6300シリーズ三相交流電源「6300シリーズ」は最小9kVAから最大300kVAの大容量までカバーしており、PWM(スイッチング)方式により小型・軽量となっております。電動機やコンプレッサーのような負荷では起動時に大きな起動電流が流れ、交流電源の保護回路が動作することがあるため、一般的にこの起動電流を流せる大きな容量の交流電源が必要となりますが、当社の交流電源は独自の「過電流フォールドバック回路」により起動電流で保護回路が働くことがなく安定して試験することができます。出力電圧600V指定オプションを追加することにより、全世界の電源電圧に対応した試験が可能となります。¥68,000※工場出荷時のみ入力電圧ならびに入力結線(三相4線)の変更が可能です。I/Fカード)は、標準で実装されております。インターフェースはどれか一つのみ実装が可能です。センシング機能を”ON”とする為には、システムパラメータの”ADJ"を”ON"にします。低電圧保護:リモートセンシングが開放になった時、”LVP"を表示して出力停止する。過電圧保護:リモートセンシングの保証電圧を超える時、”OVP"を表示して出力停止する。センシング機能を”ON”とする為には、システムパラメータの”ADJ"を”ON"にします。低電圧保護:リモートセンシングが開放になった時、”LVP"を表示して出力停止する。過電圧保護:リモートセンシングの保証電圧を超える時、”OVP"を表示して出力停止する。センシング機能を”ON”とする為には、システムパラメータの”ADJ"を”ON"にします。低電圧保護:リモートセンシングが開放になった時、”LVP"を表示して出力停止する。過電圧保護:リモートセンシングの保証電圧を超える時、”OVP"を表示して出力停止する。入力電圧は工場出荷時オプションとなります。出力電圧120V/240Vに設定した時の最大負荷電流です。出力電圧140V/280Vに設定した時の最大負荷電流です。出力電圧240V/480Vに設定した時の最大負荷電流です。出力電圧が5V以下の時、確度保証はありません。Adj"=ONでこの仕様を満足します。レンジはLOWのみとなります。出力電圧が10V以下の時、確度保証はありません。63150より大きい容量の交流電源はPFCユニットが別筐体となります。確度は周囲温度23°C±5°Cにおいて、納入後6ヶ月間保証します。交流電源カタログ記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問合せ頂けますようお願い致します。