わずかな力:100W.3。わずかな電圧:12V.4。リターン量:2000~3000Lm.5。メーターに一致させます。取付け:長さ150の管の1つの端に取付けて下さい、もう一方の端はちり止めの窓です、管の内部の壁は光沢のある黒および反射防止です。軽い伝送0%は軽い渡ることをの陰、すべてのパスのない100%の平均意味しません。測定の火炎伝ぱ速度は窓を通した炎の時間につけられたサンプルの後で、方法が窓を通して間隔および時間の火炎伝ぱを引くためにである火炎伝ぱ速度のカーブを得るために推定する基づいています。装置は第一に目盛りが付いているテストしなさいべきで、次に2つの予備テストをします時。最初の予備テストは赤いカシの標本を検出すること100として人工的に火炎伝ぱおよび煙の生成を置きました(この方法はまた材料の煙の生成を測定します)。セメントの標本を検出することです。それから標本の煙を定めれば火炎伝ぱの速度のカーブは、flamの広がりの索引(FSI)を、方法次のとおりです計算します:この全域が29.7mと等しいかまたはそれ以下なら·分は、それFSI=0.515ATです;全域が29.7mより大きければ·分は、それFSI=4900/(195-AT)です。さまざまで加工されていない木の火炎伝ぱ率は60から230です、発生する煙はまた燃焼の間に測定され、ランクは同じ範囲で分けられます。トンネル方法と測定される0の間に材料のFSIの価値はあり、200はFSIの価値が、より小さければ、より少ない火災危険はです。material="">炎-抑制剤の条件をFSI100材料を使用するべきです。クラスAはBが26-75の煙の索引が450and炎よりより少し率のカーブを広げた0-25、Cが76-200のクラス、クラス、サンプルで、そしてサンプルの炎の広がりの索引(FSI)を、方法次のとおりです計算します:この全域が29.7mと等しいかまたはそれ以下なら·分は、それFSI=0.515ATです;全域が29.7mより大きければ·分は、それFSI=4900/(195-AT)です。ケイ酸塩セメント以下置かれる6つのPCのサンプル。クラス3の限界の超過BSのクラス1の裁判官の標準:1。6つのPCのサンプルの間に、最も大きい「1.5分が広がりの価値」を炎にあて、「最後の炎価値」を広げたサンプルは、超過しません(内部および外的な価値の合計である)最高の手当2。スペースを通した熱電対センサーによる測定の温度変化(暖房)。データを観察して下さい:温度は30秒毎に0-3分の点火内の測定されます;温度は1分毎に4-10分の点火内の測定されます;温度はあらゆる2分12-20分の点火内の測定され、3回だけを測定します。S3t-----時間、分に、0時点火--サンプル温度、°Cで、時間通りのt---標準温度、°Cで、時間通りのtBSのクラス0の判断の標準:クラス1の物質的な全体索引Sは以上12ありません;最初の副索引はクラス0として定めることができる以上6ありません。腐食性のガスおよび塵。電磁波の近くに強いもとがありません。維持のための装置のまわりで十分なスペースを残して下さい。