CE、中国RoHSセンサのモデル選択には、センサファインダが便利です。弊社までお気軽にお問合せください。カタログ&取説ディスプレイ&インターフェースStarBrightマニュアルStarLabマニュアルFAQオフィール社のセンサの波長オプション選択で、使用しているレーザの波長がない場合はどうしたらよいですか?複数の波長レンジは表示されているのですが。表示されている複数の波長レンジの中から、使用する波長帯が含まれるレンジを選択してください。センサの種類によって波長範囲や特性の異なるコーティングがセンサに施されています。波長による感度特性が異なりますが、センサをディスプレイに接続して、ディスプレイの波長選択を正しく行うだけで測定ができます。number閉じるパワー/エネルギメータが再校正を必要なのはわかるのですが、なぜパワーメータディスプレイも再校正が必要なのですか?電圧計や電流計と同様に、パワーメータディスプレイも再校正、再証明が必要です。一般的にオフィール社の測定器が大幅な誤差で検査に不合格することは考えにくいです。一般的な考え方として起こる可能性も否定はできないので、工業界ではパワーメータディスプレイも再校正/再証明をおこなうものとなっています。ISOスタンダードやFDAやその他の機関においても再校正/再証明が求められています。number閉じるディスプレイのゼロ調整(ゼロ点設定)はどのような機能で、いつ行えばよいですか?オフィール社の全てのレーザパワー/エネルギ計測機器は、全ての調整(回路のゼロ調整を含む)がソフトウェア上で行われるので、調整は容易で正確です。ゼロ調整(ゼロ点設定)は、測定精度に影響を与える装置の内部バイアスを除去するものです。高精度の測定を行うためには2か月毎にゼロ調整を行うことを推奨します。商品購入時や測定環境が変わった時などにゼロ調整を行ってください。手順についてはユーザマニュアルをご参照頂くか、別途お問合せください。number閉じる計測器は校正を受ける必要がありますか。ある場合、校正を受ける頻度をお知らせください。指定がない限り、オフィールのセンサ及びディスプレイは購入日から18か月以内に初回の校正を受けて頂く事をお勧め致します。その後は年次定期校正を受けて頂く事を推奨致します。number閉じるPCソフトウェア&ドライバオフィール社のディスプレイ/インターフェースをコンピュータで使用するための方法やソフトウェアについての概要。StarLabStarBright、StarLite、Juno、NovaII、Vega、Pulsar-1/2/4、Quasar、EA-1対応USB通信用StarLabソフトウェア。コンピュータをパワーメータとして使用可能、最大8台のセンサと接続可能。Visなどユーザ側で自由にプログラムを組む事が可能。II、Vega、Pulsar-1/2/4、USBIに対応。ライブラリが利用可能。ファームウェアのアップデートは上記のページからダウンロードを行ってください。ファームウェアはStarLabスターラボ経由ではアップデートに対応しておりません。インテグレーションサンプルコマンドも公開しているので、パワーメータ単体で測定する以外にも、ユーザ側で自由にプログラムを組んだりすることが可能です。幅広いアプリケーションに対応します。RS232オフィール社のレーザ解析ソフトウェアStarComはRS232C通信対応のソフトウェアです。RS232C通信機能が標準装備のディスプレイ商品パッケージに付属します。RS232C通信を行う場合は、下記が必要です。コマンドPDFをご参照ください。コマンドはアルファベット順で記載されています。Juno、Juno+、USBI、Pulsarインターフェース及びCentauri、NovaII、Vega、StarLite、StarBrightディスプレイに対応しています。USBオフィール社のレーザ解析ソフトウェアStarLabはUSB通信可能なStarBright、NOVAII、Vega、Centauri、StarLite、Juno、Juno+、Pulsar、USBIに対応しています。StarLabソフトウェア(バージョン2.10以上)にはCOMオブジェクトOphirLMMeasurementが含まれます。システムインテグレーションには以下のコンポーネンツが必要です。オフィール社のパワーメータからの測定の初期設定、制御、アップロードのための方法などが記載。オフィール社のStarBright、Juno、Juno+、NOVAII、Pulsar、USBI、Vega、Centauri、StarLiteでの通信を行うためにオフィール社で開発・提供しているComオブジェクトコンポーネント。オフィール社のアプリケーションがインストールされていないPCへのレジスタ方法が記載。Exampleサブディレクトリに在中。ダイレクトコントロールの場合はコマンドPDFをご参照ください。ないレーザ波長でも自由に波長設定が可能。出力レンジ選択と計測時間この動画では、熟練したユーザでも再確認しておきたいレーザ計測時の注意事項を2つ説明しています。ユーザ校正ファクタ(特殊な場合のみ)特殊な場合に限って、ユーザ校正が可能です。(但し、校正精度の保証に関わりますので、一般的にはご使用にならないで、定期校正をご利用ください。CE、中国RoHS仕様PCソフトウェア&ドライバオフィール社のディスプレイ/インターフェースをコンピュータで使用するための方法やソフトウェアについての概要。StarLabStarBright、StarLite、Juno、NovaII、Vega、Pulsar-1/2/4、Quasar、EA-1対応USB通信用StarLabソフトウェア。コンピュータをパワーメータとして使用可能、最大8台のセンサと接続可能。Visなどユーザ側で自由にプログラムを組む事が可能。II、Vega、Pulsar-1/2/4、USBIに対応。ライブラリが利用可能。ファームウェアのアップデートは上記のページからダウンロードを行ってください。ファームウェアはStarLabスターラボ経由ではアップデートに対応しておりません。アクセサリ上記のセンサに対応するアクセサリを各種ご用意しています。38x30x11cm。パワー/エネルギディスプレイまたはインターフェースと最大3つのセンサ収納可能。7E14008キャリブレーションセンターで内蔵バッテリの交換作業を行っています。7E02008標準アナログ出力プラグ。sensorお問合せご入力お願いいたします。cookies.Accept。