cycleの圧リリーフ換気で行われる。解説1)制御機構の概説メイン制御ボードとディスプレーボードより構成される。マイクロプロセッサ−は、東芝のZ84(8ビット)が使用されている。2)機械的機構の特徴ネオビートの独自性は、モーターによるピストン駆動方式のHFO装置と、ジェットガスを呼気側患者回路へ逆噴射して呼気ガスに抵抗を作り、PEEP/CPAP圧を調整する機構にある。4)吸気バルブ定常流量は固定式で、吸気バルブは存在しない。HFOでは8LPMが、IMVでは12LPMである。5)呼気バルブ一般的な呼気弁は存在しない。ジェットガスを呼気側患者回路へ、ガスの流れと逆向きに噴射することで、定常流の流れに抵抗を生じさせ、患者回路内圧を高める。IMVモードの最大吸気圧とPEEP/CPAP圧、HFOモードでの平均気道圧の調節は逆噴射量で決定される。逆噴射量と発生する圧には直線的な相関はなく、呼気側のガス流量やリーク量などに影響される。これを補正するのが、ソフトウェア学習機能を持つ制御機構である。6)HFO装置(図III-19-2)ピストン駆動方式のHFO装置では、きれいなサイン波形が得られる利点があるが、ピストン内部に圧縮による水滴の凝集や、機構の摩耗の問題があった。ネオビートではピストンは水平に設定されていて、水滴はシリンダー下部の排水溝より自然排泄されるようになっている。ピストンは簡単に交換できるように露出した状態で設置されている。従来はHFOの振幅を調整するのに、ピストンのストロークを変化させていたが、ネオビートでは、ゴム製リザーバーへの吸収量を変化させている。そのため、駆動機構が簡素化されている。ピストンのストロークボリュームは標準では26.4mlであるが、オプションで30.1ml、33.9mlも選択できる。7)ローパスフィルター(図III-19-3)HFO駆動は呼気側より行われるが、この振幅が加温加湿器のチャンバーで吸収されないようにフィルター構造が設けられている。ように0.9mmの穴が13ヶ開けられていて、15Hzの早いガスの動きには抵抗となるが、定常流にはほとんど抵抗にならない。ハミングIIのインピーダンスバルブと比較すると、性能は同等で、簡単、安価で、高耐久性に優れる。3800)で酸素濃度を調整する。PS1,PS2は2.0kg/cm2以下に低下すると作動する圧力スイッチである。ブレンダー自体にもO2/Airの圧格差が1.4kg/cm2以上になれば警報音が鳴る機構が設けられている。減圧弁PR3にて0.3kg/cm2に減圧したガスはFC1で8LPMの定常流に調節される。IMVモード時には電磁弁SV3が開きFC3の4LPMのガスが加わり合計12LPMの定常流になる。HFOの振幅が加温加湿器のチャンバーに吸収されないようにローパスフィルターLPFが設けてある。圧モニター回路にはFC2により200ml/minのパージ流が流れる。圧トランスデュサーPTは近位気道圧をモニターするが、電磁弁SV2により電源投入時ならびに4時間毎にPTを大気解放してゼロ点校正をおこなう。高気道圧アラームが作動すると、電磁弁SV1が開き、これが空気作動弁PVを開き吸気側患者回路圧を解放する。リリーフ弁RV1は60�pH2O以上の圧を逃がす安全弁である。最高吸気圧やPEEP/CPAP圧、平均気道圧(HFO時)はジェットユニットJUでのジェットガスの逆噴射量で調節する。減圧弁PR2で3.0kg/cm2に減圧したガスは電空弁EPにて任意の流量に調整される。ピストンユニットPUはHFO発生装置で、振幅は小さなゴム製リザーバーに吸収させる程度を変化させて調節する。SV4はSIGH時にモーターの回転を止める電磁弁である。5.制御ソフトHFOとIMVは併用できない。現時点ではトリガー機構は計画になく、PTVはできない。cycleで呼気ガスをジェット流で遮断して、吸気圧を調節する。3)CPAP定常流方式のCPAPである。患者の吸気要求.