レーザー光学検査Phasics波面センサーは、レーザービーム測定、補償光学ループによる波面補正、レーザー光学テストおよびプラズマ密度測定に適用されます。このように単一の機器は、レーザー施設のエンジニアや研究者に真の汎用性を提供します。取得した技術に基づいて、Phasics波面センサーは同時に比類のない高解像度の位相と強度の両方のマップを提供します。2ビーム品質パラメーター...それはコンパクトであり、直接測定するのでレーザーチェーンのあらゆる点に簡単に位置します。入射レーザビームの位相と強度を伝達します。M2および収差を含むビームパラメータは、このワンショット取得から計算される。Phasicsの技術は、その非常に高い空間分解能と、リレーレンズなしで発散ビームを測定する能力によって際立っています。したがって、非常に正確な結果が得られ、どの設定にも簡単に統合できます。セットアップ►レーザービームテスト用のPhasicsソリューションは、当社の高解像度波面センサーの1つとSID4ソフトウェアパッケージを組み合わせたものです。このパッケージはフェーズの取得と分析を管理します。ビームがコリメートされているか発散しているかにかかわらず、Phasics波面アナライザはレーザーチェーンの任意の位置に配置できます。適応光学ループは、高解像度波面センサーとお客様の設定に最適な変形可能ミラーデバイスの組み合わせにより、最高のパラボラ収差除去まで可能な限り最高の補正を実現しています。ループ設計から設置まで、長年の経験から生まれた洞察に満ちたサポートが提供されています。ループは、最後の放物線の後まで焦点焦点収差を補正します。波面はPhasicsセンサーで測定され、変形可能な光学系で繰り返し補正されます。ループはOASys制御ソフトウェアモジュールを通して管理されます。セットアップ高解像度波面センサーと変形可能なミラーを組み合わせたものです。あらゆる変形可能なミラーが可能:圧電または機械的な変形可能なミラーのようなあらゆる技術、用途に合わせて、ミラーの選択と配置に関する洞察力に富んだガイダンスが提供されています。・Phasics波面センサーは発散ビーム波面を測定することができる市場でユニークなツールです。それは最後の放物線の後に置かれることができ、最後の放物線によって発生する収差を含む完全なチェーンを調整するのに用いられることができます。したがって、最も完璧な焦点が得られます。ループは、メカニカルミラー、ピエゾエレクトリックミラー、SLM、メンブレンなど、あらゆる変形可能な機器を統合することができます。Phasicsは変形可能な機器の選択と配置に関する洞察に満ちたサポートを提供します。その専門家チームは、要求される性能、予算上の要請、および環境の制約に最も適したデバイスをします。4密度は、中性ガスおよびプラズマ密度測定用の簡単で高感度なソリューションです。HRによる直接位相シフト測定に依存しています。Labレーザー加速器)センターとして知られているLOASIS、LBNLで開拓されました。このソリューションは、SourceLabとPhasicsの間の実りあるコラボレーションから生まれました。SourceLabはレーザーとプラズマの相互作用実験におけるトップレベルのノウハウを持ち、Phasicsは位相測定と位相解析における強い専門知識を持っています。密度は、プローブビームがそれを通って伝播するときにプラズマまたはガスによって誘発される位相シフトを測定することによって決定される。それはプラズマ(またはガスジェット)の屈折率変化に関係しています。次に、逆アベル変換を使用して密度マップを取得します。Phasicsセンサーは、高い空間分解能(300×400測定点)と高感度(2nm未満の位相シフト)により、信頼性の高い密度計算を可能にします。セットアップ►Phasics社製の波面センサーは、コモンパス干渉計として、基準アームなしで誘導された位相シフトを直接測定します。その結果、セットアップは非常にコンパクトで調整が簡単です。►プローブ光源は、センサが無彩色であるため、単純なハロゲン光源またはLED光源のほか、レーザー光の漏れもあります。このソリューションは費用対効果が高く、用途が広いです。・振動に鈍感このソリューションは、コンパクトさ、非常に低い測定ノイズ、および超短プローブとの互換性を提供することによって、従来のマッハツェンダー干渉計(MZI)の制限を克服します。簡単なダブルパス波面測定Phasics波面センサーは望遠鏡、ミラー、そしてレーザーで使われるどんな光学系の評価も容易にします。収差、PSF、Sthrel比、位相RMS、ビームプロファイルまたは表面形状の高解像度の波面測定に基づいています。測定された収差は、さらなる測定から自動的に取り除かれます。ビームエキスパンダ、大型ミラー、...フラット光学系を含む、任意の波長のいずれかの光学系に適用されます。測定は当社の高解像度波面センサーに依存しています。これはRCubeアドオンと組み合わせて、簡単なダブルパス波面測定を可能にします。このアドオンはSID4に差し込むだけで、高品質のコリメートビームを生成します。それは簡単な設定でPhasics特許取得済み技術のすべての利点から利益を得ることを可能にします。ポジショニング会社案内お問合せプライバシーポリシーお知らせ。