2に相当する表面汚染を測定できます。アルファ・ベータ・ガンマ線の測定、空間線量率の測定、表面汚染を測定できるマルチサーベイメーターです。いろいろな物や表面汚染を調査できます。スクリーニングできるサーベイメーターです。対応するスクリーニングが可能です。Bq/cm2の表面汚染に相当します。Bq/cm2単位で調べることができる放射線の測定器(サーベイメーター)です。ガンマ線だけではなく、アルファ線、ベータ線を発する物質も検出することができ、放射性物質による外部被ばくを知ることができます。空間にあるガンマ線による放射線量も測定できる機種です。測定は、ニュースや新聞で利用されている国際単位「シーベルト」で測定することができます。環境の放射線量を調べることで、年間のひばく量を予測できます。汚染された場所を探すアルファ線、ベータ線は、空気中をわずかな距離しか飛びません。この特性を利用して、どの方向、どの物質が最も放射線を出しているのか、測定器を動かしながら、より高いレベルの放射線源を、アラーム音を頼りに探索することができます。防護服や汚染された車両の表面をスクリーニングして、この基準以上であれば除染する必要があります。ベータ・ガンマ探索モードを選択します。背面の金属フィルタを開けます。程度の距離に測定器で測定を行います。Bq/cm2に相当します。Bq/cm2単位になります。こちらの換算表は、メーカーにおいてセシウムを塗布した平らな標準線源を用いて実験的に換算係数を求めたものです。正しい線量測定サーベイメーターは、人体や、物の表面から出ている放射線を検出し、汚染の度合いを調べることができる放射線の測定器です。放射線は、目で見ることはできませんが、物の表面に付着している放射線を出す物質から出ています。人体、車、コンクリート表面、土壌表面、アスファルト表面など、物の表面が放射性物質で、どの程度汚染されているか判定することができます。裏面には、アルファ線、ベータ線、ガンマ線を検出できる丸い窓があります。この中でも特に、アルファ線、ベータ線は、空気中をわずかな距離しか飛ばない放射線です。これらの放射線を測ることで、特定の場所や、特定の物質表面の汚染度を知ることができます。シーベルト単位での放射線量ガンマ線は、放射性物質から放出され、住宅や、鉄板さえも透過し、人体への被ばくを引き起こす放射線です。ガンマ線の強さは、シーベルト単位で表示されます。ニュースや新聞で報道されている放射線量は、主にガンマ線の強さを示しています。物質表面の汚染度を調べる機能に加えて、空間の放射線量も測定できる機種です。操作は、とても簡単です。電源を入れると、自動的に環境の放射線量を測定し、シーベルト単位で放射線量の強さが液晶に表示されます。警告アラーム機能も搭載。強い放射線量が、検出されると音声アラームを鳴らすことができます。フィルタを切り替えて使うPM1405には、2つのフィルタがついており、切り替えることで、検出できる放射線を変えることができます。それぞれのフィルタによる効果を理解しておく必要があります。素材と遮蔽できる放射線アルファ線フィルタポリエチレンの袋です。アルファ線のみを、遮蔽できるような厚みに調整されています。これにより、ガンマ線とベータ線のみを検出することができます。袋になっており、測定器を中にいれて、使います。金属フィルタ金属製のフィルタです。アルファ線、ベータ線を遮蔽します。これにより、ガンマ線だけを測定することができます。アルファ線フィルタ雲母製の薄いフィルタです。遮蔽の効果はありません。そのためアルファ線、ベータ線、ガンマ線をすべて測定出来るようになります。フィルタの組み合わせによる効果フィルタを組み合わせることで、測定できる放射線を切り替えます。γ線のみ金属フィルタが有効。ガンマ線のみの測定になります。α+β+γ線のみ金属フィルタは無効。アルファ線、ベータ線、ガンマ線の合計値の測定になります。金属フィルタが有効なので、ガンマ線のみの測定になります。ベータ線、ガンマ線の合計値の測定になります。これらのフィルタの組み合わせを使うことで、特定の放射線のみを測定することができるようになります。最初にα+β+γを測定して、次にβ+γを測定して、測定結果を引き算するような仕組みになっています。