が供給量(=定常流量)を上回っても、バルブレスなので呼気側の回路ガスが再呼吸されるが、患者回路の圧低下は少ない。4)HFOピストン駆動方式のHFOで、この場合定常流は8LPMになる。SIGHはHFOモード時のみ有効で、SIGHボタンを押すとHFO駆動モーターはブレーキがかかり停止する。ボタンを押し続けても4秒で終了する。SIGH終了後は徐々にモーターの回転数が上昇するので、結果的に振幅と周波数が徐々に上昇することになる。5)マニュアル換気HFOモード以外ではSIGHボタンを押すとマニュアル換気がおこなわれる。6.操作体系(図III-19-5)最大吸気圧、PEEP/CPAP圧、呼吸回数、モード選択、酸素濃度、アンプリチュード(HFO振幅)をつまみにより設定する。アラームレベルはPEEP/CPAP(IMV)、平均気道内圧(HFO)に対して+/-2�pH2Oが、最高気道圧、SIGH圧に対しては+/-4�pH2Oが実測値に対して自動設定される。アラーム範囲を広げるには、「設定変更」のボタンを押す。押す回数に応じて、前者は、+/-3、+/-4、+/-5、+/-2�pH2Oへ、後者は+/-5、+/-6、+/-7、+/-4と変化する。換気量モニター機構はないが、圧アラームは警報だけでなく、大型LEDディスプレーに視覚的に表示できる。8.ディスプレー機能1)ディスプレーPEEP/CPAP、最高気道圧(IMVモード)、平均気道内圧、SIGH圧(HFOモード)の実測値を数値表示できる。2)インターフェースRS232Cによるデジタル出力と気道圧のアナログ出力が用意されている。図III-17-6に示した。10.日常のメンテナンス使用前に始業点検をおこなう。患者回路、ピストンは患者ごとに、また、一定の期間で、洗浄滅菌する。ピストンは消耗部品なので、必ず予備を準備する。11.定期点検1)6ヶ月ごと定期保守点検を受ける。ピストンサイレンサーを交換する。2)12ヶ月ごとピストンリング、ピストンベアリング、ポリウレタンジョイント、酸素並びに空気のインレットフィルター、アンプリチュード調整バッグ、Oリング類、を必要に応じて交換する。必要に応じて内部の消耗部品を交換する。4)保守点検スケジュール6ヶ月ごとに設置場所にて簡易点検を受ける。1年目には工場にて総合点検、調整をおこなう。2年ごとにオーバーホールをおこなう。5)ピストンピストンの寿命は、定期点検およびオ−バ−ホ−ルを行なっていけば、5年間は大丈夫とメーカーはコメントしている。5,000時間ごとに点検をし、必要に応じて、テフロンリング等の消耗部品を交換する。ピストンシリンダ−の内面を特殊コ−ティング処理しているが、これがとれてしまうと寿命となる。12.欠点1)ピストンが外部にあるので保守管理はおこないやすいが、外見上スマートでない。2)PTVができない。はちどり3(図III-19-10)ハミングIIのIMV機構を独立させたのがはちどり3である。ハミングIIはもう製造されていない。はちどり3は継続販売されているが、モデルチェンジを控えている。bpm)、最大吸気圧(5-80�pH2O)がより広範囲に設定可能であるが、相違点である。ニューマティック回路はほとんど同じである。ハミングV(図III-19-11)1.特徴ハミングVはメトラン社の最新モデルで、ハミングIIの後継機種である。ネオビートの強力なライバル商品でもある。ハミングVもまた、ピストン方式のHFOと定常流リリーフ方式のIMVを組み合わせた国産の新生児用の人工呼吸器であるが、ハミングIIよりストロークボリュームが50mlまで増大し、適応範囲が拡大した。MPUは16bitのものを2ヶ搭載しているので、制御の分解能が向上した。これらの3機種の機構は同じ起源なのでほとんど相似である。ハミングVは圧トリガー機構を持つが、新生児でのトリガー性能は充分ではない。cycleの圧リリーフ換気で行われる。ハミングVの操作パネル。