小型・軽量で、USBメモリに画像を保存可能。GDS-1000Aシリーズ(株)テクシオ・テクノロジー(GWINSTEK)【GDS-1000Aシリーズ】は、1GS/s2メガメモリを搭載した2chデジタルストレージオシロスコープ。独自のメモリプライムテクノロジで、水平時間が25ns/div〜100μs/div(1ch時)と広いレンジで最大サンプリングレート1GS/sを実現。広視野角5.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ採用。周波数帯域60/100/150MHzの3モデルを用意。MSO7102オウオンジャパン【MSO7102】は、100MHzのバンド幅、500MS/sを実現したロジックアナライザオシロスコープ。バンド幅、リアルタイムサンプリングレートの性能向上により、オシロスコープ&ロジックアナライザ機能を併用することでCAN/LIN/SPIなどの制御系ネットワークのデバッグ環境への柔軟な対応が可能。2000シリーズ】は、8.4インチ大画面液晶ディスプレイを搭載した軽量・コンパクトサイズ(A4サイズの約2/3)のミックスドシグナルオシロスコープ。200/350/500MHz帯域モデルをラインアップ。1.25GS/s)の高速サンプリングレートなどが特長。PXI-5152】は、2GS/sのリアルタイムサンプリングと20GS/sの等価タイムサンプリングを実現したPXIデジタイザ(オシロスコープ)。通信等多くのアプリケーションにおけるカスタム計測や解析が可能。Trig入力のデジタルストレージオシロスコープ。インタフェースはUSBポート(PC接続専用)とSDメモリカードで、19項目の自動測定機能のほか、演算・6桁周波数カウンタ機能などを装備。周波数帯域25/40/60/100MHzの4種を用意。PDS6062/PDS6042オウオンジャパン【PDS6062/PDS6042】は、40〜60MHzのアナログバンド幅、2チャンネルの各チャンネル当たり250MS/sリアルタイムサンプリングレートのポータルオシロスコープ。大型7.6インチカラーディスプレイに、TFT型(6062T)とSTN型(6062S)の2タイプが用意されている(6042はSTN型のみ)。5022】は、小型1kgという軽量でありながら、大型の7.6インチカラーディスプレイを採用したポータブルデジタルオシロスコープ。バンド幅は20MHzから40MHz、サンプリングレートは100Ms/S。外部トリガCHを標準で装備しており、オート、ノーマル、シングル、ビデオなど各種トリガモードに対応することで、様々な測定シーンに対応する。HDS1022M/HDS2062Mオウオンジャパン【HDS1022M/HDS2062M】は、18×11cm・690gの小型・軽量で手のひらサイズのハンドヘルドオシロスコープ。60MHz帯域幅とフィールド作業で視認性の高い3.8インチカラーディスプレイを採用した、マルチメータ機能搭載の多機能オシロスコープで、6時間連続動作が可能。HDS1022Mは廉価版で、20MHz帯域幅を実現。GDS-1000シリーズ(株)テクシオ・テクノロジー(GWINSTEK)【GDS-1000シリーズ】は、周波数帯域が25/40/60/100MHzの4機種をラインアップしたデジタルオシロスコープ。Trig入力、最高サンプルレート:250MS/s(各ch)、メモリ長:4k(各ch)、ピークディテクト:10ns(500ns/div〜10s/div)、波形保存/呼出:15set、パネル設定保存/呼出:15set、自動測定機能:19項目。GDS-2000シリーズ(株)テクシオ・テクノロジー(GWINSTEK)【GDS-2000シリーズ】は、周波数帯域が手頃な60MHzからハイエンドの200MHzにわたるデジタルストレージオシロスコープ。最高サンプル・レートは1GS/s。メモリ長は最大25000ポイントを確保し、正確な信号波形を測定、表示が可能。USB、RS-232C、GPIB(オプション)、プリンタポートなど各種PCインタフェースを装備。【DPO7000シリーズ】は、「ありのままに見える」、「正確に測る」ための、信号忠実度、トリガ機能、プロトコル・デコード機能、サーチ機能などを備えたWindowsベースのオシロスコープ。周波数帯域が500MHz〜3.5GHzまでの4モデルで、優れた波形取込機能とともに、複雑な信号の特性評価に威力を発揮する。シリアル・データ、RF、メモリ、汎用デバイスのデバッグ、特性評価、解析に最適。Instek社のオシロスコープを紹介した製品カタログ。デジタルストレージオシロスコープ、アナログオシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザ、およびシグナルジェネレータなど、アナログからデジタルまで幅広いラインアップの仕様・特性などを掲載。【MSO/DSA/DPO70000シリーズ】は、4チャンネル同時20GHzの周波数帯域を備えた高性能オシロスコープ。高いシグナル・インテグリティ、DPXによる超高速アクイジション、また80psのタイミング分解能を持った16ロジックチャンネル(MSO70000シリーズ)により、最先端の高速シリアル課題を解決する。