AA級に準拠しており、LED照明に対応、消防法に規定されている非常灯などの低照度から高照度(200,000x)まで広く照度測定できます。●影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載です。(TXT形式で保存)。・消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度測定に。・電気照明工事の竣工検査に。・基準・規定の適合性評価などにおける、照度値の信頼性が要求される照明の場での照度測定に。1、センサキャップをつけたまま電源を入れます。2、「0ADJ」ボタンを長押し、ゼロアジャストを実行します。3、センサキャップを外して、測定を開始します。4、測定値が安定したら数値を読み取ります。(必要に応じて)5、測定値をホールドします。方法は、「HOLD」ボタンを長押し、タイマーホールド起動中に「▲」「▼」ボタンで、タイマ残時間(5,10,15,20,30,45,60秒から選択)を変更して、本体より離れます。ホールド完了は、ブザー音とバックライト点灯でお知らせします。6、測定値を内部メモリに保存します。「▲」MEMORYボタンを押します。7、測定終了したら、センサキャップをつけて、電源を切ります。専用アプリケーションソフトウェアを使用し、付属のUSBケーブルにて本体とPCを接続します。PCへ内部メモリを一括データにて送信します。カタログメーカーカタログ▲このページのTOPへFAQ現在FAQは登録されていません。