会員登録すると専用コンテンツ・機能をご利用いただけます。)は、高精度な走査型マイクロ電極システムです。溶液中においてサンプル表面の酸化もしくは還元電流の分布をマイクロ電極によって極めて高い位置分解能で計測します。溶液中のサンプルを表面化学的に試験、分析あるいは変化させることができます。腐食防食化学から酵素安定性の研究まで、さまざまな分野において表面反応の基礎研究に利用できます。高分解能SECM(ic-SECM)SECMテクニックのこれまでの課題SECMは電極で反応した電気化学反応を微小プローブで捕捉することにより、微小領域での反応性のムラを観測することができます。反応性の強弱は電極-プローブ間の距離にも依存し、凹凸の激しい(数μm)サンプルにおいて、測定することが困難でした。SECM)は電極の表面形状に合わせてプローブをスキャンできるため、これまで課題であった電極-プローブ間の距離依存性による誤差を最小限に抑えることを可能にしました。Groupより提案された手法を使用しております。高精度な走査型マイクロ電極システムです。溶液中においてマイクロ電極および共試体表面に対する電流を極めて高い位置分解能で計測(印加)します。溶液中におけるサンプルを表面化学的に試験、分析或いは変化させることができます。このシステムは、腐食防食化学から酵素安定性の研究まで、様々な分野において表面反応の基礎研究に利用できる、大きなポテンシャルがあります。走査型電気化学ワークステーションシリーズに、統合された汎用性の高い、バイ・ポテンショ/ガルバノスタットを組み込みます。走査パラメータ、変位、制御、データ取得、および取得データの解析方法設定など全てをUSB接続のPCにより行います。実績のある強力でユーザフレンドリなソフトウェアにより、あらゆる標準的な電気化学テクニックにおける、ラインスキャン、リピートラインスキャン、z-アプローチスキャン、エリアマップスキャン、定電流エリアマップを含む、あらゆるスキャンサイクルをユーザが任意に設定でき、自動実行可能です。複雑な実験を行うためのユニークなマクロ機能が標準装備されており、研究者は走査ステージとポテンショスタットの統合的なコントロールが可能です。開回路電位(OCP)測定のエリアマップスキャン、定電流エリアスキャン、自動アプローチカーブおよびスローピング・エリアスキャンなどのマクロプログラムを組む事ができます。図1.シリコン基板上に形成した金マイクロ電極アレイの光学顕微鏡写真。10μmの金電極が10μm間隔で並んでいる。SECMイメージ図3.図2のSECMイメージを3D等角投影表示したもの。ピーク電流差は6nA程度。ポテンショ/ガルバノスタットSECMシステムには高精度なバイ・ポテンショスタットシステムが備わっており、マイクロ電極チップおよび共試体それぞれを独立に制御・計測できます。SECMには、μTriCellTMおよび、4端子環境セルTriCellTMのどちらでも使用できます。どちらのセルも走査型電気化学ワークステーションの光学台に標準ネジで取り付け可能です。SECMソフトウェアSECMには、制御・解析ソフトウェアが付属しております。主な機能は次のとおりです。直径10μmプローブ。直径10μmプローブ。本ウェブサイトではサイト利用の利便性向上のために「クッキー」と呼ばれる技術を使用しています。サイトの閲覧を続行されるには、クッキーの使用に同意いただきますようお願いいたします。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。