信号源とパルス処理:電源コントローラICをパルス発生器として使うスイッチングレギュレータ用コントローラICをパルス発生器として利用する方法を紹介する。立ち上がり/降下時間が2ns未満のゲート駆動用パルスを発生させることができるようになる。)を用いた同軸ケーブルの立ち上がり時間測定やケーブルの障害個所の特定など、実験レベルのさまざまな測定に欠かせない。数メートルのRG-58/Uケーブルの立ち上がり時間を評価するには、パルスの立ち上がり/降下時間が1〜2nsと高速でなければならない。Technologies社のパルスジェネレータ「HP8012B」がよく使われる。この製品は、立ち上がり時間5nsを実現しており、大抵のアプリケーションではこの速さで十分である。同軸ケーブルの測定には、これでも不十分なのだ。そこで、ここではスイッチングレギュレータ用コントローラICをパルス発生器として利用する方法を紹介する。これであれば、立ち上がり/降下時間が2ns未満のゲート駆動用パルスを発生させることができ、実験室で用いるパルス発生器としては理想的だ。図1に示したのが、その回路例である。Technology社の固定周波数フライバックコントローラ「LTC3803」(IC1)を使用している。このコントローラは、200kHzの自励式クロックで動作する。その出力をSENSE端子に接続すると、最小デューティ比で動作して300ns幅のパルスが出力される。電源コントローラICを利用したパルス発生器スイッチングレギュレータ用コントローラIC1は、50Ωの負荷に対して立ち上がり/降下時間1.5nsのパルスを供給することができる。LTC3803は、50Ωの負荷を最大9Vの振幅で直接駆動することができる(180mA以上の電流を供給できる)。その分、電源周辺には十分な配慮が必要である。具体的には、等価直列インダクタンスが小さいコンデンサをIC1の電源とグラウンド(5ピンと2ピン)との間に最短距離で接続する。図1では、C1(10μFのセラミックコンデンサ)とR1(200Ωの抵抗)によってデカップリング/バイパスを行っている。このようにすることで、パルスの振幅の変動を最小限に抑えられる。echo)を抑制し、ケーブルからの反射とケーブル遠端のインピーダンス不整合を吸収することが可能になる。逆終端された50Ωシステム(LTC3803の出力インピーダンスは約1.5Ωなので、それを考慮して各抵抗値を決める)では、立ち上がり/降下時間1.5nsで4.5Vのパルスが出力される。言い換えれば、50Ω負荷を直接駆動しても出力の立ち上がり/降下時間に影響はない。パルス振幅の過渡的な増加は10%未満に、リーク電流による振幅の低下は5%未満に抑えられる。Japan臨時増刊として発刊した「珠玉の電気回路200選」に掲載されたものです。著者の所属や社名、部品の品番などは掲載当時の情報ですので、あらかじめご了承ください。Ideas」を1冊にまとめたもの。2001〜2008年に掲載された記事の中から200本を厳選し、5つのカテゴリに分けて収録した。関連記事デジタル電源再入門ユーザーにとって最良の電源とは一体、何なのだろうか——。新しい“スマートな電源”として広く知られるようになった「デジタル電源」。アナログ電源をしのぐまで普及していない。いま一度、デジタル電源の仕組み、利点を見直し、これからの電源を考えてほしい。信号発生器を選ぶ、使う信号発生器を購入する際には、データシートを注意深く読み解く必要がある。印象的な機能を持ち、魅力的な価格で提供されるたくさんの製品の中から、自分の用途に合ったものを的確に選び出すのは意外に困難なことだ。そこで本稿では、信号発生器の選び方、さらには使い方においてポイントとなる事柄をまとめてみたい。TDR測定の基本を押さえるTDR測定は、ケーブルやコネクタ、プリント基板、LSIパッケージなどの検証やトラブルシューティングに用いられている。これを利用することによって、伝送される信号のシグナルインテグリティを保証することが可能になる。本稿では、まずTDR測定の歴史と基本原理を押さえた上で、それを利用するメリットや最新の測定環境について解説を加える。LLC.ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。