>過酸化水素カセット/アダプターこのページを印刷する過酸化水素カセット/アダプターの製品特徴ブースターとアダプター�Wの取り付け変更アダプターの取り付けブースターとアダプターの隙間がないようにぴったりと取り付けます。器材の取り付けブースターとアダプターに隙間がないようにぴったりと取り付けます。安全ストッパーの取り外し赤いストッパーを矢印の方向に抜き取ります。ブースターの起動ブースターの赤丸印と矢印が合うまで右回しでねじ込みます。ねじは固いですが、確実に回して下さい。※イラストはイメージです。取付方法ブースターと滅菌する器材の外径サイズに合うアダプターを準備します。アダプターは、器材に取り付けた状態で振っても外れないサイズ(緑:1mm、青:3mm、白:5mm)のものを選んで下さい。(ブースターを取り付ける器材については「ブースターの取付目安」をご確認下さい。隙間がないようにぴったりと取り付けます。挿入端を取り付け可能な開口部にしっかりと押し込みます。器材をひっくり返し、器材へのアダプターの固定具合を確認します。適切に取り付けられたアダプターは、器材にしっかりと固定され、外れることはありません。安全ストッパーの取り外し器材からブースター・アダプター組立品を取り外します。ブースターをしっかりとつかみ、赤いストッパーを矢印の方向に抜き取ります。ブースターの起動ブースターの先端部の赤丸印とブースター本体にある矢印とが並ぶまでブースターの先端部を右方向に回します。することで、先端部の赤丸印とブースター本体との間の隙間が見えなくなります。器材への再取り付け器材にブースター・アダプター組立品を再度取り付けます。滅菌パッケージ内に設置する際は、器材へのアダプターの取り付けが損なわれていないことを確認します。器材を使用する前にブースター・アダプター組立品を取り除き、通常の医療廃棄物として廃棄します。ステラッド®で滅菌できる医療器材についてご確認いただけます。ステラッド®器材適合性検索へステラッド®適合性試験をご希望の、医療機器メーカー様へのお知らせです。過酸化水素は滅菌終了時に水と酸素に分解され、人にも環境にもやさしい滅菌法です。最短28分(ステラッド®NXTM)の短時間滅菌を実現しました。低温滅菌により、医療器材の劣化を抑制。大型タイプから小型タイプまで、ご施設のニーズに応える幅広いラインナップをとり揃えています。ステラッド®対応バリデーション済みのトレー、マットとホルダー。ステラッド®でのバリデーションに基づく包装材。過酸化水素に触れると赤から黄色に変化する化学的インディケーター(CI)と、判定結果が培養後24時間で可能な生物学的インディケーター(BI)。国際標準規格に則った基本性能をもつヒートシーラー。消耗品をコンパクトに保管できるシーラーワークステーション。接続するだけで機器どうしが認識し合い、情報を共有。機器の容易な接続により滅菌コンプライアンスを強化し、最適の滅菌プロセスを提供。お客様トレーニングステラッド®滅菌器ご購入のお客様を対象に、『ステラッド®トレーニング』を開催いたしております。医療現場における滅菌保証のガイドライン2015※ご注意:リンク先のプライバシーポリシーを確認ください。製品パンフレット、教育資料やセミナー講演集録をご請求いただけます。日々の感染管理活動にお役に立てる情報をご提供しています。洗浄・消毒マルチソサエティガイドライン」について他施設の感染管理活動CJD対策は2006年から実施。