Imager製品カタログカールツァイス株式会社お問い合わせ電話でお問い合わせ以下の電話番号からお問い合わせください03-3355-9784ユーザの全要件を満たす最先端の画期的なシステム、経済的な教育用ソリューション、多様な日常業務に対応できる汎用顕微鏡、あらゆる研究に高い性能を発揮する装置-これらすべてを実現してきたカールツァイスは、常に偏光顕微鏡の先導役を担っています。領域においても、今まで以上の性能を求められています。システムが陳腐化しない万全の将来設計と拡張性は、現代の材料微細構造検査だけでなく、従来の領域でも偏光顕微鏡に求められている必須要件です。建設材料やガラス、プラスチック、半導体、繊維(素材分析)などの産業分野や法科学などにおける新たな課題から、汎用性と効率に優れ、個々のアプリケーションに対応したシステムソリューションが求められています。2これらのアプリケーションに対応するコンポーネントに求められるのは、ひずみのない対物レンズと最高の光学分解能、多彩なコントラストと測定手法と手動、電動、エンコード化され安定した選択肢の広い本体鏡基です。通常作業や研究プロジェクトでも、使いやすさや価格性能比、デジタル分析オプションは極めて重要な要素です。3:ユーザの全要件を満たす最先端の画期的なシステム、経済的な教育用ソリューション、多様な日常業務に対応できる汎用顕微鏡、あらゆる研究に高い性能を発揮する装置−これらすべてを実現してきたカールツァイスは、常に偏光顕微鏡の先導役を担っています。Imagerの32つの顕微鏡は、ラボで、研究機関で、大学で、あるいは産業界で、より速く有能に、そして高い信頼性と経済性で、高まり続けるニーズを満たします。6:6多様な観察モード(コントラスト)最先端の偏光顕微鏡がもたらすものカールツァイスの偏光顕微鏡は、どの観察モード(コントラスト)を適用する場合でも、常に最高の性能と並はずれた光学品質の高さを提供します。微細な情報を得られる光学品質は、あらゆる用途でより多くの新しい情報をもたらすことが期待できます。Imagerにも、様々な性能レベルの多彩なポラライザを用意しています。どの製品も、高いレベルの偏光と可視域での自然な色を提供することで、優れた画像と、業界規格などの基準に整合する精度の高い測定結果を実現します。Imagerは、関連するあらゆる観察モード(コントラスト)と測定技術を提供します。反射光については、固定式および回転式ポラライザを用意しています。製品ラインナップには、副尺0.1°のポラライザ、360°回転測定アナライザのほか、固定式と回転式のλ(ラムダ)プレートを組み合わせることができます。むらのない偏光コントラストの質を保証できるよう、超光圧水銀ランプHBO103と併用できる専用の高温耐性偏光板モジュールも用意しています。ラインナップしています。現在主流の直線偏光とは対照的に、この装置では角度による消光を起こさずに観察と画像化を行なうことができ、すべての特性を最大限の干渉色で発現させることが可能です。岩石薄片の顕微鏡写真撮影のほか、デジタル分析システムを用いたプラスチックの構造検査やガラスの歪み分布など、多大なメリットがあります。PlasDICPlasDICによってはじめて形態解析するための可能性が生まれました。̶より均一に、よりコントラストを鮮明に5倍から100倍の対物レンズ倍率における微分干渉コントラスト技術(DIC)をさらに改良することにより、視野全体に均一な照明を確保しました。円偏光(C-DIC)は、標準的なDICとは異なり、光波の振幅ベクトルの先端が円運動をする光を用いる偏光法であり、反射光中で配向構造を明らかにするには最適な手法です。C-DICは、多様な空間的配向を示す試料に対して大きなメリットがあります。サンプルを方位角上で回転させなくても、DICのスライダリングを回すだけで、すべての特性を観察し、画像化することができるのです。100xの対物レンズの拡大率に対して1つのC-DICプリズムがあれば、円偏光での干渉コントラストに対応することが可能です。