用途オリンパスのカスタムガスケットプレート搭載HydroFORM®スキャナーを使用したパイプの軸方向に沿った腐食検査ソリューション。背景HydroFORMスキャナーは、パイプ検査市場に導入されて以降、腐食マッピングにその真価を発揮しています。スキャナーの革新的な局部水浸法という概念と、超音波フェーズドアレイ法を使用することにより、従来型の超音波(UT)検査法と比較し、検査速度とデータの品質、精度が飛躍的に向上しました。問題パイプの健全性、特に腐食については、石油化学産業が常に頭を悩ませてきた厄介な問題です。パイプシステムの検査の信頼性と効率を確実なものにするためには、この作業に有効なツールを備えることが重要です。腐食検査においては、パイプの軸方向(縦方向)に沿って帯状に検査するだけで十分な場合があります。標準パッケージは円周に沿って検査するための実績豊富なソリューションですが、HydroFORMスキャナー自体はパイプの縦方向に沿うスキャニングに適していません。インデックス・クリッカーを使用するか、またはソフトウェアインデックス・クリッカーを用いた手作業によって、複数の帯状部からデータを取得し、同じデータファイル内に積み重ねることができます。ビームステアリングやカップリングの点から(この2つの要素は、プローブの主軸がパイプに接するときに、まったく異なる作用をします)、微調整が必要となります。ビームが表面にちょうど0°で当たるようにするためには、ステアリングが必要です。ピッチが大きな高周波数プローブ(たとえば標準7.5L64-I4)はサイドローブを発生することが多く、これが発生するとS-スキャン画像全体に乱れが生じ、メインローブからエネルギーが漏れる原因となります。ガスケットの曲率半径とパイプの直径がうまく一致しない場合には、水漏れの問題も発生します。対処方法これらの問題を解決するには、より適切なフェーズドアレイプローブを、HydroFORMスキャナー用に設計された曲面型ガスケットプレートと組みフェイズドアレイプローブ合わせて使用します。アプリケーション用PAプローブ。mケーブル、OmniScanコネクター付き)。外径範囲12~20インチ用の特定用途向け曲面型ガスケットプレートキット。(オプション)LEMO®コネクターを使用したハンドヘルドクリッカーシステム。インデックスボタンが1つと設定可能なデジタル入力ボタンが1つ付いたハンドルから構成されます。ケーブルには、オリンパスのエンコーダーまたはスキャナーからのLEMOオスコネクターに接続するLEMOメス入力コネクターが付いています。問題この特殊なアプリケーションは、標準的なHydroFORMのアプリケーションと似ていますが、ソフトウェアとハードウェアが、いくつかの点で異なっています。mmのアパーチャー(8振動素子の5L128-I4フェーズドアレイプローブ)を持つリニアグループが最適です。mmの位置に設定することができます。図1に示すのは、すべてのビームが表面に垂直入射する構成を使用してOmniScanウィザードで得られた結果です。パイプの長手方向として定義し、ウィザードのステップに従います。mmをカバーしています。先端部で検出された欠陥は中央部の欠陥よりも小さく見えることに注意してください。これは、スキュー角度が大きくなるに従ってビームとビームの間隔が狭くなるためです。図2:パイプへの接触を保つためには、オプションの曲面型ガスケットが必要です.直径12~20インチの場合に適正な接触を確保するためには、カスタム設計した曲面型ガスケットプレートを使用する必要があります(図2参照)。前述のキットには、直径12~16インチパイプ用ガスケットプレート(公称外径14インチ)と、外径16~20インチパイプ対応ガスケットプレート(公称外径18インチ)が含まれています。mmで捉えるようにします。して得られるS-スキャンは接触面を平坦な形状として表示します。注意:パイプ円周面上のスキャナーの向きにより、HydroFORMの気泡を管理する方法は異なります。水室に気泡が入っている場合は、スキャナーをパイプ上で素早く前後に動かして気泡を取り除いてからデータ収集を開始する必要があります。図3:接触面を平面として示すS-スキャン表示.フォーカルロウの振幅を均一化するために感度の校正の実施をお勧めします。時間補正ゲイン(TCG)を使用すれば、接触面エコーの飽和を制限しながら、材料内での減衰を補正することができます。感度の校正は、すべてのフォーカルロウを対象に、校正ガイド機能を使用して実施します。TCGポイントを内径と外径の両方に(理想的には校正用試験片上に)手作業で追加します。このセクションでは、外径12インチのパイプから得られた結果について説明します。図5に示すのは、OmniScan探傷器の腐食パッチマッピングです。図5に示すのは、OmniScan探傷器の腐食パッチマッピングです。mm径平底穴であり、非常に優れたSN比でキャプチャされていることが分かります。mm径平底穴.結論HydroFORMスキャナーを使用して軸方向スキャンを実行することができますが、以下の条件を満たしている必要があります。外径公称値が12インチ以上であること。外径が12~20インチの場合は2種類の曲面型ガスケットプレートを使用すること(両方ともキットに含まれます)。20インチを超える場合は、HydroFORM用標準ガスケットプレートを使用できます。MX2またはSXウィザードを使用して正しいフォーカルロウが計算されていること。MXUソフトウェアバージョン4.4R2以降を使用していること。使用するプローブが、パイプの直径に合わせたビームステアリングに適したピッチと周波数を持つこと。探傷する面に対してプローブを正確に配置できるかどうかは、検査の精度に大きな影響を及ぼします。オリンパスは、検査員をサポートするために多岐に渡る工業用スキャナーやアクセサリー類を提供しています。スキャナーは、手動または電動の1軸または2軸エンコードを含めさまざまな構成をご用意しています。SXは、読み取りやすい8.4インチ(21.3cm)のタッチスクリーンを搭載し、コスト効果に優れたソリューションを提供しています。UTの2種類のモデルを用意しています。UTと同様に、従来型UTチャンネルを備え、P/E、P-CまたはTOFD検査に対応しています。MX2プラットフォームの機能を拡張する新しいソフトウェアプログラムが搭載されました。HydroFORM/RexoFORMスキャナーオリンパスは、セミオートのフェーズドアレイソリューションにより、腐食検査市場に新しいテクノロジーと新たな可能性を提供しています。小さなUTプローブによる危険で信頼性の低い電動ラスタースキャンはもう終わりにしましょう。フェイズドアレイプローブがより広範囲の表面をカバーし、安全な速度で手動スキャンできます。このソリューションにより、生産性の向上と、より高分解能のデータ収集が可能になります。このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。関連する製品はありませんこのページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。Policy.OKSearchCancel。