ヶ月ごと指定サービス技術者による点検を受ける。詳細はマニュアルを参照する事。12.欠点1)フローセンサーの校正は患者に装着したままではできない。2)適応できる最低体重は3Kgであるが、フロートリガーの最高感度は2LPMなので、新生児にPTVするには感度不足である。MMVの作動H-MMVでは分時換気量が設定値になるようにPSV圧が自動調節される。LPMに向かってPSVレベルが自動調節される過程を示している。LPMに変更されている。その後は新しい設定値を保つようにPSVレベルが自動調節される過程を示している。