コリメーターは、鉛に穴をあけたもので、不必要なγ線を遮断して検出器に指向性をもたせるものである。コリメーターを通ったγ線がヨウ化ナトリウムの結晶板に入射すると閃光(せんこう)を発する。この閃光は光電子増倍管によって電気信号に変換される。一定の範囲のエネルギーをもった電気信号のみが波高分析器によって選別され、これを計測することにより放射能量が測定できる。シンチスキャナは駆動装置によって検出器を順次移動させ、体内の放射性同位元素の平面的分布を記録するので、1枚の画像(シンチグラム)の撮影に時間がかかる。このため、重症者の検査、多方向からの検査には適さず、経時的に短時間の臓器内の放射能分布の変化を記録することも不可能である。このような理由から、現在、核医学の画像表示装置の中心となっているのは撮影時間の短いシンチカメラとなっている。Inc.それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。reserved.それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。「シンチスキャナ」の用語解説はコトバンクが提供しています。小学館|「コトバンク」とは|辞書全一覧|利用規約|Q&A|サイトマップ|使い方|「コトバンク」は朝日新聞社の登録商標です。MARKETINGに帰属します。当サイトで提供する用語解説の著作権は、(株)朝日新聞社及び(株)朝日新聞出版等の権利者に帰属します。記事、写真、データ等の無断転載・転用を禁じます。Corporation。