IILで周波数カウンターを製作してみたい技術派向けに基板領布は7月10日から開始。中波帯では電波ノイズが強い。丹羽OMの記事からもそれがわかる)。5連LEDは青、赤、黄緑の3色が流通しているが、ピュアグリーンは無い。ラジオの組み込みでなく、周波数カウンターとしてなら350kHzから使える。LEDに100mA流れるので電源は0.2Aほしい。5桁LEDのラジオ用周波数表示基板はカウントした。M54821.*********************************JH4ABZ氏のサイトで「ラジコンのプロポの周波数計測できるか?」との問い合わせがあった。さきほど確認を行なった。10mWだと云うので、dBm換算では10dBmになると想う。dBmでカウントすることを確認した。5dBmは約3mWだ。スペース制約の下ではTR2段のRFアンプが載らないのでLNAにした。LNAはTRに比べてCRを計6点少なくて済んだ。10.7」には専用プリスケーラーが必要になる。5mmほど平げる必要がある。10mmほど横に大きくなる。積極的には考えていない。従来のM54821表示器に比べるとかなり小型化してあると思う。数枚をyahooに出品した。2.6V超えで信号を注入する必要がある。これは43dBになるが、増幅度に余裕を持たせるともう10dBはほしいだろう。RFにおいて広帯域で増幅させるのはなかなか難しい。秋月さんのキットをみてもそれが判る。LNAを使ったが基板のインピーダンスを含めて検討するべき内容だが、田舎の機械設計屋であるオイラにはそれは無理。電気プロの出番である。1現行の上限68MHzタイプ2VHF用プリスケーラを置いてみた。5Vレギュレータ位置を変えた。真空管ラジオの短波用で練っていたので、VHF帯まで狙うつもりは無かった。真空管6BE6の80MHzでも0.3VほどOSC強度があるので、ほどほどの感度でよいように想う。貴田電子さんのが0.25V入力で周波数カウントできるので、少なくとも増幅度100倍はある。トランジスタ2段でRFゲインは45dBあれば似た感度になる。「メーカー製周波数カウンターは20mV入力でOK」なので、RF部のゲインとして63dBは実測ありそうだ。RFでは1段あたり30dBってはかなりハードルが高い。*******************TR2段を配置できた。高周波的には誉められないがなんとかレイアウトできた。(日)UHFトランジスタ。◇◇VHF用プリスケーラーを載せて110MHzあたりまで表示さようと、回路を興した。結果8mm長くなった。感度が14dBほど低下した。トランジスタじゃダメのようだ。LNAに戻した図面を製作中。VHF入口もLNAの2段に換える。(水)JH4ABZ式表示器の電源基板キット。ノイズ減衰量は25dB。*********************************お問い合わせ多数だったJH4ABZ式表示器の電源基板を領布します。「ダイナミック点灯」はその周期に呼応するノイズが発生します。ノイズ強のものは電波でもノイズを撒き散らします。ノイズ弱のものは電源ラインへ漏れ出ます。本基板はJH4ABZ式の周期に対応しています。中華製LED表示器には周期が合いません。ノイズ減衰量はおよそ25dB~30dBです。電波ノイズを飛ばす表示器には、全く適応しません。(シールドBOXに収納すること推奨します)オイラはこの基板でLC7265表示器を作動させています。ampの電源基板でもあります。6.3Vから供給してください。********************************この基板を開発した記事を再掲載する。)トラップの減衰具合をバラックにて机上確認。★まず挿入に拠るロスは3dB程度。周期ノイズと同じ100Hzを入れてみる。減衰量は30dBほど。pic式ラジオカウンターからの「電源ラインへの周期ノイズ漏れ」(電池端)の波形。