製品のご案内カタログダウンロードアプリケーションメンテナンス採用情報お問い合わせカラムご使用になられるカラムを下記のタブよりお選びください。JAIGEL-HRシリーズ高速分取GPCカラムJAIGEL-HRシリーズ定評のあるJAIGEL-GPCに、新たにHRシリーズが登場しました。これまでの4倍以上の流量を実現し(JAIGEL-Hシリーズ常用3.5ml/minに対し、JAIGEL-HRシリーズは最大流量15ml/min)注入負荷量もUPしました。高い分解能を有し、溶媒置換性も優れ、様々な溶媒でご使用いただく事ができます。以上で使用すると、カラム性能が低下する恐れがあります。JAIGEL-HHシリーズ高流量有機溶媒系GPCカラムJAIGEL-HHシリーズ定評のあるJAIGEL-Hシリーズを同じ充填剤で、内径20mmカラムでの使用流速:7.5ml/minを実現しました。これまでの半分以下のリテンションタイムで溶出させることができます。6ヶ月間(6ヶ月間使用後の理論段数が13,000段未満の場合、詰替え修理または交換いたします。お客様の過失による故障は除きます。3HH(>13,000)プレカラム高額な本カラムを分離能を落とすことなく保護するため、本カラムの前に取り付けてご使用ください。本カラムに使用している充填材と類似の充填剤を使用しています。GPCカラムJAIGEL-Hシリーズスチレン系ポリマを充填した有機溶媒系SECカラムです。Hカラムは標準使用(2本)のとき、試料処理量が最大300mgと多く、長寿命でリサイクル分析に最適です。H-40カラムは、Hカラムの充填剤を大口径(内径40mm)カラムに充填したもので、試料処理量はHカラムの約4倍です。分取カラムの標準使用本数:2本(リサイクル分析を行うのに最適)表の*印のカラムについては、1年の理論段数を保証しています。1年間使用後の理論段数が13,000段未満の場合、詰め替え修理または交換いたします。お客様の過失による故障は除きます。トルエン・DMF・ジクロロエタンなどで使用する事ができます。MH(別途ご相談)----------MH-A(別途ご相談)----------プレカラム高額な本カラムを分離能を落とすことなく保護するため、本カラムの前に取り付けてご使用ください。本カラムに使用している充填材と類似の充填剤を使用しています。1.6JAIGEL-GSシリーズ高分解能水溶媒系GFCカラムJAIGEL-GSシリーズポリビニルアルコール(PVA)系ポリマーを充填した水系・有機溶媒系SECカラムです。水溶媒から非極性有機溶媒までの広範囲の溶媒系に使用でき、各種生体成分の水系を中心に非水系SEC、吸着、分配モード等にも応用できます。0~50%○51~100%×JAIGEL-Wシリーズ高分解能水系GFCカラムJAIGEL-Wシリーズメタアクリル酸系ポリマを充填した水系GFCカラムで、酸性・アルカリ性や有機溶媒も使用でき、応用範囲が広い。使用可能溶媒:水(pH3~pH10)、メタノール、エタノール、アセトニトリル、THF、クロロホルム、DMF、N-メチル-2ピロリドンなど。一般的なODSカラムで、高純度球型シリカゲルをODS化した後にエンドキャップ処理したものです。親水性化合物を分析するために開発された特殊な逆相系カラムです。細孔径120Åのシリカゲル基材にメチル基を化学結合した充填剤を高圧充填した逆相系カラムです。疎水性の大きな化合物を短時間に溶出させたり、逆に親水性化合物を水系溶離液で分離するときなどに、ODSとの使い分けが有効な場合があります。結合基としてアミノ基を持ち、順相で糖類を分析するのに適しています。シリカ系アミノカラムより耐久性が優れています。結合基としてオクタデシル基、オクチル基、ブチル基を持ちODP<C8P<C4Pの順に充填剤の極性が大きくなっています。ODPが最も利用範囲の広いカラムです。C8P、C4PはODPでは保持が強すぎる場合に用います。細孔径120Åのシリカゲル充填剤を高圧充填した順相系カラムです。シリカゲル表面上のシラノールが極性基として作用し、順相系の保持挙動を示します。---4(4.6×250)-BUCKYPREPシリーズフラーレン分取専用カラム(ナカライテスク株式会社製)BUCKYPREPシリーズBUCKYPREPシリーズは、フラーレンの分離用に開発された充填剤を充填したHPLC用カラムで、試料注入量が多くGPC系のカラムに比べ約10倍の量を短時間で(GPC系カラムの約半分)処理できるため、研究室での合成用の調整や物性試験用の分取に最適なカラムです。このカラムと弊社リサイクル分取HPLCの組み合わせは、大学の有名研究室でよく見られるように実績あるシステムです。50×50mmHOMEプライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ閲覧推奨環境ページトップへ。