食品、土壌や、尿などの放射性物質(放射能)測定を行っています。ご要望に合わせて2種類の機器を使用しています。GDM-20については調整中のため測定依頼を受け付けておりません。考えて頂くと良いかと思います。能(ガンマ線)測定が可能です。検体が少量しか無い、より細かく測定を行いたいという方向け。自然放射性物質の誤検出が少ないのが特徴です。こんな方にオススメ:・放射性物質がどれだけ入っているか正確に知りたい。・子供用の食品を測りたい。・毎日沢山食べる、お米などはなるべくきちんと測りたい。※現在、調整中にて測定依頼を受け付けておりません。食品関連などの企業に採用されています。ある程度の精度で安く測定をしたいという方にオススメです。※当測定所では、元東大アイソトープ総合センターの小泉好延さんに、顧問並びに技術面のご指導をいただいています。対応するγ線(434、615、723kev)が存在します。代表的な天然核種を除き、明確に存在するのはこの3本のみです。I-132、La-140、Ba-140が有りますが、これらの核種に必ず付随する別ピークはありません。Ru-106がありますがこの核種に必ず付随する別ピークはありません。I-131、Zr-95、がありますが、これらの核種に必ず付随する別ピークはありません。由来する筈であって、見当たらないピークもありません。環境中からはイカの内蔵等からごく微量検出されるのみであり(https://picasaweb.google.com/lh/photo/76RCf4L8QekrZrUYeraby9MTjNZETYmyPJy0liipFm0)、これはチェルノブイリ原発事故の前後でも変わりがありませんでした。自身が存在しない限り、試料分析・測定の障害にならない事が分かります。中性子捕獲が報告されていますが、これでは環境中への放出も考えにくい事になります。核分裂物質としては報告されていないようです。ピークは、十分に離れているため、放射性セシウムの測定には問題ありません。現在、遮蔽体の交換準備を進めており、問題は解決する見込みです。申し訳ありませんが、当面は遮蔽体にこの問題があることを前提として、ご利用ください。(追記)初号機(GDC-60200)遮蔽体の問題を解決するため、BSI社より低バックグラウンド鉛を購入し、既存の遮蔽体(厚さ100mm)の内側に追加遮蔽体(厚さ20mm、Pb-210<5Bq/kg)を追加しました。このことにより初号機のバックグラウンドは、大幅に改善され、Ag-108mのピークも緩和されました。時間:午前10時から午後4時まで※見学その他はお問い合わせ下さい。