B8211)耐アルカリガラス(ルーキング-AR)レベルスイッチタンク横取付型(LS-B)タンク上取付型(LS-E)金属環融着サイトグラスクリンポートクリンポート(R)クロスグラスストレートネジ込み汎用品(KPS)ストレートネジ込み高圧用(KPS-C)テーパーネジ込み汎用品(AX)テーパーネジ込み汎用品(KPT)テーパーネジ込み高圧用(KPT-C)フランジ取付汎用品(KPF)溶接型(KP-360,KP-363)超高圧用(KP308)高温高圧型ボイラ用(KP-32,KP-34)当社では、ISO9001の認証を1995年に取得。徹底した品質管理の下、製品を出荷しています。する事によって、液と液の界面の指示を出す事も可能です。日本クリンゲージ株式会社では、通常用(比重~約0.7、耐圧~4.8MPa)としてSUS316、SUS316L、軽比重用(比重~約0.35、耐圧~2.8MPa)としてチタンを標準材質としております。超高圧用として特殊合金、流体が超高圧水用(用途事例:デスケーリング装置用)として高圧特殊樹脂フロートが御座います。その他、ハステロイ、アルミ、各種ライニング、PVC製フロート等も用途に合わせ、設計・製造いたしています。されていますので、液比重の変動等がない場合は液面の指示補正等が不要です。バランスウェイトによる内容流体の変更による液比重の変更に対応可能な場合もございます。MG(マグネットフロート)式液面計用フロートに内蔵されているリング状の組合せマグネット(特許第956204号)の磁気回路はその磁束の集束性がシャープで、しかもN極またはS極のいずれか一方が円周方向に遠くまで到達する様、設計されています。この強力な磁力によって、ローター指示器、リードスイッチ、レベル検出器(アナログセンサー)を作動させます。コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。