STAの外観写真)1989年にオーストラリアで生まれたResMed社は睡眠時無呼吸の治療機を専門とする会社である。NIVが普及するにつれ、ResMed社はグローバル企業に変貌した。nasalと呼ばれるが、日本人仕様のマスクも併せて供給された。IIIにモデルチェンジした。最大フローが増量され、リークに対する寛容性や、トリガーやサイクル設定が変更できなど、性能と操作性が改良された上で重量まで軽減されている。STAはシリーズ最強モデルである。いずれにせよ、小型軽量を特徴とし他社製品と比較してもかなり軽量である。機構の詳細については全く公表されていない。BiPAPではブロアーの回転数は一定でバルブでのリリーフ量によって吸気ガス流量を調整するが、ResMedではモーターの回転数を変化させて吸気ガス流量を調整する。この方式では駆動系の慣性モーメントによるレスポンスの遅れが危惧されるが、社内資料によると遜色がないというより、かなり優秀のようである。残念ながらこれらのデーターは公開されていない。IIIではマスクリークに対して自動的にベースラインを補正して感度調節する機能が追加された。これをVsyncと命名している。STは裏画面に入れば本体のみで設定変更が可能である。患者が操作できるのは電源ON/OFFとディレータイマーだけである。15分かけてゆっくり換気圧が設定圧まで上昇するので、患者が受ける圧迫感を低減できる。Nasal専用コントローラー:メニューキーとオプションキーをもちいて設定する)。設定画面にアクセスすると本体だけでも設定変更ができる。IIの設定画面への入り方)。次にMENU△▽キーを用いて設定項目を順次選択する。設定値を変更するにはOPTION△▽キーを押して数値、ON/OFF、などを入力する。在宅で使用するには、事故を防ぐために設定をロックする必要がある。MODEを選択し、OPTION△を押してYESを入力する。SUREと聞き返してくるので再びOPTION△を押してYESを入力して確定する。STAは専用リモコンを使用するとモニタリングと設定がより容易になるが、なくても操作できる。IIとほぼ同じで、MENU△▽キー(黒色の上下の矢印)を用いて設定項目を順次選択する。設定値を変更するにはOPTION△▽(緑色とオレンジ色)キーを押して数値、ON/OFF、などを入力する。150-900msec)、Tiコントロールつまり最少吸気時間(Tmin)や最大吸気時間(Tmax)も設定できる(図;TminとTmaxの説明)。サイクル時間とトリガー感度も3段階に設定できる(図;トリガー感度の設定とサイクルの設定)。患者との同期がうまくいかないときには、まず、マスクフィッティングを調節してみる。strap)を用いるとマスクリークが減少して解決することもある。time(最長IPAP時間)を適切な値に設定すると呼気との同期不全を最適化できる。リーク量、気道圧をMENUで表示できる。VIEWのキーを押すと実測吸気時間、サイクルの状態、トリガーの状態、実測I:E比などを表示する。Off、マスク不良、電源異常、などのアラームがある。6.メンテナンス日常的にマスクとチューブを点検、清掃、滅菌する。6ヵ月ごとにエアーフィルターを交換する。IIではBiPAPと比較するとマスクでのリークが作動に影響しやすい。2)機構やデーター開示に消極的である。充分な情報をディーラーに提供していない。