無料レンタルキベベワールド「メガネの一心堂」の店長が、タメになること・ならないことをつづります眼からの距離に伴うレンズ度数の変化これは、度数測定をする時に用いるレンズのうちの一枚。レンズの度数を測る機械(レンズメーター)に乗せると、S-10Dと表示されます。この度数は、レンズを所定の位置(台があります)に正しく乗せたときに表示されるものです。ところが、このレンズを、本来レンズを乗せるべき台よりも少し浮かせて測定すると、S-9.75Dと表示されます。メガネレンズの度数は、通常0.25D刻みで作製されますから、1段階弱い度数になったことになります。(本当に、S-10Dのレンズを使っているのか、この画像では証明できませんが、捏造するメリットもないので、そこは信用してください。度数は段々と弱く作用することになります。位置Aよりも近い位置で測定すると、S-10Dになるということです。「マイナスレンズの場合は、基準位置よりも遠くなればなるほど度数は弱く作用し、基準位置よりも近づけば近づくほど、度数が強く作用する」わけです。S-2D(S-10Dよりも32段階弱い)度数で同じことをやってみたらどうでしょう。基準位置ではS-2Dです。基準位置から遠ざけると、やはりS-2Dです。これは、レンズメーターの表示設定を、0.25Dステップにしているからで、0.01Dステップにすると、S-1.98Dになります。度数が弱くなっているわけですが、その変化の仕方(弱くなりかた)が、S-10Dの場合とかなり違います。度数が強ければ強いほど、基準位置から距離が変わった場合に生じる度数変化が大きいということです。基準位置から遠くなると、S+10.75Dになります。マイナスレンズとは逆に、「プラスレンズの場合は、基準位置から遠くなるほどレンズの度数は強く作用し、基準位置より近くなるほどレンズの度数が弱く作用する」ということです。度数が弱いほど、距離に応じた度数の変化量が小さいのは、マイナスレンズと同じです。得られる値が、強度数であるほど変わってくるということです。近視の場合は、眼から離れた位置で測るほど、測定結果は強度数になります。その数値でつくったメガネを掛けたとき、レンズの位置が測定時の位置よりも近くなってしまえば、度数が強く感じます。度数によっては、眼精疲労の原因にもなりかねません。「眼からどれくらい離れたところで度数を測ったのか」ということと「眼からどれくらい離れたところにレンズがくるか」ということを踏まえるのが大切になってきます。「これと同じ度数で」という依頼で作った場合などでも、注意が必要です。それまで使っていたメガネは、睫毛がレンズにギリギリ付くか付かないかという状態だったとして、新しく納めたメガネが、フイツティングのまずさにより睫毛から結構離れてしまっていた、なんていう場合には、近視の人だったら、度数が強いほど「前のメガネより見にくい」と言われてしまうことになるのです。些細なことのように見えるかもしれませんが、とても重要なポイントです。