会員登録すると専用コンテンツ・機能をご利用いただけます。Bio-Logic(バイオロジック/フランス)01BCS-8XXシリーズは、150mA(BCS-805)、1.5A(BCS-810)、15A(BCS-815)の3種類のモジュールから選択でき、1台のPCから複数モジュールの制御ができる充放電装置です。10mHz~10kHzまでのインピーダンス測定を行うことができます。1700W(*)電波法について10kHz/50Wを超えて製品を利用する場合は、高周波利用設備として総務大臣の許可が必要です。豊富な測定テクニック/解析機能BCSシリーズのすべてのモデルに置いて、CV(サイクリックボルタンメトリ)・LSVが可能です。加えて、オプションで電気化学インピーダンス測定(10mHz~10kHz)も測定可能です。二次電池でのCV測定・LSV測定やサイクル試験中にインピーダンス計測を行うお客様は、BCSシリーズの使用により時間の短縮ができます。接続し直す手間を削減することができます。【測定中の設定値変更機能】BT-LABはEC-LABと同様に、測定中に設定値を変更することが可能です。測定を開始した後の「もっと長く前処理を行えばよかった」、「放電容量をもっと増やせばよかった」などの要望を測定を止めることなく対応することが可能です。セルを作り直すなどの工数と材料費の無駄を削減できます。【恒温槽との連動】エスペック社恒温槽の温度制御を行うことができます。Applicationを使用し、温度制御ソフトウェアと連動することで、温度特性評価を自動化することが可能です。手動で温度変調する必要が無くなるため、実験に割く人手を削減でき、さらに試験時間自体の短縮を実現します。【4種類の充放電テクニック】BT-LABでは、様々なお客様のご要望に応えるため、充放電テクニックだけでも4種使用可能です。CC-CV充放電の切り替わりノイズを避けたい方や、充放電サイクル中に内部抵抗を測定したいという方にもご利用いただけます。複雑なシーケンスも設定可能であり、GITTやPITT試験も実行できます。CC-CV充放電においてすべて電流制御で行います。CVに切り替わる際にスパイクノイズが入りません。Determination)による充放電容量のCレート設定】BT-LABには、BCD(1サイクル充放電を行い、そこで得られた容量〔Ah]をそれ以降のCレートや容量カットオフに反映させる機能)が搭載されています。上記のように、実際に容量を求めてから電流値を設定して試験を行うお客様は、BCDを使用することで放電容量を得るための試験とサイクル試験を分離する必要が無くなり、人手の削減と測定の短縮が可能で、加えてヒューマンエラーによる試験条件の設定ミスも未然に防ぐことが可能です。電池分野で使用される数多くのパラメータを表示することが可能です。(下記表を参照)これらのパラメータを用いて、クーロン効率や充放電カーブ、dQ/dVの表示を簡単に行うことができます。dQ/dVを算出する際の微分量も設定可能です。本ウェブサイトではサイト利用の利便性向上のために「クッキー」と呼ばれる技術を使用しています。サイトの閲覧を続行されるには、クッキーの使用に同意いただきますようお願いいたします。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。