変換する際には、メーカー推奨の式を使用しました。5)とを比較しています。あることに注意してください。VWC土壌固有の校正によって、水分センサーの精度を改善することができます。塩分の変動により精度が変化することがあります。変換するための推奨式が記載されています。データ点により適合する式を作成することによって精度を改善できる場合があります。測定値に基づいて土壌固有の式を作成する前に、センサーのデータシートの推奨式を使用して得られる誤差を最初に計算します。以内に収まる場合は、土壌固有の式を作成する理由はありません。乗近似直線に基づく土壌固有式によって誤差を低減させることができます。場合によっては、特定のセンサーの伝達関数に応じて、期待精度を得るのに多項式関数を必要とすることがあります。