モニターなどがセットになっていますが、この麻酔器のソフトウェアに脆弱性が発見されました。問題となった麻酔器のモニターはタブレットのような形状で、USBポートが設置されているのですが、USBケーブルでスマートフォンなどのデバイスを麻酔器に接続すると患者の命が脅かされるほどの事態が生じるということがわかっています。Technicahttp://arstechnica.com/security/2014/04/bug-can-cause-deadly-failures-when-anesthesia-device-is-connected-to-cell-phones/欠陥が見つかったARKONの麻酔器は麻酔だけではなく酸素やナイトラス・オキサイド(亜酸化窒素)などを、手術中の患者に与えるために使われます。バージョン2.0に発見した」として2014年3月にリコールを行っていました。リコールを受けてアメリカのアメリカ食品医薬品局(FDA)は各医療機関に警告を行っていましたが、その警告によれば、バグによって麻酔器は停止する恐れがあり、さらに麻酔器についているUSBポートを使ってUSBデバイスを充電すると機能を停止するとのこと。低酸素血症や死を招く恐れもあるという深刻な欠陥ですが、幸いなことに現在までのところ死傷者は報告されていません。ARKON麻酔器は以下のムービーから確認できます。YouTubeこれが麻酔器。操作はタッチパネル式のタブレットから行います。麻酔器上部はこんな感じ。これが問題のUSBポートです。Technicaは「なぜ試験段階でバグに気づかなかったのか」と疑問を呈しています。Healthcareは2013年の10月にもハードウェアの固定が緩かったとしてリコールを行っていました。アメリカでは麻酔器が回収されていますが、病院の機器にUSBポートがあってもスマートフォンを充電するためではないはずなので、勝手に使わないようにしましょう。13」をイラストレーターmeraさんに使ってもらってみた森薫さん、色紙にアミルを描くネタのタレコミその他のお問い合わせ広告掲載についてGIGAZINEについて。