Suite』を発表しました。0.9に準拠しており、スーパースピードUSBの送信機と受信機の物理層試験を自動的に行うことが出来ます。USB3.0では、5Gbpsの高速信号データ・転送レイトでありながら、従来のUSB2.0との下位互換性を保つため同様の使用環境で安定な通信を確保しなければなりません。特殊な機能が必要とされます。0.9ではランダム・ジッタの計測にクロック・パターンを使い、トータル・ジッタとデタミニスティック・ジッタの計測にランダム・パターンを行うことを求められています。本システムでは必要なコンプライアンス・パターンを自動的に選択して計測が行えるようになっています。大きな信号減衰を前提とした安定な通信が確保できる受信機性能を保証するために、受信機のストレス試験が求められます。Tester)を組み合わせ、試験セットアップをRFスイッチで自動的に変更しながら物理層試験を自動的に実行し、試験結果をレポートにまとめて出力することができます。PeRT3にはプロトコル通信機能があるため送信機試験で被試験装置から出力するコンプライアンス・パターンの切り替えや、受信機試験で被試験装置をループバック・モードにするなどができるため、スムーズな試験が可能です。8Ziシリーズ・デジタル・オシロスコープは、4GHzから世界最高となる30GHzの帯域をカバーし、4チャンネル同時40GS/s、2チャンネル時世界最高の80GS/sの高速サンプリングを実現するレクロイのハイエンド・デジタル・オシロスコープ・シリーズです。IIアーキテクチャの採用により、大量のメモリを使って捕捉した波形データの全てを使った高度な解析も超高速で実行することができます。次世代シリアル・インタフェースの信号評価におけるチャンネル・エミュレーションやイコライザ・エミュレーションなどの演算処理をしても実用的な速度で計測が可能です。SCSIなどのプロトコルに対応し、被試験装置とのリンクの確立、ループバック・モードの設定など一般的に面倒な操作が簡単に確実に行えます。単なるビットごとのエラー判定だけではなく、フレーム単位のエラーなど上位層でのビット・エラー試験が行えます。東陽テクニカが取り扱っています。「QualiPHY」は、レクロイの自動試験ワークフレームで、広範な高速シリアル・バス規格でコンプライアンス試験の実施を、短時間で簡単に行えるように設計されています。「QualiPHY」は、シリアル・データ・規格のコンプライアンス試験が最も直観的で効率的に行えるツールです。規格の選択や試験項目の選択は、オシロスコープのメニューから直接呼び出して行うことが出来、ボタン一発で試験が開始できます。グラフィカルな接続図に従うことで手順が大幅に簡素化され、短時間で試験を終えることができます。一連の試験結果は、自動的にレポートとしてまとめられ、一般的なHTML形式以外にPDFやワードの形式にすることもできます。「QualiPHY」はオシロスコープ上で動作させることも、外部のPC上で動作させ、オシロスコープをLAN経由でリモートコントロールすることもできます。Corporationは、シリアル・データ通信の解析分野において最先端の高度な測定・解析が行える計測機器を製造、販売しています。設計技術者に幅広く利用されています。Corporationは40年間にわたり、革新的なテクノロジによって、特に波形解析において最高の評価を得てきました。Corporationの持つ技術が大きく貢献できると確信しています。Corporationはニューヨーク州チェストナットリッジに本社を置き、NASDAQに上場しています。仕様は予告なしに変更されることがあります。Technologies。