確認されました。ここまで状況がわかればお客様に説明ができました。よる発熱で発火したものです。お客様が調べたところによりますと、他の機器でもカルシウム堆積の白いものが見られたとのことでした。超音波加湿器に使用する水を市水から蒸留水に切り替えていただきました。その後、白い付着物は見られなくなりました。この季節、あちこちで超音波加湿器が使わています。壁のコンセントは交流なので選択的にカルシウムが付着することはないですが、やはり気を付けないと思わぬところで事故にいたります。使用する水質に注意を払えば大丈夫です。)を汲むのも手軽な解決方法です。****************************ここまで******************************いかがだったでしょうか?弊社でも超音波加湿器を水道水を入れて使用しております。いえば、加湿器の水が溜まるところにも、白いカルシウムが析出したものが多量に付着しています。したものが、空気中に漂って、基板上に滞積すると発火まで至らなくても、PCなどがダメージを受ける可能性は大きいです。「水没もして無さそうなのに、何かな?」と思ったことが何度かありました。今から思うと、これも加湿器によるカルシウム成分だったのかもしれません。このように、想像もしていないところから発生する不具合があるということを「昔のはんだ付け職人」様に教えていただきました。お役に立てば幸いです。残席に余裕があります。お急ぎの方はこちらでどうぞ。