引き算などの計算は、測定器がすべて行ってくれます。液晶画面の指示に従って、測定を進めていくだけの簡単測定になっています。測定データは、USB接続でパソコンへ取り込みできます。物質表面の汚染を調査するためのベータ線を測定するモードと、環境中のガンマ線を測定するモードの2つがあります。それぞれの記録データ、アラームが発動された時間、測定値などは内部メモリに保存され、パソコンと接続したときに、USB経由でデータをパソコンへ保存できます。エクセル等への出力もできます。様々な物質表面が、放射性物質でどの程度汚染されているのか、ベータ線、ガンマ線の両方の側面から検証することができます。裏側の金属スクリーンフィルタによりガンマ線のみの測定、ベータ線のみの測定を選択的に行えます。現在の放射線量をシーベルト表示(μSv/h)、1秒あたりの放射線のカウント表示(cps)の計測単位に対応。強い放射線量を検出すると、音声アラームで警告してくれます。放射線源の探索モードを搭載、線源の強い方向をアラーム音をたよりに探索ができます。現在の測定値を、パソコンへリアルタイム転送、定点観測などに活用できます。測定結果は内部メモリに保存。USBでかんたんにパソコンへのデータ転送。物の汚染を調べるアルファ線、ベータ線は、空気中をわずかな距離(1メートルほど)しか飛ぶことができません。サーベイメーターPM1405は、この性質を利用することで、狭い範囲の放射線汚染の状況や、表面についた汚染物質を調べることができます。ベータ線の測定では2段階に分けて行われます。第1段階では、環境中の背景にある放射線と目の前にある物体からの放射線(ガンマ線+ベータ線)を測定します。続いて第2段階では、ガンマ線だけを測定します。背景となるガンマ線を取り除き、目の前の物体から放射されているベータ線だけをより正確に測定します。2段階測定により、目の前の物体の汚染状況を正確な調査を実現しています。測定器が故障の場合でも、代わりの機器を提供しております。高性能な放射線測定器を、ずっと安心してお使いいただくために、最高のサービスを提供したいと考えています。いつでもご遠慮なくお問い合わせください。修理の場合には、いつでも代替器を提供しております。代替器の無料サービスです。代替器はPM1610です。修理の際の送料は、お客様側からの発送については、修理品、代替器ともに、お客様のご負担となります。まるからの発送分は、弊社の負担で行う形になりますので、あらかじめご了承ください。社の技術者から教育を受けたスタッフが対応しております。まるを経由して、メーカーでの修理、点検、校正を行うことができます。10年サポートすべてのポリマスター製品は、10年間以上利用されることを想定した耐久性のある設計です。お求めいただく測定器は、長い期間お使いいただく製品になります。まるでは、お客様が製品を使用している間ずっとサポートを行っていく体制をとっております。あらゆる場面において技術スタッフが、いつでも対応しております。:290グラム表示バックライト付き液晶ディスプレイ。/分・cm2スクリーンフィルタ雲母素材と金属板の2つにより、ガンマ線とベータ線測定モード切り替え。ホットスポット探索機能アラーム音を頼りに、汚染物質を探索します。対応するスクリーニングが可能です。Bq/cm2の表面汚染に相当します。線量が高くなると、比例して電池寿命が急速に短くなる場合があります。探索モードアラーム背景となる放射線より一定以上、高い放射線を検出するとアラームを発動。New詳細な分析結果ですね。近いところほど地下水にまでセシウムが含まれていますね。Newがんは、遺伝子の病気であり、元とたどれば1個のがん細胞から派生したものであると言われている。New複雑な気分です。事故が収束しておらず、信頼と情報が足りてないような気がします。[動画][農水省]山梨放射能情報ネットワーク山梨県の汚染状況やイベント情報サイト。焼却炉のフィルタなど、汚染状況まとめ資料は、とても興味深いです。放射線に関する専門部会の設立や、たむら地方全域での、勉強会の開催、専門講師の派遣などを行っています。放射能測定器(Ge-半導体検出器)なども検討。社長さんも笑っているし、なんだか楽しそうですね。