午後6時半過ぎにホテル着。2012-3-24(土)病院。ベアリング検査プログラムのグラフ表示やら。2012-3-23(金)市内T製作所へ直行。昨日のノイズのようなものが気になって社へ戻ったり行ったり。T製作所で装置を梱包して発送。S社向けプログラムで1/1000mmタイプの位置の取得でsignedとunsignedが混ざっていたのを修正。2012-3-22(木)S社向けベアリング検査のプログラム。フィルタ掛けて微分してピークを求める。午後から市内T製作所。パトライトが入荷したので配線作業。パトライトの出力部分にバグがあったのでアンプのプログラムを修正。ディスクトップPCを繋いでデータを取ってみる。読み込み違反が出たのでプログラム修正。ワークの上でしか出ない。ワークの表面性状の問題か?別のアルミ材で計測してみると問題ない。H大から先生と学生さん来社。研究の成果を見せていただく。2012-3-21(水)市内T製作所でS社検査装置の配線作業。アンプのプログラムでDIOの論理が逆だったのを修正。S社向けベアリング検査のプログラム。