Scopeでは、透過光中で偏光光学による微分干渉コントラストを実行できるバージョンのDIC観察が可能です。試料やスライド、コンデンサ、対物レンズが異方性(複屈折性)を示すものであっても、優れた質の画像を確保できます。PlasDICは、異方性を持つサンプルの研究において、特性を浮き彫りにしたレリーフ像を取得したい場合に特にお勧めの手法です。得られるデータの向上と顕著な明るさが大きなメリットです。従来の明視野や偏光、DIC法と比べ、PlasDICでは形態や異方相の結晶成長など、個々の特性の識別度が大幅に向上します。9:9精度はカールツァイスの特長分析のための定量法定量法における高い性能カールツァイスは偏光顕微鏡におけるあらゆる要件を個別のソリューションで解決します。手動と自動鉱物におけるへき角の測定など、目盛360°、副尺0.1°を装備したボールベアリング回転ステージでの直接の手動測定から、光路差や歪み測定に至るまで、カールツァイスの偏光顕微鏡はほぼすべての難題に対応します。それを可能にしたのが0λから30λの測定範囲に対応する多彩なコンペンセータです。Imagerは、数多くの他の測定手法に顕著な適応性を発揮します。加熱検鏡法のほか、AxioVisionソフトを用いた粒径測定や粒子解析などの画像分析機能がその一例です。5λ使用「フリーズドライ検鏡法では、加熱チャンバー内で物質にどのような変化が起こり、どのような環境条件が物質を崩壊させるかを観察するため、常に倍率を変化させながら作業を行なわなければなりません。電動化によって作業はたいへん楽になりました。Imagerは使いやすい顕微鏡です。画像のクオリティにも満足しています。Pol:左)とベルトランレンズ(右)10コノスコピィ観察のためのデザイン難しい技術を直接、そして確実に習得カールツァイスの偏光顕微鏡なら、高速化と簡易化、コスト削減のための拡張をフレキシブルに実現します。個々のニーズに合ったコノスコピィ(光の干渉像)観察が可能です。経済性と機能性の選択̶コノスコピィ観察の5つの選択肢多くの場合、干渉像分析では、試料そのものの画像よりも、異方性材料の分類にはるかに有効な情報を得ることが可能です。Imagerは、簡単にコノスコピィ観察に対応することができます。1.ピンホール絞りと鏡筒の接眼レンズ代わりに使用する芯出し望遠鏡最も簡易で最も経済的なバージョンです。2.コノスコピィ観察モジュールモジュールはリフレクタターレットかリフレクタスライダに挿入するだけです。ツールがなくても簡単に交換でき、いつでも偏光顕微鏡に結晶分析のためのコノスコピィ機能を直接追加することが可能です。Polを使用すれば、コノスコピィ観察にはもう何の苦労もいりません。3.ベルトランレンズスライダによるコノスコピィ観察カバーガラスなしの試料、または、100倍の対物レンズ観察が必要な場合には、ベルトランレンズスライダによるコノスコピィ観察がお勧めです。Polなど、多様な対物レンズを使用することができます。360°回転ステージ:45°クリックストップ機構、0.1°副尺、反射および透過光観察用複式メカニカル試料フォルダ付き。クリックストップ機能はON/OFFの設定が可能。Imagerでは、偏光顕微鏡でのコノスコピィ測定をアップグレードできるよう、さらに2つのオプションをご用意しています。4.焦点合わせが可能な一体型ベルトランレンズ付き5ポジション式チューブレンズターレットさらなる倍率を得るためにチューブレンズターレットを選択すれば、ターレットにベルトランレンズが内蔵されているので、コノスコピィ観察も実行できます。チューブレンズターレットは、エンコードタイプと電動タイプのバージョンを取り揃えています。Imagerでのオルソスコピィおよびコノスコピィ観察のために設計された機能です。この三眼鏡筒の利点は、中間像面が追加されることで、試料と十字線、視野絞りを同時に視覚化できることです。調節可能な視野絞りにより、コノスコープの観察限界が最小結晶サイズで10μmまで向上します。