3310Gシリーズ3310Gシリーズは7種類の負荷モジュールと3種類のフレームを組み合わせることで様々な用途に対応することができる、プラグイン方式の電子負荷です。モジュールそれぞれにコントロールインターフェースとディスプレイを搭載し、CC/CR/CV/CP/ダイナミックモードの他、CC+CV、CP+CV負荷モードをご利用頂くことができます。DC電源の短絡を含む過負荷保護テスト、バッテリーBMS保護のための充電/放電過渡及び短絡テスト、さらにはヒューズ、ブレーカ、PTC電流保護部品のブロー/非ブローテスト用に設計されており最大4倍(1秒間)の電力・電流まで引くことができます。大型LCDディスプレイに同時表示することができます。内蔵テストモードには、バッテリ放電、BMS、ヒューズ/ブレーカトリップ/非トリップ、短絡、OCP、OPPテストモードが含まれます。3302G〔シングルチャネル〕、3305G〔デュアルチャネル〕、3300G〔クワッドチャネル〕のメインフレームに構成可能で、各メインフレームには最大150セットのストア/リコールメモリがあります。※負荷モジュール単体は電源供給機能などがないため、フレームなしでご利用頂くことはできません。フレームをご用意下さい。工場出荷時のみ入力電圧の変更(115V/230V)が可能です。負荷モジュール単体は電源供給機能などがないため、フレームなしでご利用頂くことはできません。フレームをご用意下さい。インターフェースはどれか一つのみ実装が可能です。「3300Fシリーズ」のフレームと互換性はありません。10V(負荷部のGNDは接続されています。(負荷部と絶縁されています。ターボモードを使用すると定格の3倍の電流や電力を流すことが可能です。CCモードはRangeIIに固定されます。BMSテスト機能は主にBMS保護機能のShort/OCP/OPP/OCDPテストに使われます。ヒューズテスト機能は主にヒューズやブレーカのテストに使われます。70%以下(結露無き事)において6ケ月保証します。耐電圧は3300Fシリーズと組み合わせたときの条件です。10V(負荷部のGNDは接続されています。(負荷部と絶縁されています。ターボモードを使用すると定格の3倍の電流や電力を流すことが可能です。CCモードはRangeIIに固定されます。BMSテスト機能は主にBMS保護機能のShort/OCP/OPP/OCDPテストに使われます。ヒューズテスト機能は主にヒューズやブレーカのテストに使われます。70%以下(結露無き事)において6ケ月保証します。耐電圧は3300Fシリーズと組み合わせたときの条件です。10V(負荷部のGNDは接続されています。(負荷部と絶縁されています。ターボモードを使用すると定格の3倍の電流や電力を流すことが可能です。CCモードはRangeIIに固定されます。BMSテスト機能は主にBMS保護機能のShort/OCP/OPP/OCDPテストに使われます。ヒューズテスト機能は主にヒューズやブレーカのテストに使われます。70%以下(結露無き事)において6ケ月保証します。耐電圧は3300Fシリーズと組み合わせたときの条件です。電子負荷カタログ記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問合せ頂けますようお願い致します。