改修する、および(3)変形試験機と併用するインピーダンスアナライザを新規購入するほか、試料アセンブリの設計、センサーの開発を行うことであった。ガス圧式変形試験機への改造について当初計画通りに設計・製作・高圧ガス保安協会の許認可を終了した。計測系に関しては自前で整備した。外部荷重用ロードセルと外部変位計を1kHzで収録できるようにした。よる誘導電位などを、LabVIEWを用いて、応答周波数500kHz、サンプリング周波数5MHz、4チャンネルで同期連続収録可能な高速計測システムを完成させた。固着すべりや圧電効果などのテスト実験を重ねた結果、極めて良好な結果を得た。(MK65S)の改修について封圧用の歪ゲージと軸圧用を合わせて5チャンネル分の歪ゲージ新たに貼り替え、それぞれの圧力校正をした。信号入力部として新たにLabVIEWシステムを導入した結果,力学・温度などのシグナルを同期連続収録することが可能となった。この改良を施した上で、高温高圧焼き鈍しのテスト実験を行い、1000°C、800MPaまでの温度圧力を発生させることに成功した。(3)ガス圧装置内部で変形試料の電気インピーダンスを測定するため、インピーダンスアナライザを新規購入し、試料アセンブリーを設計、予備実験を行い、中心電極を用いる際の問題点を明らかにした。変形実験後の試料の組織を定量観察するレーザー走査顕微鏡のバージョンアップを図った。