放射線の可視化、とても分かりやすいですね。放射線が出てくる様子や頻度がとても分かりやすいですね。ベクモニ2011、ベクレル測定支援アプリカリウム補正やエネルギー校正機能など、食品ベクレル測定支援アプリ。放射線が物質に当たって跳ね返る様子などもよく分かります。メッシュで、詳細な空間線量の測定を行っています。航空機モニタリングの結果とも一致しています。水産庁が調査した高濃度セシウムに汚染された魚類の汚染源・汚染経路を緊急調査。年間1ミリシーベルト東京都環境局の資料。1時間あたりの放射線量と年間の被爆料の関係式を学ぶことができます。食品の放射能測定マニュアルNaIシンチレーション計測器を使って、食品の簡易測定を行う方法です。原発事故直後には、このような計測方法しかなかったわけです。砥石と研削・研磨の総合情報サイトです。放射線測定器メーカーの一覧です。一覧に、たろうまるも加えていただきました。PM1405レビューベータ線、ガンマ線を測定や、ベクレル測定ができる汚染調査メーター。緊急被ばく医療ブック大量の放射線を浴びた場合の緊急被ばく医療についてのガイドブックです。よって、放出した核種と量について。定期的に子供向けの放射線測定授業を開催。教材をPDFでダウンロード。放射線は止めることができないため、時間を短く、離れる、遮蔽するといった3つの対策が有効。事故による放射性物質の拡散地図。北関東の汚染状況が分かります。放射線測定器やデジタル線量計の評価。まるの放射線測定器の評価の結果は、こちら。詳細な分析結果ですね。近いところほど地下水にまでセシウムが含まれていますね。低線量放射線の健康影響がんは、遺伝子の病気であり、元とたどれば1個のがん細胞から派生したものであると言われている。農林水産省の食べて応援しよう!複雑な気分です。事故が収束しておらず、信頼と情報が足りてないような気がします。[動画][農水省]山梨放射能情報ネットワーク山梨県の汚染状況やイベント情報サイト。焼却炉のフィルタなど、汚染状況まとめ資料は、とても興味深いです。放射線に関する専門部会の設立や、たむら地方全域での、勉強会の開催、専門講師の派遣などを行っています。放射能測定器(Ge-半導体検出器)なども検討。社長さんも笑っているし、なんだか楽しそうですね。放射線の可視化、とても分かりやすいですね。放射線が出てくる様子や頻度がとても分かりやすいですね。ベクモニ2011、ベクレル測定支援アプリカリウム補正やエネルギー校正機能など、食品ベクレル測定支援アプリ。放射線が物質に当たって跳ね返る様子などもよく分かります。メッシュで、詳細な空間線量の測定を行っています。航空機モニタリングの結果とも一致しています。水産庁が調査した高濃度セシウムに汚染された魚類の汚染源・汚染経路を緊急調査。年間1ミリシーベルト東京都環境局の資料。1時間あたりの放射線量と年間の被爆料の関係式を学ぶことができます。食品の放射能測定マニュアルNaIシンチレーション計測器を使って、食品の簡易測定を行う方法です。原発事故直後には、このような計測方法しかなかったわけです。砥石と研削・研磨の総合情報サイトです。放射線測定器メーカーの一覧です。一覧に、たろうまるも加えていただきました。PM1405レビューベータ線、ガンマ線を測定や、ベクレル測定ができる汚染調査メーター。緊急被ばく医療ブック大量の放射線を浴びた場合の緊急被ばく医療についてのガイドブックです。よって、放出した核種と量について。定期的に子供向けの放射線測定授業を開催。教材をPDFでダウンロード。放射線は止めることができないため、時間を短く、離れる、遮蔽するといった3つの対策が有効。事故による放射性物質の拡散地図。北関東の汚染状況が分かります。放射線測定器やデジタル線量計の評価。まるの放射線測定器の評価の結果は、こちら。製品の再販売をご希望の商社様、企業様は、お電話/メールにて、ご遠慮なくご相談ください。ご遠慮なくお問い合わせください。×パソコン遠隔操作サポートソフトウェアの使い方でお困りですか?パソコン遠隔操作サポートを使うことで、一緒に、あなたのパソコン画面を見ながら問題を解決いたします。ご希望の方は、ご遠慮なくお電話ください。076-201-8806キャンセル遠隔操作ソフトのダウンロード。