【HDS1022M/2062M】は、クラス最高性能の60MHz帯域幅(HDS2062M)と、フィールド作業で視認性の高い3.8インチカラーディスプレイを採用したマルチメータ機能搭載のハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ。小型・軽量、手のひらサイズ(18×11cm/690g)で、充電式リチウム電池で6時間連続動作が可能などの特性を具備。オシロスコープ入門シリーズテレダイン・ジャパン株式会社レクロイレクロイ・ジャパンでは、測定器や測定に関するオシロスコープの原理を知ることができるCD-ROMまたは冊子を技術資料として無償で配布している。知識の向上や、教育に役立てることができる。用意されているのは、デジタル・オシロスコープ入門、ジッタ入門、PRML入門、プローブ入門、デジタル・フィルタ入門、シリアル伝送入門など。さまざまな電流測定に対応。レンジ切替は中継BOXのレンジキーでワンタッチ完了するため、何台も電流センサを用意したり、挿し直したりする必要がない。【RAGU】は、工数のかかるモータとモータドライバLSIの動作を簡単に評価できるようにするために開発されたモータドライバLSI評価ツール。メインボード、オプションボード、モータドライバLSIを搭載する各種DUTボード、PC上で制御するためのアプリケーションソフトウェアで構成。プロトコルアナライザ。メモリサイズは最大64GB。128GBまでの記録が可能。イーサネットにより遠隔操作が行える。同社製の別のプロトコルアナライザ、あるいはオシロスコープと同期して動作させることも可能。【SRF5030T】は、プリント回路基板のプリコンプライアンス試験用の近磁界プローブ4本で構成されたセット。表面電流、スロット、ケーブル、ICからの磁界放射を測定することが可能。パッシブ・プローブはスペアナやオシロスコープの50Ω入力に接続ができ、周波数範囲300KHz~3GHzで磁界と妨害波電流の比較測定が行える。PCBレベルでのノイズ対策に最適。Gen4の送信機および受信機に対して自動的にエレクトリカル試験とリンク・イコライザ試験を実施するコンプライアンス試験ソフトウェア。MP1900A」を組み合わせて使用。独自のProtoSyncソフトウェア・オプションを拡張し、P...振動測定オプション(XL2アナライザ専用)エヌティーアイジャパン(株)本製品は、オーディオ&アコースティックアナライザ「XL2」を広帯域とオクターブ分析に対応する振動計に切り替える振動測定オプション。測定可能とし、0.8Hz~2.5kHzまでの周波数帯域で標準規格に準拠したフィルタを選択できる。FFT解析とオシロスコープ機能を標準装備。FFTは1Hz~1.69kHzまでの周波数帯域で選択でき、振動を詳しく調べる場合に最適。さまざまな電流測定に対応。レンジ切替は中継BOXのレンジキーでワンタッチ完了するため、何台も電流センサを用意したり、挿し直したりする必要がない。【digitizerNETBOX】は、複数台のデジタイザをシャーシにまとめることにより、コンパクトな計測システムを実現する高速・高分解能デジタイザ。【SX1】は、高クロック周波数の電界&磁界開発段階の測定をする1~10GHzのパッシブ・ニア・フィールドプローブ3本のセット。プローブヘッドは、ICピンや電動経路、コンポーネント、コネクターなどの電子部品組立に近づけて測定できるので、干渉源を突き止めることが可能。ニア・フィールド・プローブの使用で電子部品上のフィールド方向や分布を検知することもできる。DIG-PWR-MGMTテレダイン・ジャパン株式会社レクロイ【DIG-PWR-MGMT】は、オシロスコープを使い高度な電源システムの挙動を詳細に解析することが可能なデジタル・パワー・マネージメント解析オプション。同社の高分解能オシロスコープ「HDO6000シリーズ」、「HDO8000シリーズ」、「HDO9000シリーズ」に対応。各種高周波・パルス電流の計測。波形モニター用として幅広い用途に適合。アルミケース入りで、耐ノイズ性に優れる。出力はBNCコネクタ・電圧出力タイプで、オシロスコープによる波形観測に好適。3Dモバイルアンテナ】は、あらゆるスペクトラムアナライザに互換性があり、超軽量(350g)・小型の等方性アンテナ。限られた時間での3次元測定に威力を発揮。ソフトウェアのインストールや電力接続、ハードウェアの変更は不要。N(オス)コネクタにより、あらゆるスペクトラムアナライザやオシロスコープにも接続できる。再充電可能なバッテリーを内蔵し、6時間使用可能。【LSS-F03シリーズ】は、最大出力電圧15kV、雷サージ試験の信頼性評価試験において、破壊試験も含めた評価が行える試験器。画面の操作パネルを採用しており、視認性・操作性が向上。連続試験を簡単にするMPU制御の採用により、サージ出力/波形切替/極性切替/シーケンス動作を自動で行うことができる。Express対応、分解能:16ビットの高速A/Dボード(PCIe)。GageScopeオシロスコープソフトウェアで動作するため、プログラミング不要。GB)、バンド幅:65MHz。全機能をフロントエンドで対応。