EYELA総合カタログ|295-296(296-297)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。295-296(296-297)概要8.減圧装置295296お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。(チラー)295http://www.eyela.co.jpDiaphragm-typevacuumpumpwithinvertercontrolインバーター制御のダイヤフラム型真空ポンプ●表示の価格には消費税は含まれておりません。インバーターダイヤフラム型真空ポンプDiaphragmVacuumPumpNVP-1000V・2000V・2100V型■ロータリーエバポレーターとの組合せを考慮した設計で、真空コントローラーNVC-3000型と組合せることにより、エバポレーターシステムと連動して運転できます。■1000V型は20L/min、10hPaの標準的なタイプです。2000V型は30L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。2100V型は20L/min、2hPaと高真空タイプで、高沸点試料の濃縮・乾固に適しています。■真空コントローラーNVC-3000型と接続コードを繋ぐだけで、モータ回転数をインバーター制御し、適切な圧力にコントロールします。■真空コントローラーを使用しない場合は、一定速運転のダイヤフラム型真空ポンプとして使用できます。一定速運転時は、切替えスイッチ(High・Low)により排気速度の変更が可能です。Highは高速排気時に、Lowは静音で緩やかな減圧ができます。■設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。■標準付属のガスバラストバルブを開いて使用すると、ポンプ内に発生する凝縮液をガスバラストから吸引した空気で排出し、減圧能力の低下やダイヤフラムの劣化を低減できます。※ガスバラストを開いて使用すると到達真空度は悪くなります。■NVP型シリーズにはオプションで溶媒回収を行なう冷却器を取付けることが可能です。排気ガス中の溶媒を凝縮させて回収します。)内の寸法は突起物を含みます。回収にNVP型は溶媒回収ユニットDPE-1150・1250D・E型と組合せて使用できます。溶媒回収ユニットは真空度を制御し、真空ポンプの排気口から出る溶媒蒸気を冷却トラップでフラスコに回収できます。(チラー)296製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。●表示の価格には消費税は含まれておりません。製品に関するお問合せはアイラ・カスタマーセンター関連情報はこちらをご参照ください。格¥5,20051サイレンサを標準装備排気速度の切替えが可能向きが変えられるノズルサイレンサを標準装備しています。大気圧からの減圧途中に発生する騒音を軽減します。背面に排気速度切替えスイッチを装備しています。排気速度の切替えで、試料の減圧速度を変更できます。設置場所に合せて、吸・排気ノズルの向きを変えられるので、減圧配管の緩み、たるみを軽減します。減圧装置として使用できます。真空コントローラーからインバーターダイヤフラム型真空ポンプの制御が行なえます。省スペースで持運びが容易なので、ドラフトチャンバーや実験台のスペースを有効活用できます。真空コントローラーNVC-3000型NVP-1000V・2000V・2100V型と接続することによりダイヤフラム型真空ポンプの回転数をインバーター制御します。ポールセット(冷却器固定用)廃液トラップ、廃液トラップ固定金具ダイヤフラム型真空ポンプ用排気トラップセットNVP型シリーズにはオプションで溶媒回収を行なう冷却器を取付けることが可能です。排気ガス中の溶媒を凝縮させて回収します。セット内容冷却器、ポールジョイントクランプ、受フラスコ(300mL)、ノズルセット※NVP型を取付ける際には、固定金具、ポールセットが必要です。格¥8,20051マイバインダーマイバインダーは空です。