B8211)耐アルカリガラス(ルーキング-AR)レベルスイッチタンク横取付型(LS-B)タンク上取付型(LS-E)金属環融着サイトグラスクリンポートクリンポート(R)クロスグラスストレートネジ込み汎用品(KPS)ストレートネジ込み高圧用(KPS-C)テーパーネジ込み汎用品(AX)テーパーネジ込み汎用品(KPT)テーパーネジ込み高圧用(KPT-C)フランジ取付汎用品(KPF)溶接型(KP-360,KP-363)超高圧用(KP308)高温高圧型ボイラ用(KP-32,KP-34)当社では、ISO9001の認証を1995年に取得。徹底した品質管理の下、製品を出荷しています。MG用MS型リードスイッチMS型リードスイッチはMG(マグネットフロート)式液面計専用の自己保持型リードスイッチです。本MS型リードスイッチをMG式液面計コラム(チャンバー)本体の警報設定点に対応する位置に取付け、コラム内の液位変化により移動するフロート内のマグネットによってON-OFF制御を行う事ができます。本MS型リードスイッチには一般用として、MS-11型と耐圧防爆構造(ExdIICT6)のRSW-EX-1型とがあります。37325号)MS-10型リードスイッチフロート上昇にてONフロート下降にてOFFMS-10型リードスイッチフロート上昇にてOFFフロート下降にてONMG用MS型リードスイッチの取付け方向とスイッチ動作MS型リードスイッチは自己保持型リードスイッチが組み込まれております。OFF接点時の動作はマグネットのN極がリードスイッチに近づくと作動しONとなります。N極がそのまま通過し磁界が消却しても動作したままの状態(ON状態)を維持し、通過したN極が再びスイッチに戻ると自己保持が解除され、OFFとなります。これらのスイッチ動作はプロセスの要求により多様であります。MG(マグネットフロート)式液面計用MS型リードスイッチは現地においてのスイッチ動作変更要求をきわめて容易に実施できるように設計されています。右図のようにビス(2本)を外し、本体を180°回転させますと、スイッチ動作は逆になります。EXMS-90型も同様にして取付けを変更しますと、スイッチ動作は逆になります。MG用MS型リードスイッチの取付け方向とスイッチ動作MS型リードスイッチには極性がありませんので端子を逆に接続しても回路上支障ありません。接続には3mm丸形圧着端子をご使用ください。コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。