理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2018号|642-643(644-645)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。642643お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。長■炉体ユニットと外殻は二重構造方式で冷却ファンにより外殻表面温度を低くしています。■ヒータユニットはカートリッジ方式採用でヒータ交換が容易にできます。バーンアウト装置を標準装備。■マイコンPIDオートチューニング機能付。(W×D×Hmm)外寸法(W×D×Hmm)電源(50/60Hz)重量(kg)価格(円)46-13816KBF748N11150°C400~1100°C温度調節計100×220×95345×525×535AC100V-1φ15A28230,00046-13826KBF794N1225×345×220470×650×675AC200V-1φ20A49290,00046-13836KBF728N1310×455×280550×755×730AC200V-1φ30A66380,00046-06816KBF848N1プログラマー100×220×95345×525×535AC100V-1φ15A28300,00046-06826KBF894N1225×345×220470×650×675AC200V-1φ20A49360,00046-06836KBF828N1310×455×280550×755×730AC200V-1φ30A66450,00046-06846KBF442N11250°C400~1200°C204×340×125600×750×850AC200V-1φ30A92650,00046-06856KBF542N1265×365×230670×810×950AC200V-1φ30A120800,00046-06866KBF668N1310×610×300700×1050×1000AC200V-3φ50A1621,110,00046-13926KBF768N1450×610×350840×1050×1050AC200V-3φ75A2001,500,00046-13849KBF333N1※1500°C600~1450°C150×305×120600×760×950AC200V-1φ60A1351,610,00046-13859KBF663N1※305×356×305800×850×1200AC200V-3φ60A2702,380,00046-13869KBF314N1※1700°C800~1650°C125×155×123450×550×620AC200V-1φ20A751,650,00046-13879KBF524N1※215×255×158500×550×660AC200V-1φ30A952,150,00046-13889KBF624N1※215×360×203500×650×1300AC200V-1φ40A1302,700,00046-13899KBF314N1-18※1800°C1000〜1750°C125×155×123510×600×650AC200V-1φ30A852,300,00046-13909KBF524N1-18※215×255×158560×600×690AC200V-1φ40A1102,800,00046-13919KBF624N1-18※215×360×203560×700×1330AC200V-1φ40A1503,550,000※破損防止の為、チャーター便扱いとなります。ヒータ部品等を外して運送致しますので別途、復元作業が必要となります。優れ、広範囲の使用温度ラインナップにより各種実験に対応できます。■温度コントローラーには、操作が簡単なプログラマーまたは温度調節計を採用しています。抑える冷却ファンなどの安全回路を標準装備しています。■不活性ガスなどのガスフローユニットや温度記録計などのオプションを揃えております。■KBF・1250°Cシリーズに大型サイズをラインナップしました。長■昇降式ステージを有し、炉内真空、ガス置換が可能な電気炉。■常温から1000°Cまで約10分で到達(無負荷時)。■容易に焼成試験が可能なコンパクト設計。■操作しやすいタッチパネル式。理想のタイミングでガス導入操作、ステージ昇降操作をすることができます。商品コード区分型式価格(円)46-04977VF-3000850,000最高使用温度1100°C(常用1000°C)プログラム最大8プログラム32セグメント(温度調節のみ)有効炉内寸法φ80×H50mm外寸法・重量W290×D310×H490mm・18kg電源AC100V50/60Hz1100VA(真空ポンプ除く)※真空ポンプ及び不活性ガス設備は付属しておりません。長■真空度は空の状態で1.33hPaまで減圧が可能です。■ガラス発熱体は透明に近く、試料の変化が観察できます。■乾燥管には、φ30×20mmの秤量瓶が6個並べて入ります。長■微量サンプルの乾燥・蒸留・昇華に。B-585TO■透明なガラス管ヒータによりサンプルの目視が容易。■ヒータ管は垂直にセットできるので液体試料にも対応。■昇華用としても使用可能(オプション)。B-585GKR■コンパクトで使いやすいクーゲルロータイプ。■蒸留(分留)動作中でも操作可能な回転駆動部と冷却部。■ロータリーエバポレーターが使用できない微量のサンプルに最適。B-585TOB-585GKR商品コード区分型式処理容量(ml)価格(円)46-04939B-585TO最大100~250510,00046-04949B-585GKR最大5~40890,000型式B-585TOB-585GKR加熱範囲40~300°C温度精度±5°C(オーブン中心において)昇温速度20分(20°Cから300°Cまで)回転数(rpm)−0~50外寸法(mm)W410×D300×H300W650×D300×H300重量(kg)9.511.5電源AC100V50/60Hz450W関連商品真空ポンプV-300/100シリーズはP.673をご覧下さい※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。UV照射装置マイバインダーマイバインダーは空です。