CM社鹿島工場のT社乾燥機のタッチパネルディスプレイの調子が悪いとのことで1台準備。2018-9-4(火)S社から戻ってきたユニット1台の修理。電源部コンデンサのショート。LAN通信をあれこれ。データ抜けは無くなったが速度が出ない。年輪検出装置の最終チェックと発送準備。USBが途切れる原因を探る。オシロで調べると新たに付けたフィルタが怪しい。フィルタを外したものを1台準備。午後から出かけて東広島のS社へ。フィルタを外した新ユニットはUSBが途切れる事はなくなった。装置に取り付けてテストしていると途中で止まる。DOUTが出ていない疑い。社の戻ってDOUTを調査。半田不良でOK出力が出ていなかった。午後4時半に再び出かけて東広島のS社へ。信号が出ない事がある。プログラムの問題っぽい。ベトナム方面から「計測中の非常停止」エラーが出るようになったとのこと。