取扱説明書データシート卓上型探傷器FD800FD800シリーズは、最新の欠陥探知機能と厚さ測定機能の両方を備えた卓上型探傷器です。実験室での欠陥探知に必要な機能がすべて備わっています。FD800卓上型探傷器には、FD800DLとFD800DL+の2つのモデルがあります。時間補正ゲイン機能(TCG)によって、超音波の減衰が自動的に補償されます。FD800DL+でグリッド式バッチにデータを保存するときは、測定不可能だった場所に「OBSTRUCT」(障害)マークを付けることができます。FD800DL+には、6GBの内蔵メモリと64GBの外付けSDカードスロットが付属しています。保存したデータは、RS232接続でElcoMaster®データ管理ソフトウェアに出力できます。斜角トランスデューサを使用。DAC距離振幅補正曲線を生成するために、最高8つの点を入力可能。基準点:-2、-6、-10、(-6/-12)、(-6/-14)、(-2/-6/-10)dB。振幅を%DAC、dB、または%FSHで表示。)に従って欠陥の寸法を自動的に算出。プローブのデータを使って欠陥の寸法を自動的に算出。最高8つの点を入力可能。40ナノ秒(spike)、80ナノ秒(thin)、400ナノ秒(wide)周期のいずれかを選択。測定範囲と精度は、検査する材質と表面の状態、使用するトランスデューサによって異なります。