キャリングケース(センサーとセット購入の場合、付属します。特長C-M1001土壌水分モニターは、TDRセンサーを接続して、土壌水分を測定し、モニター/記録します。3つの操作ボタンにより、簡単に設定やモニターが可能です。省電力データロガーとしての機能もあるので、拡張ターミナルに接続して、10本までの長期間の計測も可能です。特徴TDRセンサーは針状ロッドなので移動しながら、土中に差し込む事が可能ワンショットデータを記録が可能センサーはM12コネクタにより、簡単接続。土壌の温度は、ヘッド部分で測定しています。土壌水分は温度補正されますので、ヘッドとプローブは同じ温度環境になるように設置して下さい。測定インターバルは2分以上に設定してください。2分以内の場合は、自己加熱のため温度が不正確になります。防水性はありませんので、屋外では防滴ケースなどに入れて、ご利用ください。最大10本、2種類のセンサーは混在可能。2本以上のセンサー接続にはオプションT型コネクタまたは拡張ターミナルをご使用下さい。各センサーにアドレス(ID)割り当ての必要が有ります。N)、電圧、内部温度(予約:999)データはセンサ種類、コマンドにより並びが変わります(測定項目参照)。センサーとセット購入の場合、付属します。本体の色、ケーブル色、コネクタ色など変更される場合があります。μSDカード、キャリングケースなど付属品メーカー、仕様は予告なく変更されることがあります。T型コネクタは多段にした3ch接続できません(コネクタが入らないため)。拡張ターミナル使用時、使用しないポートはテープなどで保護してください。カードの動作は当社供給以外補償いたしません。センサーを複数本接続した場合、データは横に若いID順のデータが並びますが、故障センサーなどが有った場合、そのデータは省略され、左詰になります。電池電圧が4.8V以下の場合、動作が不安定となり、計測が停止したり、複数本接続している場合、欠損するchが出る事があります。別売M12コネクターを既存センサーに接続する場合、上記を参考にしてください。2分以上推奨(2分以内は自己加熱のため温度が不正確になります。4.3*10^-6Ka^3大きさ受賞歴アメリカ農業生物工学学会2017年最高技術改革賞に選出されました。記録する時刻を避けてμSDカードを交換します。記録を開始の手順で行います。既存の手持ちセンサーなどにコネクターを接続する方法を解説します。コネクタのみの購入が可能です。JAPANページの先頭へ。