energyがとうとうリリースされたというニュースが大きいものだと思います。ご存知のとおり、Gemstoneと呼ばれる、アフターグローが非常に短い検出器の開発に成功した為、view数を上げる事ができるようになりました(2300程度)。これは、半分にしても、1000以上を確保できることを意味します。CTを実現したわけです。以下はこれを説明する動画です。[アクセス解析]この方式にの利点としては、140kV側と80kV側の曝写位置がほぼ同時に同じところからになりますので、90度ずれている二管球方式に比較して補正が少なくてすむということです。FOVが50cmと非常に大きくとれます。欠点としては、140kVと80kVではフォトン数が4倍近く違うのでmAs値を変えなくてはならないのですが、短い時間でmAを変えることはできないということが挙げられます。ほう)を少しのばすことで、若干の効果を得ているようです。そのほか、以下に示すMBITの提案により、かなりSNRを上げることができそうなので、こういった問題を解決しやすくなるという説明でした。imagingをするということを指しています。Decompositionをするということのようです。(単一エネルギーX線画像計算)などを高精度にできる、とのことです。energyは今年から売りに出す訳ですが、その割に画像例が非常に豊富で、かつ美しいのが印象的でした。これはcによって、最適なコントラストを表現できることを示しています。hardeningを抑制できること(中)、および脳実質のコントラストを最適化できること(右)を示しています。Analysis」なる解析ソフトが掲示されていましたが、MRI好きの人は喰いついてしまうような面白さがあります。肝臓の下角付近にcystがありますね。このcystと、右側の肝実質にROIがとられているのがわかりますでしょうか。このように2つの場所を指定すると、左のグラフ(横軸はKeV、縦軸はCNR)を描いてくれるので、どのエネルギーで見たら一番コントラスト良く表示できるかがわかるわけです。このグラフは、横軸がKeV、縦軸がHUです。このグラフでは、水は低エネルギーでもあまりCT値が変わらないが、造影剤のあるところは、その濃度に比例してCT値が上昇することがわかります。このグラフの曲線が非常に重要。するとこれはどうでしょうか。肝臓の中に青と緑で示されている病変が2つありますが、グラフを見ると両者は低エネルギーで交差していますね。Aoの曲線を参考にすると、緑はよく造影された病変だけれど、青は低エネルギーでのCT値の上昇が乏しいのであまり造影されない病変だということがわかります。energyで撮影すればわかるわけです。MR命の人でも、CT研究やろうか、って言う気になりますよねぇこれなら。これは別の解析方法です。volumeを示しています。volumeも大きいことがわかります。造影されていることがわかります。volumeは負である(この場合の「負」がどういうことを意味するのか私はまだ知りませんがいずれにしてもプラスではない)ことから、造影されていないことがわかります。hardenigによるpseido-enhancementである、と。いったときでもいまのようにして解析すれば造影効果のないことがわかるのでしょう。いうわけで、この解析ソフトの出来が非常によさそうなので、これは技師さんも放射線科医も、毎日の仕事にやりがいがでそうです。ひとつのオドロキが、MBITというものですね。reconの既存技術では、点-線しか計算していなかったが、今回からは実際のvoxelを考慮した計算を行うというもののようです。これはまだ臨床に搭載できないそうです。1枚のreconに2分位かかるから。powerがこれを解決すると考えているようです。