NEXTシリーズグラジエント+リサイクル=可能性∞!!・91NEXTにグラジエント機能を付加した最上位モデル・天然物化学に貢献します!.グラジエント対応モデル信頼と実績のあるLC-91NEXTシリーズに、グラジエント機能を追加!もちろんアイソクラティックのリサイクル分取にも対応。低圧グラジエント4液混合低圧グラジエントを採用。グラジエント分離後、アイソクラティックのリサイクル分離を行うことで、広範囲の極性を持つ化合物の精密分離・分取にも対応可能です。していた溶媒を大幅に節約できます。大型LCDタッチパネルで簡単操作!8.4インチタッチパネルを採用。実際の流路に沿った画面設計の為、どなたでも直感的に簡単にオペレーションを行えます。グラジエント・アイソクラティックの切り替えもタッチパネルで、とっても簡単。送液ポンプには、リサイクルに優れたカスケード型ポンプ(直列2連プランジャー型)を採用。洗浄を自動で行える、自動洗浄機能を新たに搭載。常にきれいな状態で装置をお使いいただけます。従来は面倒だったカラム交換の際の溶媒置換も、この機能を使えば簡単に行うことが可能です。約40kg検出器NEXTシリーズ専用に小型化された検出器から、紫外検出器1機種と示差屈折計1機種の最大2機種を装置本体内に格納できます。グラジエントモードで使用される場合は、UVのカットオフ領域での検出及び示差屈折計による検出はできません。次を参考にしてお選びください。●分離対象物質が定まっており、UV吸収がある場合、UV-254IINEXTを推奨します。NEXT+RI-700NEXTを推奨します。あり、高感度の検出が可能です。光路長0.3mm、容量40μl(1.0mm、2.4mm可変可)示差屈折計NEXTシリーズの示差屈折計はベースラインの安定が早く、作業開始までお待たせしません。分析から分取まで対応。NEXTをご選択の場合はClarityTMとなります。その他の検出器をご選択の場合Prepureシリーズ、JDSシリーズからご選択ください。042-557-1892HOMEプライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ閲覧推奨環境ページトップへ。