可変利得サブフェムトアンペアアンプDDPCA-300は、フェムトの幅広い低ノイズトランスインピーダンスアンプの最新製品です。fAピークツーピークの入力ノイズ値を達成します。ゲインは104から1013の非常に広い範囲で設定できます。dBを超える広いダイナミックレンジをカバーします。コンパクトなハウジングは、信号源の近くでの使用に最適化されており、長いケーブルによる信号の乱れやノイズの混入を防ぎます。アンプの帯域幅をさまざまな信号条件に適応させるために、さまざまなフィルタが組み込まれています。N比と測定速度を最適化することができます。最高のゲイン設定でも、外部平均化や長いテスト期間を必要とせずに、測定速度はフェムトアンプ電流をリアルタイムで測定するのに十分です(下の図1を参照)。長期安定のための低いドリフトフェムトアンペアレベルでは、ドリフトとオフセット電流が測定誤差やベースラインのシフトを引き起こしやすくなります。DDPCA-300の設計は、長期安定性と極めて低いドリフトのために最適化されています。fA未満であることを示しています。避けられない(例えば、温度関連の)オフセットの場合には、不要なオフセット電流をキャンセルし、ベースラインをゼロにするためのトリムポットが提供されています。デバイスの特性評価DDPCA-300の非常に高い感度は、高抵抗半導体(例えば、MOSまたはJFET)または量子ドットデバイスの特性評価のような低電流アプリケーションで利用することができます。被試験デバイス(DUT)をバイアスするために、調整可能な電圧がアンプ入力に直接供給されます。Vの範囲でバイアス電圧を変更することで、分光測定におけるさまざまなバイアス電圧に対するDUTの特性評価が可能になります。kB*上の表に記載されている帯域幅、立ち上がり時間、および積分入力ノイズの値は、ローパスフィルタが全帯域幅に設定されている場合に達成されます。Hzに設定すると、より低いピークツーピークノイズ値を実現できます。オフセットはトリムポットで調整できます。LEDとデジタル制御出力による過負荷表示。kVの過渡電圧に対して保護されています。出力短絡保護されています。3ピンLemo®ソケットを介しての電源。相手側コネクタが装置に付属しています。利用できる任意電源PS-15。詳細については、データシートを参照。モジュールを使用する理由デスクトップ型アンプとは異なり、信号対雑音比がケーブル静電容量と雑音回復によりかなり減少する前に、プリアンプ・モジュールは探知器の近くにして増幅します。kB注:帯域幅と周波数応答は、検出器容量とは完全に無関係です。nF)の保証付き、100%テスト済み。オフセットはトリムポットで調整できます。カスタマイズされたバージョンとして任意に利用できるACカップリング。出力短絡保護されています。3ピンLemo®ソケットを介しての電源。相手側コネクタが装置に付属しています。利用できる任意電源PS-15。ケース追加の「C」で示されているアンプモデルは、最大ナノファラッドまでの非常に大きなソース容量を処理するために最適化されています。大面積検出器を使用してナノ秒までの高速信号を測定するのに非常に便利です。nFを超える静電容量を持つ検出器には、カスタム設計のモデルがあります。詳細はお問い合わせください。高い柔軟性のために、フェムトのHCA電流アンプは2つのトリムポットによる正確なオフセットとバイアス制御を提供します。広い範囲の調整可能な入力オフセット電流補償は、大きなDC成分を持つ信号に対しても完全なダイナミクスを維持します。12ボルトの範囲で正確に調整できます。オフセットはトリムポットで調整できます。ACカップリングはオプションです。出力短絡保護されています。電源波3ピンLemo®ソケットを介します。相手側コネクタが装置に付属しています。利用できる任意電源PS-15。詳細についてはデータシートをご覧ください。注:上記の最大検出器容量は、この値までで指定された3dB帯域幅(±15%)が保証されることを意味します。大きな容量も可能ですが、帯域幅と周波数応答にわずかに影響します。*超高速モデルHCA-100M-50K-C、HCA-200M-20K-C、およびHCA-400M-5K-Cでは、電源容量が上記の値に達すると、公称値の最大25%の帯域幅の減少が生じる可能性があります。最大ソース容量値に注目。これらのモデルでは、入力のケーブルを短くし、低容量のソースを使用することが非常に重要です。詳細については、データシートを参照。kBオフセットはトリムポットまたは外部制御電圧によって調整可能です。kVのトランジェントに対して保護されています。出力短絡保護されています。3ピンLemo®ソケットを介して。相手側コネクタが装置に付属しています。利用できる任意電源PS-15。詳細については、データシートを参照。kBオフセットはポテンショメータまたは外部制御電圧によって調整可能です。kVのトランジェントに対して保護されています。出力短絡保護されています。3ピンLemo®ソケットを介して。相手側コネクタが装置に付属しています。利用できる任意電源PS-15。詳細については、データシートを参照。ポジショニング会社案内お問合せプライバシーポリシーお知らせ。