Head)技術を採用しています。全ての設定、校正情報がセンサーヘッドのロムに保存されているため、ディスプレイやインターフェースに接続するだけで簡単にレーザー出力測定が可能です。標準センサーとしてご用意しております。テラヘルツ測定テラヘルツレーザーパワー・ビームプロファイル測定は容易な作業ではありません。テラヘルツレーザーの使用・開発に携わる人々の間では、レーザーを正確に測定する重要性はすでに知られています。Ophirでは、レーザーのどういった特徴を測定するかに応じて、いくつかの選択肢をご用意しております。テラヘルツ測定の詳細についてはこれらの記事をお読みください。>レーザーパワーセンサー・サーマルセンサーサーマルセンサーで、レーザーの平均パワー測定およびシングルショットエネルギー測定が可能です。高精度のパワーセンサーを豊富にラインナップしています。サーモパイルセンサーは、光を吸収体で吸収して熱に変換しています。サーモパイルの熱電対は、ビーム径やビーム位置が読み値に依存されにくいように配列されています。センサーは、一般的に良好なビーム位置感度誤差を保持しており、全ビームが入射できる受光面の全域で±2%以下の感度不均一性となっています。フォトダイオードセンサーフォトダイオードセンサーは、数nWの極微量な光から、2mW程度の光出力レベルに至る、広範囲の入射パワーに対して、驚くほど直線性の良い出力特性を持っています。このパワーレベル以上の光量では最大約1mAの電流値に相当するため、光センサーとして出力飽和を起こし誤って値を低く表示させてしまいます。すべてのフォトダイオードセンサーに着脱可能でコンパクトな外部フィルターが同梱されており、広い波長領域で飽和すること無く最大で3Wまでものレーザーパワーを測定できるセンサーまでラインアップされています。ビームトラックセンサーは、標準サーマルセンサーと同様、レーザーの平均パワー測定およびシングルショットエネルギー測定に対応するばかりでなく、ビーム位置やビーム径も1台のセンサーで測定可能です。レーザービーム位置測定精度は0.1mm、ビーム径の測定精度は+/-5%(ガウシアンビームの場合)となっています。レーザーのアライメント時にビーム位置の測定は重要となります。ビームトラックセンサーは、レーザー出力測定の他、IRカードやビューアーを使用せずビーム入射位置を容易に再現でき、ビームのゆらぎやビーム径の変化をモニタリングします。>お問合せご入力お願いいたします。cookies.Accept。