Traina質はあなたの工場文化、すぐに応答ですあなたの中心です!それを保ち、世界中でYUYANGのブランドの試験機を許可して下さい。Mihail氏3つのバーナーのために、私達がそれらを認めるだけYUYANGは私達との時間を使うがほとんど私達のための小さい予備品をすることを決定している製造者がありません。適用:この方法は適当建築材料の表面の非常に熱い特徴を定めるためにであり、壁および天井のような露出された表面の火炎伝ぱ率は(を含む固体プラスチック)、同時に煙濃度を測定します。このテスト方法は天井か壁を含んでいる露出された表面にテストされ、使用するように意図されている面または自身の構造質の材料か全アセンブリが、それ自身を位置のまたは支えられる支えられればテストの期間の間に、適用します。テスト標本に沿って広がる炎の観察によって方法が材料の対応する非常に熱い行動を定めるのに使用されています。レポートは炎の広がりのためになされ、開発される煙濃度およびそれは必ずしも2つの測定間の関係ではないです。テスト部屋は16の等大の観察窓およびから二重層の高温水晶ガラスである1つの火の観察窓、SUS304ステンレス鋼フレーム成っています。プレートの双方壊されますテストの間にタンクに、シーリング性能よりよいです採用して下さい。空気入口は炉の中の気流をより正確に制御できる調節可能なシャッターです。煙濃度の測定:位置をです間隔のトンネル炉4.9~12.2M取付けて下さい。サンプルの下の表面の下の190mmテスト部屋の火の端からの間隔をあけられます。光源:2つのガス・バーナーは、ノズルの間隔203mmのまわりの、エネルギー5.3Mj/min.を出力しました。点火装置:高圧電子点火。構成材料および機能:1。炉のサイズをテストして下さい:煙道を含むL9456*W1067*H1400、ない。炉の基盤は一緒に溶接される100*50チャネルの鋼鉄から表面のスプレーの処置成っています3。煙道:二重層の煙道、高温アスベストス、内部の層SUS304のステンレス鋼の版で満ちていた中心は外の層T1.2のシートに電流を通しました4。ケイ酸塩セメント板、1300°Cに対して高温抵抗力がある5。SUS304のステンレス鋼6。制御箱:T1.2冷たい版、CNCの工作機械を形作られます、美しいアークの形表面です白いペンキ採用します。ガスおよびガスのフロー制御システム:1。ガス:あなた専有物によるガス(純度99%)。