ventilators」のキャッチコピーが示すように、洗練された簡潔な機構を高度のソフトウェアーで制御する先進的なメーカーである。酸素は低圧ガスも入力できる。iVent201は以下の4モデルから選択できる。(1)ホームケア(HC)−最小の機能のついたベーシックな機種、(2)サブアキュート(SC)、(3)アルタネートケア(AC)、(4)インテンシブケア(IC)−最大の機能がついた機種。Healthcareの一部門になっている。2時間3.機構の概略(図;ニューマティック回路図)(図;ニューマティックユニット)1)ブロワーアセンブリブロワーアセンブリの機能は、(患者に供給する酸素とエアーの混合された)ガスの圧力と流量を発生させ、患者に供給することである。このアセンブリはモーター、羽、カバー、ハウジング、マニホールドから構成される。モーターで、電源ユニットから供給される電圧により制御される。モーターの軸には羽が取り付けられ、設定された圧力と流量が得られるよう、回転が可変される。ガスは、ブロワーアセンブリ下部に位置するマニフォールドから吸入される。2)酸素ミキシングシステムベンチレータから患者に供給されるガスは、エアーと酸素が混合されたものである。酸素ミキシングシステムは、酸素濃度をコントロールする。このシステムは、混合バルブ(ステッパーモーター、ギャー、シャッター)、エアインレットフィルタ、酸素圧力スイッチ、酸素バルブ、ガルバニック方式酸素センサにより構成される。ルームエアーがエアインレットフィルタ(5μ)を通り、ガス回路内部に入る。この部分には消音のためのマフラーが取り付けられている。ステッパーモーターに取り付けられたシャッターはエアーと混合される酸素を制御する。シャッターの端側には、100%酸素かエアーが供給され、設定された酸素濃度になるよう間欠的に動く。酸素センサの測定値は、正確なシャッターの位置と酸素濃度の調節に利用される。吸気相においてブロワーは、マニフォールドに圧力を供給する。シャッターがエア側の位置に無い場合、酸素バルブが開き、要求された酸素がマニフォールドに供給される。呼気相においては、酸素バルブが閉じることで逆流を防ぐ。3)電磁弁システム電磁弁は2つの機能を持つ。1つは、安全弁として過剰圧をリリーフすることで、もう1つは要求された圧波形を供給することである。電磁弁は2個あり、シリコン製のバルブ(大・小)プランジャー、スプリングから構成される。陽圧のリリーフ機能は、安全を保つためのものであり、自動的に制御される。電磁弁は、ノーマルクローズで、患者の吸気相では低圧のエアーが供給される。圧力が安全範囲を超えると、スプリングで制御される電磁弁が開き、エアーフローはマニフォールドからバイパスされる、閉ループシステムである。安全な範囲の圧力は、スプリングにより決定される。電磁弁システムは、チューブのバイパスとして設計されている。開いた時、電磁弁システムは“ショートサーキット”となり、早く圧力が降下される。要求された圧波形は、プログラムにより制御される。圧レベルまで気道内圧が降下する。要求された圧波形の制御は、電磁弁の開閉と、ブロワーの回転速度を変えることで行われる。Exhale機能のためにも働く。圧レベル以下に圧力が降下させることでこの機能を実現する。4)患者回路(図;患者回路図)ベンチレータからのガスは、患者回路を会し患者に供給される。患者回路は、標準の内径22mm回路で、Yピースに一方弁と流量センサが内蔵されている。PEEPは専用の呼気弁に、ベンチレータから圧力を供給することで維持される。5)制御系メインCPUは486プロセッサである。出力をサポートしている。シリアルポート、そしてVGAモニターポートが配備される。メインPCBは、全てのセンサー、制御とインタフェースの機能を有し、ベンチレータをコントロールする。より制御される)4.操作1)基本的な操作方法(図;初期画面)電源を入れるとセルフテストが行われ、その後に体重入力画面になる。コントロールノブを回して体重を選択し、ノブを押して確定する。「ゼンカイ」を選択すると前回電源OFF時の設定になる。コントロールノブを回してカーソルを「START」に合わせてノブをクリックすると作動開始する。2)設定の変更方法(図;設定画面)コントロールノブを回して、変更したい項目にカーソルをもっていき、ノブを押して選択し、ノブを回して数値を入力し、その後にノブを押して確定する。モードにカーソルをもっていくとモード選択画面がでるので、希望のモードにカーソルを移動し、ノブを押して確定する。「ジドウ」を選択するとAdaptiveになり、最適値を適時自動入力してくれる状態になる。「MENU」にカーソルを合わせて、ノブを押して選択するとメニュー画面がでるので、「アラームセッテイ」を選択し、アラーム設定画面をだし、「ニュウリョク」を押して設定可能にし、その後に希望する項目を選択して希望の数値を入力する。Exhaleと名付けられた機能が装備されている。これらは吸気ガス流量、吸気の立ち上げ速度、吸気時間などを実測値に基づいて自動調節して患者の呼吸状態に適応させる機能であるが、制御方法の詳細は公表されていない。設定吸気ガス流量を実測吸気ガス流量に近い値を自動的に入力していくアルゴリズムであろう。同様に吸気時間も実測値に近い値を設定値に自動的に入力していると思われる。オーバーシュートやアンダーシュートが最少になるようにサーボループのゲインを自動制御するアルゴリズムであろう。Exhaleは呼気弁の制御を圧によるサーボ制御に加えて、強制的に補正値をあらかじめ入力しておくことによって呼気初期の圧上昇を抑える機能と思われる。4)トリガー方式フロートリガー1-9LPMと圧トリガー-0.5〜-8cmH2Oの併用もしくはどちらかを選択できる。両方ともOFFも選択できる。5)Bi-Level(図;Bi-Level画面)iVent201のBi-LevelはNPPVモードを意味する。マスク換気用のモードであり、一般的に用いられているBIPAPやBi-Levelの用語と意味が違うので注意が必要である。リーク、電源、バッテリー状態、などがある。モニター機能には、圧・フローのグラフィック波形や、換気パラメーターの実測値、圧・フローと圧・ボリュームなど各種の呼吸診断ソフトウェアーや肺メカニクスを表示する機能が備わっている。6.患者回路(図;患者回路図)構造の概略で説明した。専用の回路を使用する。冷却エアインレットフィルタの清掃には、掃除機等をご使用する。年毎、または必要に応じて、交換。実際の寿命は、使用・保管状態により決まる。