8.今後の課題1)日本語のメニューがカタカナなので、とても読みにくい。英語のままの方がまし。2)Bi-Levelモードは誤解されやすい名前なので、NPPVとすべきである。3)486プロセッサーがグラフィックから入力、バルブの制御まですべてコントロールするので、パソコンのようにフリーズしてしまう可能性がある。バグのないソフトウェアーはあり得ないので若干の危うさを感じる。一般的に他の人工呼吸器ではこれらを複数のプロセッサーで分担処理してフリーズによる機器の停止を最小限にしている。総合監視して自動的に再起動など行う機器も多い。4)在宅用としては、安定性や止まらないことも重要な性能である。常時監視されていない自宅でパソコンに命を預けるのはどうであろうか。