キャリブレーションの手順をご紹介します。最新バージョンにアップデートしてください。アップデート方法については、Androidのアプリ・アップデート方法に準じます。ヘルプ)キャリブレーションプレートを垂直な壁などに設置します。壁がない場所に立てかける場合は、必ず垂直になるように設置してください。精度検査キャリブレーションプレートまで、1.2mの位置に立ち、実行します。精度検査の留意点に関するガイダンスが表示されますので「次へ」をタップしていきます。「次へ」をタップすると、精度検査のためのリアリティー・キャプチャ画面に切り替わります。ガイダンスに従いながら、設置したキャリブレーションプレートで精度検査を行って下さい。キャリブレーション中は、距離測定のため、BLK3D裏側の四角窓から、レーザーが照射され、測定されます。撮影画面の左側には、キャリブレーションターゲットからBLK3D本体までの距離が2種類の数字(距離)で表示されます。キャリブレーションでは、画面上の点線赤枠をプレートに合わせながら移動し、現在の距離(下段)が撮影距離(上段)に合うよう調整していきます。現在の距離(下段)が緑色になる距離をとり、赤い点線枠をキャリブレーションプレートに合わせ、画面上の「写真」ボタンをタップし、撮影します。BLK3Dが、精度検査に適さない位置(距離)にある場合、現在の距離が赤色で表示されますので、位置を調整してください。精度検査が正常に終了すると、左図のような画面が表示されますので「キャリブレーション再始動」をタップします。精度測定が正常に行われなかった場合は「OK」ボタンをタップして、再度測定を行って下さい。キャリブレーションプレートに近すぎる、または遠すぎる、適切にターゲットプレートの位置を確定出来ていない可能性があります。キャリブレーションキャリブレーションは、BLK3Dを三脚に設置して実施されることをお勧めします。ガイダンスに従い、BLK3Dを水平にし、三脚に設置します。キャリブレーションプレートを設置します。壁がない場所に立てかける場合は、必ず垂直になるように設置してください。ここから、ガイダンスに従い、BLK3Dのキャリブレーションを行います。(1)正対した位置から、撮影します。(2)右に0.6m程移動し、撮影します。(3)次に、そのまま前進して撮影します。0.800mに変わりますので、0.4m(40cm)ほど前進します。点線赤枠をキャリブレーションプレートに合わせて、現在の距離(下段)が緑色になったら撮影します。(4)左に0.4m程移動し、正対した位置から撮影します。(5)左へ0.4m程移動し、撮影します。(6)後退して、撮影します。変わりますので、0.4m(40cm)ほど後退します。点線赤枠をキャリブレーションプレートに合わせて、現在の距離(下段)が緑色になったら撮影します。キャリブレーションが正常に完了しました。「OK」をタップして終了します。手順マニュアル上記の手順をPDFファイルでダウンロードできます。(PDFファイルが別ページで開きます)製品のご購入についてレーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。御社のお取引企業へお問い合わせください。Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方はこちら。