CM社新型コントローラ。電流計測のノイズの問題。マグネットが入っていない時には電流値を0にすることで対処。引き続きHD社の基板の動作チェック。HD社の基板の電源を24Vにしてチェック。データシートを見るとVIH=3.1V(MIN)となっているが条件がVcc=4.5V~18Vとなっている(電源電圧はMAX35V)。18V以上だとスレッショルドが上がるらしい。それもデータシートに書いておいてくれよ。鹿島の装置の動作で温度計の精度を疑われる。2対式の温度計を他社の(信頼できる)装置とパラに接続して精度チェック。