理】センタライザー付きプローブに小型CCDカメラが内蔵されており、ボーリング孔壁の状況を連続撮影します。ボーリング孔内に現れた節理や亀裂等の不連続面をコンピュータ上で360°展開画像として表示し、任意のサインカーブをフィッティングさせることで走向・傾斜を読み取ります。分類し、亀裂についてはその開口度合いによってもさらに細分類できます。【測定方法】ウィンチケーブルに接続されたプローブを孔中に挿入し、調査対象区間のボーリング孔壁の状況を連続撮影します。孔壁画像はケーブルで測定器に伝送され、展開画像として表示されます。プローブ内には3方向のフラックスゲート型磁気センサーと傾斜センサーが内蔵されており、プローブの回転に伴う方位を自動的に補正することができます。ケーシング内および直下50cm間は方位補正は不可能です。可視光線による撮影のため、孔内水が濁っている場合は測定することができません。■シュミットネット※図をクリックすると拡大図が表示されます。※図をクリックすると拡大図が表示されます。した映像はテレビ画面にリアルタイムで表示され、その画像を確認しながらゆっくりカメラを降下させます。通常は下向きに撮影しますが、異常個所ではカメラ部を回転・拡大撮影し、孔内状況の観察を行います。テレビカメラプローブの性能上、ボーリング孔は深度1000m以内、孔径100mm以上、温度55°C以下であることが測定条件です。撮影した映像はビデオテープ又はDVD等に収録されるため、後で編集・再生が可能です。