株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。修理のきっかけシリンダーハンガーの歪み担当者よりこの度は、当社をご利用いただきまして誠にありがとうございました。ドロップ動作時に異音がすると連絡を頂きお伺いしました。シリンダーハンガー2本が歪んでいた為、ドロップ時に異音がするようになっておりました。シリンダーハンガー2本をメーカー純正品の新品に交換し、その後にピストン調整をして使用可能となりました。その他、各種部品も取り揃えておりますのでお気軽にご相談ください。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。