線量率、積算線量を監視できます。He3検出器と中性子線減速材を組み合わせた放射線測定器モジュールです。金属などの物質を簡単に透過する性質があります。高速・高エネルギー中性子線は、物を通り抜ける性質が高いため検出することが難しい粒子です。検出器モジュールは、水素原子を多く含む減速材(黒い部分)で検出器を包んでいます。高速な中性子線は減速材と衝突して減速します。検出器により毎秒リアルタイムで測定できます。平面を1秒間に通り抜ける中性子線のカウント率=中性子線の個数を測定するモードです。汚染源の探索モード中性子線の発生している場所を探すには、探索モードが便利です。探索モードでは、中性子線の強さに応じて音アラームの頻度・強さが変化します。検出器を持って歩き、音の変化を聞くことで、体感的に汚染の強い場所を探し出すことができます。使って開発したソフトウェアから利用可能です。あらゆるプログラム言語を使ったアプリケーションの開発が可能です。測定値の読み出しは簡単です。カウント率)といった値を浮動小数点として受信できます。弊社ではカスタム・プログラムも開発可能です。平面を1秒間で通り抜ける中性子線のカウント率=中性子線の個数です。乗ずることで中心にある中性子線発生源からの総カウント数を求めることが可能となります。中性子線発生源からの距離です。流束密度測定は、容易に近づくことができない中性子線線源に対する有効な測定方法です。2タイプの中性子線検出モジュール中性子線検出モジュールには、減速材の厚みによって2タイプあります。減速材が大きい方は、低・高エネルギーまで安定して線量率が測定できます。一方で減速材が小さい検出器の方は、汚染された場所を探す用途など高感度が必要になる場合に選択してください。減速材(小)・中性子線検出モジュールBDKN-01RS232USBBDKN-02RS485USB減速材(大)・中性子線検出モジュールBDKN-03RS232USBBDKN-04RS485USB検出器の選択2タイプの検出は、用途に合わせて選択してください。)の測定を行う場合には、必ず大きい方の検出器を選択してください。Cf-252)のみで正しい線量率測定ができます。対象となる中性子線が不明な場合には、減速材(黒い部分)が大きい検出器を選んでください。由来と分かっている場合には、小さい方でも正確な線量率測定ができます。汚染された場所を探す用途など高感度が必要になる場合には、どちらも利用できます。平面を1秒当たりに通り抜ける中性子線数)や、中性子線の汚染源を探すために使う探索モードを利用する場合には、減速材が小さい方が感度が高く有利です。核分裂の過程から発生する高速中性子線は、高いエネルギーを持っています。空間中を高速で飛び、分厚い金属などほとんどの物質を簡単に透過します。中性子線を測定・検出するには、減速材が必要になります。減速材がない場合、中性子線は検出器自体を簡単に通り抜けてしまい測定できません。減速材(黒い部分)は、水素原子を多く含む物質でできており高速で移動する中性子線を衝突させて減速させることができます。中性子線が低速になれば、中心にある検出器で捕まえて測定することができるようになります。)の測定における減衰材の厚みと検出器のエネルギー応答の関係をご紹介します。応答1は校正の基準値となっています。核種由来の場合には、どちらの測定器でも常に正確な値を示すことが分かります。小さい減速材の場合には、熱中性子線など低エネルギーの場合には応答(縦軸)は100近くになっています。小さい減速材では低エネルギーの線量率は正しく測定できないことを示しています。近くで水平に近く、広いエネルギーで正しい線量率測定ができるようになっています。線量率測定を行うのであれば、大きい減速材の検出器をおすすめしています。中性子線の発生源がどこにあるのか、汚染源を探すような目的の場合には、減速材が小さい方が感度が高く、よりすばやい応答が期待できます。ここでは探索モード、流速密度の測定における減衰材の厚みと検出器のエネルギー応答の関係をご紹介します。探索モード、流速密度の測定の場合には、中性子線を捕まえる能力が高いほど測定時間が短縮できます。グラフでいえば、線が上の方にある方が感度が高いことを示しています。応答(縦軸)は、グラフの縦方向が高い位置にあります。感度が高く、これらの測定に向いていることを示しています。熱中性子線に対して感度がとても低くなっていることが分かります。大きい方の検出器は熱中性子線の探索にはあまり向いていません。線量が高い場合には、それでも測定は可能です。汚染源の探索を行う、流束密度を測定したい場合には、小さい減速材の検出器をおすすめしています。(別売)PU2端末は、モジュールタイプの測定値を表示する多目的端末です。表示端末を利用することで、線量率、カウント率、流速密度の測定を行うサーベイメータとして利用できます。シリアル通信機器です。Modbus方式は、先頭1バイト目(機器アドレス)、2バイト目(命令コマンド)、、、、最後2バイト(CRC符号)というフォーマットになっています。無線化機器も市販されており、多種多様な機器のネットワークに組み込むことができます。取得・設定することができます。測定器本体にシリアル通信を備えた開発者向け放射線測定モジュールです。開発者向けにサンプルコードを提供しております。測定値情報を読み出すといった簡単なプログラム構成になっています。測定値を秒単位でデータベースに転送して、ウェブサイトに公開するといったモニタリングアプリケーションを簡単に開発することができます。利用する接続タイプに応じて型番を選んでください。RS232をおすすめします。RS232タイプは、サーベイメータ端末と接続できます。RS485方式にも簡単に変換できます。Lazruiteなどです。USB接続、またはシリアル通信で接続し、線量率(μSv/h)の値を取得するコードとなっています。このコードだけでは、動作しません。このコードだけでは、動作しません。ライブラリが使えるようになります。デバイスと接続して、命令を送信、データを受信します。送受信バッファーを空にする。ここに受信データの解析や、出力を記載します。このコードだけでは、動作しません。