製品動画には、密やかに、最新技術の粋が紹介されています。動画の中では、テクノロジーの名称が英語(横文字)で出てきます。ここでは、それらについて徹底解説します。ご覧いただいた方は、ぜひ今一度、まだの方は今すぐに!ご覧ください。S910を取り出します。本体裏に埋め込まれているポールのことです。動画では、このスマート・ベースを広げ、付属の台に取り付けています。スマート・ベースは、これなくしてS910は語れない!というほど大切なものです。S910は下記のように、離れた場所から、測りたい場所をどこでも測れます。幅、高さ、屋根の流れのように斜めになっている場所など、レーザーが当たりさえすればどこでも、2点間距離を計算します。これが可能なのは、測定した点を3次元座標化しているからです。数値として置き換え、演算しています。3次元座標化するには、基準が必要です。この基準をもとに、相対的な位置関係を計算しますので、動かない1点をつくることがどうしても必要でした。そこで考え出されたのが、スマート・ベースなのです!ですから、測定中は動かさないようにしてくださいね。直線距離を測る際は、スマート・ベースを閉じて使います。スマート・ベースは、これを可能にした斬新なアイディアです。S910の最大測定範囲は、300mです。DISTOシリーズ最長です!従来は200mがMaxでした。パワー・テクノロジーが可能にした新領域です。...実のところ、300m測定することはないと思います。遠すぎて、狙いを定めることが難しいためです。この技術の本当の目的は、測定能力の向上です。レーザー距離計は、強い太陽光の下や反射の弱い対象物では測定できず、エラーになることがあります。測定できない場所を減らし、短時間で正確な距離測定を実現すること。パワー・テクノロジーの神髄です。周囲の明るさ、対象物によって測定可否が変わってくるので、ビシッと仕様に表現するのが難しいですが、屋外での測定能力は確実に向上しており、シリーズ最高です。確実に、そしてより遠くまで。開発者のそんな想いが込められています。タッチスクリーン~もはやスマートフォンで一般的となったタッチスクリーン。2機種目となりました。画面サイズは3.2インチ。縦がおよそ71mm、横が43mmです。タッチスクリーンの良いところは、手ブレの心配がなくなったことです。測定ボタンを押す代わりに、画面をポンと軽やかにタッチすることで、測定できます。S910の電源は、充電池です。リチウムイオンを採用しています。速く正確な測距、クリアな大画面、複雑な演算処理などをこなし、かつ従来シリーズに引けを取らないパフォーマンスを維持するには、必須の選択でした。実はこの充電池、スマート・ベースの中に入っているんです!スマート・ベースがそのまま一回り小さくなった形状の充電池です。素晴らしい機能を持っているのに、すぐに電源がなくなり、頻繁に充電しなければならない...という状況では、宝の持ち腐れです。アルカリ電池はどこでも買え、すぐに交換できて良いという声がありますが、電池の品質にはバラつきがあり、パワーを出すには大きな電池を使うか本数を増やすことが必要です。S910のリチウムイオン充電池は、質の高い製品を採用していますので、繰り返し充電しても長持ちします。フル充電で4,000回の測定が可能なので、しっかり充電していただければ、1日の作業中に電池が切れてしまうことはほぼありません。測定データはケーブルで出力しますので、そのついでに充電も行ってください。電池残量0%から100%までにかかる時間は4時間。残量が半分なら、2時間でフル充電できます。3つが分かることで、測定場所を3次元の座標値として記録していくことができます。S910のコア機能を支えるセンサーです。角度センサーの作動範囲は下記の通り。シリーズは、数あるレーザー距離計の中で、最も正確に距離を測ることができる製品です。ジオシステムズ株式会社は測量機器メーカーのため、精度に関しては非常にシビアです。測量結果を元に地図や公的資料が作成されるわけですから。S910で直線距離を測ったときの精度は、10mで±1.0mm。満たし、さらに厳しいライカの自社基準を通過した製品のみが、世に送り出されています。“JIS規格”をご存知の方は、多いと思います。レーザー距離計にはこの様な規格が存在しなかったため、精度や測定範囲の規定はメーカー各社の「自社基準」にゆだねられ、公表された仕様を信じるしかありませんでした。その結果、基準の異なる製品が市場に出回ってしまいました。弊社の現行販売品はすべて、この規格を満たしています。S910の最大測定範囲は300mです!対象物が白い壁やプラスチック板などで、強い光のない適切な条件下で測定することができます。屋外は、太陽光の影響がありますので、100m~150m程度が目安です。パワー・テクノロジーの賜物です。シリーズに搭載されている傾斜センサー(チルトセンサー)とは、少し違います。鉛直角エンコーダ―の値は、3次元測定の演算に使用されます。傾斜センサーは、水平距離、高さ、高低差など従来からある機能の計算に使用されます。仕様も、下記の通り異なります。S910の製品情報は、こちら。製品のご購入についてレーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。御社のお取引企業へお問い合わせください。Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方はこちら。