AS56は、濁度(AS16‐N/AS56‐N)または色度(AS16‐F/AS56‐F)を測定する高精度センサです。持つ高精度の濃度測定値を提供します。AS16AS16シリーズは、optekプローブ型分析計のハイエンドモデルです。オプションの校正フィルタおよび電解研磨ステンレスと組み合わせて、様々な光路長とプローブの長さを選択することで、バイオテクノロジー産業の要求に応えることができます。AS56AS56は、“シールレスウィンドウ”構造を持つAS16と同じ設計をベースにしており、通常、食品と飲料に関する用途で使用されます。機能を限定することによって費用対効果の高い測定(相分離などへの利用)を実現しました。特長NIR吸光(濁度)VIS吸光(色度)特殊なタングステンランプにより、プロセス媒体を通過する安定した光線が生成されます。吸光あるいは溶解・不溶解物質の散乱によって発生する光強度の減衰が、密封シリコンフォトダイオードによって検出されます。AS16-N(AS56-N)は、色度または色の変化(つまり、タンクから排出されるビールの酵母濃度)に影響されずに固体の濃度を測定するために、730〜970nmの光を使用します。AS16‐F(AS56‐F)は、可視光スペクトルの特定の波長を使用して低濁度または濁度を含まない溶液の色(例:相変化中の水の中のビール)を測定します。OPL特殊光学ウィンドウは単結晶サファイアから作られており、すべての研磨・腐食性溶媒に対する高い耐性を備えています。optekの優れた製造技術により、ガスケットや接着剤による接着を行わなくてもウィンドウの取り付けが可能になっており、メンテナンスも不要です。NISTトレーサビリティNISTトレーサブル校正用アクセサリ(AS16のみ)により、絶対的な測定の信頼性が得られます。FH03精度確認用に使用する校正フィルター用-ここで規定されている圧力と温度の定格は、制限を受ける場合があります。すべての接液部品に対する適切な材料の選択は、すべてユーザーの責任によります。ここに挙げられているデータは予告なく変更される場合があります。バイオプロセス(発酵)製品へのお問い合わせ※optek-Danulat社製品およびKnick製品につきましては、堀場アドバンスドテクノより回答いたします。お知らせ菌体濃度モニタリングのご相談・デモ機貸し出し承ります!関連情報Knick製品のカタログを堀場アドバンスドテクノよりご提供しております。バイオプロセス関連製品カタログ(メンバー登録が必要です)バイオプロセスにおける菌体濃度モニタリングについて、技術情報とトピックス手分析にお使いいただける卓上タイプ・ハンディタイプの機器を「水質計測総合サイト」にてご紹介しております。アクセシビリティサイトマップ。