ResMedHELIA1.特徴(図;Helia外観写真)HELIAはフランスSAIME.S.A社製の成人ならびに小児を対象とした小粋な在宅用人工呼吸器である。圧換気や量換気対応のタービン式の高性能かつ多機能なハイテク人工呼吸器であるので、クリティカルケアにも対応可能である。外部バッテリー併用で8時間の駆動ができる。酸素は最大15LPMまで付加できる。ResMed社に変わった。外部併用で約8時間3.機構の概略(図;Heliaの構造説明)ブロアーの駆動にブラシレスDCモーターを使用している。タービンの回転数はマイクロプロセッサーで制御されている。ニューマティックブロックの入力圧は圧トランスデューサーで計測されていて、タービンの回転数を調節するサーボ制御で安定化されている。吸気バルブは吸気チャンバーと呼ばれるニューマティック弁を介して、マイクロプロセッサーによるサーボ制御されて、実測値に基づく補正を受けている。吸気ガス流量は差圧式のフロートランスデューサーで計測されている。呼気弁も吸気側と同様にマイクロプロセッサーでサーボ制御されている。呼気ガス流量も吸気側と同機構でガス流量計測されている。PEEP圧は専用の小型コンプレッサーで制御圧をつくりPEEPレギュレーターで呼気弁駆動ガスをつくっている。機器異常時には、吸気ガスと呼気ガスは一方向弁、呼気弁の働きによって大気に解放される。吸気・呼気ともにメルシャニックセンサーと呼ばれる高精度の差圧式フロートランスデューサーでガス流量を計測する。PEEP圧は専用の小さなコンプレッサーで圧力を作り、これで呼気弁を駆動している。患者回路は近位圧モニターチューブ付きであれば、通常の2枝タイプと呼気弁内蔵の1枝タイプのいづれも使用可能である。ON/スタンバイを押し続けるとスクリーンのバックライトが点灯して電源が入る。患者回路のタイプは自動判定される。電源投入時には操作がロックされているので、設定を変えるにはロックを解除する必要がある。KEYボタンを押しながらロータリーノブを右に回す。キー操作が2分間なければ自動的にロック状態になる。モードは直接モードキーを押すと選択できる。PIP、トリガー感度は直接キーでアクセスできる。その他の項目やアラームの設定は操作パネル右下のメニューからパラメーター、アラーム、計測のキーを押してメニューを出してから、左右の選択ボタンで項目を選び、ロータリーノブで数値を入力する。各種のモードが搭載されているが、SIMVモードはなく、A/Cモードだけである。換気補助は圧換気、量換気、IPPBを選べる。)はPSV、PCV、Ps.Tvモードで付加することができる。Support)になる。PCVモードに付加すればPRVCになる。これらのモードでは、過去の換気圧を実測した換気量に基づいて、次の換気圧を決定している。だいたい3回くらい換気すると目標一回換気量を達成できる。Ps.Tvモードは量換気モードに属する、複合的な作動をする換気モードである。Control)として作動する。Support)類似の作動をする。最初はPSVとして作動しているが一回換気量を達成できていない場合には、徐々に吸気時間が延長していく(Tmaxまで)。その後、PSVにVCVが加重する形でVCVの矩形波が徐々に増量して一回換気量を達成する。IPPBモードは肺理学療法用でマウスピースを加えて行う。吸気を行い肺を拡張させるのが目的である。少なめの吸気ガス流量を矩形波で提供して、圧サイクルもしくは時間サイクルで吸気が終了する。電源ON時に患者回路が1枝型か2枝型かを自動判定する。前者であれば圧トリガーになる。後者であれば、呼気流量を10LPMを確保したFlow-byによるフロートリガーになる。感度は1-10数値で選択できる。感度1は0.25hPaもしくは0.5LPMである。数字が上がるにしたがい0.25hPaもしくは0.5LPMづつ感度が低下する。Controlになる)モードではトリガー機構をOFFにできる。一般的に圧トリガーは回路リークがあるNIPPV用で、フロートリガーはリークがない挿管された患者用である。Cycleと呼ばれる機能で、HELIAでは呼気トリガーと呼ばれる。圧換気において、ピーク吸気流量に対して設定した%値まで吸気ガス流量が低下した場合に吸気相を終了させる。5-90%もしくは自動を選択できる。自動(E.Trig=AUT)にした場合は(図;E.triggerの決定方法)のように、座標(0,0)よりピーク吸気流量に達した点に引いた直線T0とY軸となす角度αと同じ角度x°を用いて、x軸にx°引いた直線T1が吸気ガス流量と交差した点を吸気終了条件としている。この場合にはピーク流量に達するのに時間が必要な換気ほど吸気終了が早期に終了することになる。6)FreqA/Cにおける最低換気回数の意味。timeはSlope0、Slope1,Slope2の3つが選べる。Slope0では200ms以内に設定吸気圧になる。Slope1では設定吸気圧-2hPaまで200ms以内に達する。Slope2では-4hPaまで200ms以内に達する。PIPは目標一回換気量を達成する為に機械に許容する吸気圧の値。PIP圧を加えた圧まで換気圧が自動調節する。Tmaxは最大吸気時間で、吸気時間がこの値になると吸気相は終了して呼気相に変わる。タービン異常、機器異常、などのアラームが装備されている。オプションで酸素濃度のアラームが用意されている。モニター機能として液晶に気道内圧のバーグラフと設定やアラーム項目が2行で文字表示される。トレンドなどをパソコン画面上にマルチウィンドーで表示することができる。6.患者回路シングルとダブルの2つが利用できる。用途によって使い分けることも可能である。7.メンテナンス定期的に機能チェック、バッテリー充電、整備をおこなう。単独では、モニター機能やディスプレー機能が貧弱で、設定内容の確認や動作モニターが見づらい。確かに在宅用としてみればこうした機能はかえって不必要ではあるが、それでも設定が煩わしい。病院での使用にはHELIASCOPEが必要。2)SIMVSIMVモードを搭載すること自体はHELIAにとっては極めて容易だったはず。SIMVモードを省いているのは、なかなか英断であり、呼吸モードに精通しているからこそできる。日本マーケットの標準的なユーザーの理解度がこのレベルについて行けるかは疑問である。3)モード名フランス製なので、モード名やモード概念が日本で一般的なモード名と一致しないので、ややわかりづらい点がある。常識的なモードや機能にとどめておいた方が日本マーケットに受け入れられやすい。多機能すぎて理解するのが大変。誤解を防ぐためには機能をもっと絞った方が良い。しても多機能を維持したいのなら、初期状態でユーザーのレベルに応じて使えるレベルを制限する必要がある。4)外部電源DC24vなのはやや使いづらい。