¥470,000※色文字での表示は、キャンペーン価格およびそのキャンペーン期間です。TP700)は、パーソナルユースあるいは検査目的にとって必要最小限のスペックとして標準ピッチの48ウェルブロックを採用し、さらに長寿命のLED光源の採用、使いやすさで定評の日本語ソフトを搭載するなど、高性能と使いやすさを兼ね備えたエコノミーモデルのリアルタイムPCR装置である。ペルチェ素子を用いた安定した温度制御とウェル間で測定時間差のないカメラ撮影方式での蛍光検出により、ウェル間・実験間で高い均一性、再現性を実現している。Redの2種類を標準装備している。インターカレーター法や各種プローブ検出によるリアルタイムPCRが可能であり、FAM標識プローブとROX標識プローブによるマルチプレックスPCRも行うことができる。オプションフィルター(HEX/VICフィルター、Cy5フィルター)の追加搭載も可能である。本体制御用コンピューターは日本語OSを搭載している。ソフトウェアは直感性を重視した2種類のソフトウェア~MIQEガイドラインに準拠したソフトウェアおよび食品環境検査用ソフトウェア(日本語表示)~を標準装備しており、セットアップから結果の解析まで、初めて操作される方でもスムーズに操作できる。研究者のニーズにこたえた解析手法に対応しており、クリック一つで解析法を切り替え可能である。RQ」を搭載した多波長検出モデルである。RQは、リアルタイムPCR実験の反応数増加への対応、複数のリファレンス遺伝子を用いた補正による正確な定量といったニーズに対応して開発された相対定量解析ソフトウェアである。複数プレートにまたがる多検体、多遺伝子の相対定量解析を簡単に行うことができる。Diceシリーズで実績のあるペルチェ素子を用いた安定した温度制御と、上方から48ウェルを同時に測定するカメラ撮影方式での測定時間差のない蛍光検出により、ウェル間・実験間で高い均一性、再現性を実現している。RR820S/A/B)*と組み合わせることで、2倍差の解析も可能である(図2)。Greenシリーズ」に名称変更いたします。製品コードや試薬の性能に変更はありません。これまで通りご使用ください。■48ウェル間での高い均一性48ウェルで同一の反応を行い、Ct値の精度を調べた。すべてのウェルで均一な反応および検出ができていることがわかる。■高い精度の解析を実現6段階の2倍希釈系列の鋳型を用いて反応。各濃度の鋳型は正確に1サイクルずつの幅で検出され、高い信頼性で2倍の濃度差を測定可能なことがわかる。Red)を標準装備している。Green検出)や各種プローブ(プローブ、サイクリングプローブ)検出によるリアルタイムPCRが可能であり、FAM標識プローブとROX標識プローブによるマルチプレックスPCRも行える。オプションフィルター(HEX/VICフィルター、Cy5フィルター)を追加搭載することで、さらに応用の可能性が広がる。一般的に使われる96ウェルプレートと同じ標準ウェル間隔48ウェルブロックを採用し、操作性は従来機と変わらずにコンパクト化を実現。日本語OSを搭載しているため、検体名などは日本語入力も可能である。PowerPoint(.pptx)、PDF(.pdf)カンマ区切りテキストファイル(.csv)、テキスト(.txt)、ビットマップ(.bmp)~研究者が考案した使い勝手抜群のソフトウェア(2種)~MIQEガイドラインに準拠した新時代のソフトウェア便利機能満載のプログラム設定ソフトウェアはシンプルな5画面で構成されており、直感性を重視した設計になっている。セットアップから結果解析まで、初めて操作される方でもスムーズに操作できる。研究者のニーズにこたえたさまざまな解析手法に対応しており、クリック一つで解析法の切り替えが可能である。TP760)に標準搭載している。TP700の場合は、後から追加インストール可能である。直感的に操作できる食品環境検査用ソフトウェア(日本語表示)基本表示もレポート出力もすべて日本語の完全日本語サポート各種メニューや項目はすべて日本語で表示されており、セットアップから解析まで直感性を重視したソフトウェア設計であるため、スムーズにリアルタイムPCR解析を行うことができる。SNPsタイピングの5種類の解析タイプが装備されており、あらゆる検査用途に対応可能である。CycleavePCRキット専用モードなら、反応開始から結果判定までデフォルトのままで使用可能CycleavePCRキットを用いる解析の多くは、デフォルト設定で行うことができ、反応終了後には「総合判定」ボタンを押すだけで「Posi」「Nega」などの結果を表示できる。簡単に使用可能である。仕様は予告なしに変更することがあります。本体外観リアルタイムPCR関連実験の各種手法をホームページでご紹介しています。あわせてご参照ください。実機を用いたデモの受付は、こちらからこの製品を見た人は、こんな製品も見ています。弊社の取扱い製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。して使用しないでください。ための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。タカラバイオ製品に関連するライセンス・パテントについては、ライセンスマークをクリックして内容をご確認ください。他メーカーの製品に関するライセンス・パテントについては、各メーカーのウェブサイトまたはメーカー発行のカタログ等でご確認ください。ウェブサイトに掲載している会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。