システム鉄鋼再加熱及び鍛造プロセス用PhoenixTM社の温度プロファイリングシステムは、特殊な用途に対応するため、様々な要求に合わせて設計されています。塗料の硬化や紛体塗装に使用される場合、シリコーンを全く含まないように開発されています。熱処理業界の厳しい環境では、長時間の加熱や冷却、時には水焼入れにさらされるため変形を最小限に抑えることが重要です。プロファイリングシステムには、各産業の工程自体がどういったものか、その条件がシステムにどういった影響を与えるのかということが重要になります。PhoenixTM社のスタッフが持つ長年の経験は、様々な産業での様々な工程に対応できるよう、システム設計に活かされています鋼鉄スラブ再加熱システム数式モデルデータ等の比較のため、素材温度を測定するには多くの時間と労力が必要です。テストスラブより温度データを収集し、記録するデータロガーは、プロファイリングシステムの心臓部であり、炉の激しい温度から保護されなければなりません。これを可能にするのがTS07耐熱ボックスです。測定中、炉の中で停止(ロールの交換など)するなど、長時間にわたる使用に耐えるため、最大限の保護を提供するよう設計されています。サーマルビューソフトウェアで構成され、また、高精度のPhoenixTmサーモカップルが付属し、堅牢で正確な温度モニタリングとなります。システム構成:高温で使用可能な単3リチウムバッテリーで駆動する正確で頑丈な、6、10、20チャンネルデータロガー。防湿の電子機器と、バッテリーコンバートメント高温用耐熱ボックス。保持するフレームとタンクは底面断熱層の破損防止をサポートしています。リットルその他、様々な仕様も対応が可能です。「うちの仕様はこうなのだが、合わせられますか?」など、お気軽にお問い合わせください。仕様カスタムお問い合わせ熱電対3.0mm非接地型Kナイクロベルシース熱電対、ミニチュアプラグ、末端PTFE絶縁、アプリケーションに合わせて様々な長さが製作可能です。強化された解析機能を備えたフル機能のソフトウェアパッケージです。標準でフルレポートやデータのインポート、エクスポート機能を備えています。注:製品の改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。