Technologiesが“超”ハイエンドなリアルタイムオシロスコープを発表した。UXRシリーズは、最大周波数帯域がミリ波の110GHz、1Tbpsの超高速データレートを測定できるという優れもの。逓倍器なしで直接ミリ波を測定できる。Keysightはもともと超高周波に強いHewlett-Packardの流れを組む計測器メーカーだけに技術を鼓舞したといえる。Alexander氏が来日、この超ハイエンド商品を示す(図1)と共に、日本市場はカーエレクトロニクスとIoTなどの産業機器や5G向けの通信機器の市場に魅力を感じていることを訴求した。この超ハイエンドオシロは、帯域が80GHz、100GHz、110GHzの3モデルからなり、全てのチャンネル(2チャンネルモデルと4チャンネルモデル)で256Gサンプル/秒と超高速に波形をサンプリングする。分解能10ビットのADコンバータを内蔵している。これまでのオシロは、ミリ波測定では逓倍器を用いて、数GHzの周波数をミリ波周波数まで上げていたが、この超ハイエンド測定器を使えば逓倍器は要らない。これほどまでの超ハイエンドオシロを実現したカギは、やはり自社製の半導体チップである。RFフロントエンドにおいては、独自開発設計した8個のチップが威力を発揮した(図2)。高周波部分には独自開発・製造のInPチップ、256GHzのサンプラーはカスタムASICを設計した。CMOSもあるとしている。CMOSのASICに関しては台湾のファウンドリに製造を依頼、InPはカリフォルニア州サンタローザにある自社の製造ラインを使った。RFフロントエンドボードの超高周波部分は金の蓋を被せ、シールドをしっかりとっている。Technologies各チャンネルのデータアクイジションボード(図3)には、10ビットのデータを毎秒256Gビットでサンプリングするために、4個のADコンバータや新しいデータプロセッサ、カスタムASICなどを搭載している。Cube)を使っている。このメモリはKeysightとメモリメーカーで開発したものだという。Memory)と呼んでおり、HMCはMicronが手掛けていたため、DRAMチップはMicron製だと思われる。Tbpsと驚異的なスピードのスループットになる。Bit)も確保されている。アイパターンは、信号強度の差(縦軸)とジッターの時間差(横軸)で表すが、新製品が縦80mV、横15psに対して、従来品は40mV、8psしかアイパターンが開いていなかったとしている。これは40GボーのPAM4信号の送受信の場合であり、アイ開口率は2倍以上開いているといえそうだ。UXRは2.8%EVMとエラーが半分になっている。変調をもっと強めて64Gボー、256QAMで1Tbpsの場合、従来は測定できなかったのに対して、この新製品は2.6%だとしている。製品は非常に高価で、1台1億円からで、2019年の2〜3月に発売する予定だという。5Gが当初の3.5GHz帯、4.5GHz帯から、2020年代中頃以降の24GHzの準ミリ波や60〜80GHzのミリ波にもそのまま対応できる。2020年代はずっと使える測定器となりそうだ。「今日のニュース」の著作権は日本経済新聞社及び日刊工業新聞社に帰属します。