Inc.は、革新的な新しい冷却CMOS科学カメラプラットフォームを含むように、当社の製品を拡大しています。CMOSカメラプラットフォームは以下を提供します。•構成には、光学窓、光ファイバーテーパーまたはフェースプレート、および裸の窓なしセンサーが含まれます。•OEMアプリケーションのカスタムデザイン高性能科学イメージングシステムの開発と生産へのコミットメントを拡大し、Spectralは、さまざまな大面積、大ピクセルCMOSセンサーに対応するように特別に設計された新しいカメラプラットフォームシリーズ1600Sを発表します。CCDカメラに基づいています。40mmの画像サイズに対応させます。mmサイズのセンサーに対応します(利用可能なセンサーのマトリックスについては、以下のCMOSイメージセンサーの表を参照してください)。背面の表面処理に応じて、電子、X線、UV、または可視光線の検出に最適化されています。一部は耐放射線性があり、一部は非常に高速な電子シャッター用に最適化されています。Dコンバーターを使用するものもあれば、オフチップコンバーターを使用するものもあります。1600Sアーキテクチャの柔軟性により、必要に応じて選択に新しいセンサーが追加されます。1600Sシステムの入力構成は、実験の要件に応じて変更可能です。真空対応フランジは、電子および軟X線測定用に取り付けられています。さまざまな素材の光学窓や、用途に合わせて最適化されたARコーティングが一般的です。シンチレータと蛍光体に結合するために、光ファイバーのフェースプレートまたはテーパーがセンサーに結合されています。お客様のニーズに合わせて、カメラシステムの光学的および機械的フロントエンド構成を定期的に変更しています。1600Sは、HTTPカメラサーバーへの1Gbit光ファイバーリンク、およびサーバーからホストコンピューターへの1Gbitイーサネット接続を使用することにより、中程度のフレームレートを提供します。これにより、カメラドライバーを必要としないシンプルで信頼性の高い実装が簡単なカメラ接続が可能になり、さまざまな種類のコンピューターやオペレーティングシステムからカメラをエキゾチックなカメラインターフェイスハードウェアを使用せずに操作できるようになります。TIDに耐える放射線耐性があり、空気「泡」を必要とせずに高EMPや真空環境を含む厳しい環境での使用を目的としています。システムは、イベントトリガーが発生するまでセンサーが電荷をダンプし、所定の時間間隔で信号を統合して読み取るダンプおよび読み取り測定用に最適化されています。トリガー回路は、光ファイバーまたは電気入力を使用して、高速応答と低ジッターに最適化されています。1600Sカメラのセンサーは熱電冷却されます。冷却の程度は、センサーのサイズ、光ファイバー結合かどうか、アプリケーションに必要な暗電流など、いくつかの要因に依存します。一般に、センサーの動作温度は-10°C〜-50°Cの範囲になります。排熱は、最高のパフォーマンスを得るために液体再循環器によって除去されますが、冷却性能を低下させるための強制空冷がオプションです。Imageソフトウェアは、サブアレイサイズやビニング、トリガーアーミング、積分時間の設定などのカメラパラメーターの制御に使用できます。簡単なグラフィカルインターフェイスを使用して、画像の取得、保存、分析にも使用できます。ソケットレベルのプログラミングを使用して、HTTPカメラサーバーインターフェイスを使用したカスタムソフトウェアソリューションを開発できます。Instrumentsは、堅牢なマシンビジョンCMOSカメラのニーズを満たすように特別に設計された新しいカメラプラットフォーム、RVT100を紹介します。Instrumentsの科学カメラに基づいています。この新しいカメラは、特に過酷な環境での重要な監視用に設計されています。このカメラは、コンパクトで堅牢なパッケージで高性能を実現しています。基本的なRVTシリーズは、モノクロまたはカラー、マイクロレンズまたはマイクロレンズなし、標準エピタキシーまたはシックエピタキシーなどのさまざまな形式のセンサーに対応しており、近赤外波長での量子効率を向上させます。MPセンサーをインストールすると、RVT100は中程度のフレームレート(最大解像度で毎秒20フレーム)を提供し、読み取りノイズが低く、コンパクトなパッケージで高エネルギー粒子と光子による放射線損傷に対する耐性があります。使用可能なコーティングは、感度をスペクトルの近紫外線領域に拡張します。MPセンサーもサポートします。耐放射線性に加えて、真空操作の互換性がカメラに組み込まれています。設計は消費される電力を最小にします。実験室内の適切な熱シンクに接続することにより、センサーと電子機器の温度を下げる機能があります。SGLによるソフトウェアサポートなど、すべてのSIサポート機能を利用しています。センサーのグローバルシャッター読み出しは、最適なフレームの完全性を備えた短いフレーム時間のイメージングを提供します。kRadの総イオン化線量(TID)までの高放射線アプリケーション環境で監視するための優れたイメージングプラットフォームです。カメラシステムは、耐放射線性と真空対応のカメラヘッドと、2つの間に任意の長さ(最大500メートル)の光ファイバー接続を備えた個別の非耐性および非互換のHTTPサーバーで構成されています。Vision」ソフトウェアアプリケーションを使用できます。ポジショニング会社案内お問合せプライバシーポリシーお知らせ。