サポートデータロガー内部電池交換この度は弊社取扱いのキャンベル社製データロガーをお買い上げいただきましてありがとうございます。データロガーの計測データや設定情報は、揮発性(SRAM)メモリに記録されています。データロガーへの供給電源が切断された際は、データロガーの内部電池によってデータロガーの計測データや設定情報が保持されています。内部電池の電圧が無くなると、供給電源が切断された際に上記のデータや情報が消えてしまいます。弊社では、内部電池が3Vを下回った段階で内部電池の交換をしていただくことをお勧めしております。そのため本項では、内部電池残量の確認方法と交換方法を説明します。『キャンベル社webサイトからのダウンロード』を御覧いただき、ダウンロードとインストールを行ってください。Utilityと接続してください。方法は『データロガーとサポートソフトウェアの直接接続1』を参照してください。MonitorタブからStatusを選択してください。データロガーのステータス情報が表示されます。Statusの表からLithiumBatteryの欄で内部電池残量を確認してください。今回はCR300なので、電圧ではなくステータスで表示されています。ステータス表示CR200Xseries:表示なしLithiumBatteryのステータスが"Fail"、若しくは電圧表示で3Vを切っていれば、内部電池の交換タイミングです。内部電池残量がなく交換が必要な場合、交換作業の前に必ずデータロガーのバックアップを取ってください。バックアップ手順は下記に記載されています。cell)内部電池の交換方法(CR6)本体裏側の5つのネジを取り外し、外殻の下側を外します。内部電池の配線を本体基板から取り外します。内部電池ケースのネジを外して内部電池を取り出し、新しい電池と交換して逆の手順でデータロガーの外殻を閉じてください。交換が完了したら必ずOS更新を行った後、設定情報の復元を行ってください。内部電池の交換方法(CR1000/CR1000X)本体とワイアリングパネルを分解します。CR1000は本体の真ん中2本のネジを緩めると、CR1000Xはネジ頭が出ている2本のネジを緩めると取り外すことができます。本体の6つ全てのネジを取り外してください。単三形1/2サイズの紫色の電池があります。これを取り外して下さい。新しい電池を入れて、今までと逆の手順で組み上げれば完了です。電池を入れる際に、正極と負極を間違えない様に注意してください。電池の正しい向きは基板に記載があります。交換が完了したら必ずOS更新を行った後、設定情報の復元を行ってください。