ベッドサイドモニタの実際ベッドサイドでのモニタリングでは、治療方針の決定や異常の早期発見などに役立つバイタルサインの情報を得ることができる。患者の一人ひとりのベッドのそばに置いて使用される医療機器であり、正しい取り扱いを知っておくことで、正確な情報を得ることができる。(SpO2)酸化ヘモグロビンの割合を測定し、動脈血中に含まれている酸素量を求める。正常範囲はPaO2が90〜100mmHg、SpO2が95%以上で、PaO2が45mmHg以下、SpO2が80%以下ではチアノーゼを起こすおそれがある。胸部に貼った心電図電極に高周波の電流を流し、電極間のインピーダンス(電気抵抗)変化を検出して、呼吸の状態や呼吸数をみる。血管内にカテーテルを挿入し、刻々と変化する血圧を連続的に測定する。手術室やICU/CCUなど重症患者のモニタリングに欠かせない。ベッドサイドモニタベッドサイドモニタには心電図のみを観察するものから、血圧や呼吸、体温、SpO2など複数のバイタルサインを観察できるものまである。患者から得られたバイタルサインを直接的にベッドサイドモニタ本体に伝達する有線方式と、無線送信する方式(ワイヤレス・テレメトリー方式)がある。電極を皮膚に密着するように貼り、電極素子をクリップで挟む。得られた心電図情報を送信機でベッドサイドモニタに送信する。リード線付きタイプの電極X線透過にすぐれたカーボンリード線付きタイプの電極で、レントゲン撮影の際に電極を外さなくてもすむ。心電図の観察が常時必要な患者に使用される。送信機に接続して使用する。(SpO2)のデータをベッドサイドモニタに送信する。体動などによってプローブが外れやすい場合や小児の場合などは、粘着式プローブを用いる。パルスオキシメーターの仕組み血液中のヘモグロビンに対して酸素がどれくらいの割合で結合しているかを示したものが動脈血酸素飽和度である。プローブの発光部より出る、赤外光で酸化ヘモグロビンを、赤色光で還元ヘモグロビンを測定し、受光部で受け取る。「手術室の募集を都内で探しています。