東海道/山陽新幹線で広島へ。日付が変わった頃に帰宅。O製作所からダンパモータのリレーを追加して欲しいとの要望。2012-4-25(水)多賀城へ出張の準備。ダンパモータは2位置制御ではなく3位置制御が必要とのこと。出力ポートが足りないしリレーを置く場所もないし何よりもう盤は発送した後だし・・・。昼に帰宅して広島駅まで歩いて出て新幹線で東京へ。東北新幹線に乗り継いで仙台へ。仙石線へ乗り継いで多賀城へ。夜8時前にチェックイン。ホテルの近所のセブンイレブンで夕食を仕入れ。2012-4-24(火)S社向けベアリング検査処理。コントラストの強いエッジが本当のエッジではなく、隠れた弱いコントラストのエッジが本当のエッジである疑い。寸法を問い合わせるとそうだった。データの取り方を変えてもらうしかない。伊万里から戻ってきた含水率計メインボードの修理。含水率のCHを切り替えるドライバが故障していた。北海道方面でパラメータ不一致のエラーが稀に出るとのことなのでログを取れるようにしてメールで送信。2012-4-23(月)伊万里方面から連絡。含水率計の電源を落として高温乾燥をした後に含水率計を使用してみると含水率が異常値を出して、メインボードを交換すると直ったとのこと。メインボードにダメージが行くとは考え難いのだが。CM社乾燥機コントローラの納入仕様書を修正。エクセルで画像が貼り付けられないページがあるのだがなぜ?CM社から加速度と温度を取りたいとの要望。Bさんに納入仕様書をまとめてもらってメールで送信。S社向けベアリング検査処理。エッジが検出できないサンプルがあるのをあれこれ改善。2012-4-22(日)蟄居。近所のセブンイレブン。2012-4-20(金)S社向けプログラムのベアリング検査処理をあれこれ。レーザスポット径の幅で微分処理をすれば良さげ。CM社の高周波加熱乾燥機で中継をしている含水率計が通信エラーを出すとのこと。あれこれ資料を調べてメールで送信。引き続きS社向けベアリング検査処理。エッジを検出してメディアンフィルタを掛けるところまで。来週25~26日に多賀城のS社へ行くことに。会社の帰りに広島駅に寄って来週の出張の切符を手配。2012-4-19(木)S社向けプログラム。ビットマップファイルを読みたいとの要望で実装。鹿島方面の乾燥機で電流値が取れないときがあるとのこと。ユニットを組んでテスト。再現できないが、フィルタ処理が入っているので短時間の起動だと電流を取り損なう場合があるのでそのせいかも。S社向けセンサヘッドの対策をあれこれ。電流値が取れない件は5月に鹿島に行くのでその時に対処することに。2012-4-18(水)市内CD社でCM社向け乾燥機コントローラの盤の動作チェック。こちらはインバータ盤。温度計の設定とインバータの設定に少々手間取ったが動作確認完了。S社向けユニットの自動オフセット調整の感度を落としたプログラムを作ってメールで送信。マックスバリューのATMから自動車の任意保険料の振込み。2012-4-17(火)S社向けセンサヘッド。S社向け安全装置関係の配線も完了。別のS社向けテスト用ケーブルを製作。呉の西部工業技術センターへ。昨日預かったT社のサンプルを平面検査装置で撮ってみる。思った通り芳しくない。テスト用ケーブルを渡す。コネクタの型番を間違っていたことが判明。S社の平面検査装置の調整。高速処理ボード側のアンプゲインを落とす。デオデオへ寄って間違っていたコネクタを仕入れて帰社。S社向けテスト用ケーブルを修正。2012-4-16(月)黒染めに出したパーツが戻ってきた。フォトダイオードを接着。レーザダイオードドライブ基板に火入れしてみると動かない。調べてみると前回4層基板だったものがなぜか2層基板になっていてGNDが繋がっていなかった。ジャンパで凌いでM氏にクレームを入れておく。今日の午後からの打ち合わせの準備。レーザを使ったデモ用のスタンドとサンプルを用意しておく。N氏と出かけて竹原のT社へ。画像処理の打ち合わせ。