超音波厚さ計(0.01mm表示、波形表示、スルーペイント、100,000メモリ)ホームログイン超音波厚さ計(0.01mm表示、波形表示、スルーペイント、100,000メモリ)価格:250,000円(税込:275,000円)UM-5DLスタッフの一言スルーペイント・大容量メモリ・波形表示・Bスコープ(断面表示)搭載の最上位モデル!メニューはすべて日本語表示だから安心してお使い頂けます♪(私も翻訳のお手伝いしました。)腐食が進行した金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの通常の厚さ計では測定が難しい物も、最上位モデルなら測定することができます。厚さ測定に必要な機能をすべて搭載した、最上位機種です。超音波波形を確認しながら測定が可能なため、より信頼性の高い検査が可能です。感度やゲート(閾値)の調整ができるため、従来の超音波厚さ計では測定が難しかった材料も測定が可能です。鋳物等の高減衰材料の厚み測定にもお勧めです。*鋳物等の高減衰材料の測定では、2MHzの低周波プローブをご使用ください。厚さや材質によっては測定できない場合もあります。事前にお問い合わせください。樹脂などの超音波の減衰が大きい素材では、底面エコーが小さくなり測定できない場合があります。このような場合、感度を上げて底面エコーを高くすることで、正しい厚さを測定できます。ゲート調整ノイズが多い素材の場合、ノイズを底面エコーと認識してしまい、誤った厚さを表示する場合があります。このような場合、ゲートの開始位置をノイズの後ろに変更することでノイズを回避し、正しい底面エコーを検出することができます。対応のブラウザで見てください。(注)用途に記載がある測定物であっても、対象の組成・形状・厚さによっては測定できない場合もあります。お問い合わせからご相談いただくか、無償トライアル可能なデモ機にてご確認ください。30mm*測定材料および表面状態、探触子により異なります。保証書(2年保証)※万が一、初期不良や欠品があった際には、製品到着後1週間以内にNDTマートにご連絡をお願いします。NDTmart.jp。