ベルトランレンズはあらかじめ芯出しされ、焦点合わせが可能なレンズで、スライダからオンとオフを直接切り換えることができます。結果的に、オルソスコピィ画像とコノスコピィ画像の相関関係を随時確認することが可能なのです。高速で信頼性の高い結晶分析に理想的なソリューションです。Denmark12今、測定は最高水準へカールツァイスは光学部品の限界を書き換えます妥協しない品質の光学部品こそ、偏光顕微鏡法における新基準確立の土台です。キーワードは「ストレインフリー」。様々な性能クラスや価格レベルの偏光対物レンズを揃えて実現させました。偏光に簡便性を対物レンズレボルバ6穴Pol*があれば、より多くの対物レンズを同時に装着できるので、対物レンズやターレットを交換する時間を短縮できます。これは、効率向上における明らかなメリットです。基準となる対物レンズを利用して回転式ステージの中心を合わせます。これがすべての基準になります。その後、残りの対物レンズの中心を個々に合わせるため、倍率を変更しても画像位置に影響を及ぼすことはありません。径のネジ系を装備したターレットは、透過光と反射光のあらゆる標準的な観察モード(コントラスト法)だけでなく、暗視野における反射光用途にも対応できます。ターレットは、微分干渉コントラスト用DICスライダの収納位置が設けてあるのが特徴です。対物レンズ偏光用対物レンズシリーズの目標は1つ。Polのラベルに値するのは、比類ない歪みの低さで偏光観察環境下で自然な色観察を行なえるレンズだけです。カールツァイスは、補正範囲と価格帯、用途分野の異なる4つのストレインフリー対物レンズシリーズを用意しています。Excellent詳しくはwww.zeiss.de/objectivesのレンズ情報をご覧ください。Polカバーガラス付きサンプル用の透過光レンズ。色補正と平坦化の機能を強化したこのレンズは、初級者向けの偏光顕微鏡用レンズシリーズ。教育目的や日常業務に理想的です。Contrast)タイプの透過光対物レンズ。EC対物レンズシリーズは、一貫して迷光を抑制し、コントラストを向上させたことで、厳しい要件をクリアしました。Plan-NEOFLUARレンズは、焦面での完全な色収差補正が特徴。分解能力が高いため、鮮明でコントラストが高く、完全な画像を観察し、記録を行なうことができます。Pol通常作業におけるカバーガラスなしのサンプル用の透過光および反射光対物レンズ。ECタイプでは色収差補正により、23mmサイズの中間画像に適した平坦視野が得られます。この対物レンズは射出瞳位置の特別なデザインにより、C-DICコントラスト法が実行できるのが特徴です。Pol試料のカバーガラスの有無にかかわらず、高度な用途に対応した透過光および反射光対物レンズ。最大限のコントラストを得られるように最適化したこの対物レンズの顕著な特徴は、開口数の増加による分解能力の向上です。透過光での観察に適していますが、球面収差により、カバーガラス付きの試料に対する最大倍率は20倍までです。カバーガラスなしのサンプルでは制限はありません。試料側で厳正なテレセントリシティが確保されるため、特に測定目的に適しています。Pol製品シリーズには、選りすぐりの液浸レンズを揃えました。Scope29のスタンドバージョンで、あらゆる用途や予算にパーフェクトなソリューションを提供スタンドバージョン(鏡基)やインターフェイスの比類のない多様性が、突出したフレキシビリティと用途に適した個別対応仕様の土台を実現。機能性と経済効率性も備えています。Scopeはそれぞれの用途に具体的に対応し、個々のユーザが偏光顕微鏡法に求めるニーズに応える専用の顕微鏡として機能します。2つの異なる偏光顕微鏡ユニット(鏡基上部)を、自由に選べる3つのベース(鏡基下部)と組み合わせて使用することができます。求める要件が簡単か複雑かにかかわらず、透過光でも反射光でも、あるいはその両方でも、個別仕様設定が可能です。地学研修コース用に透過光と反射光の組み合わせモデルとして、あるいは(石炭採掘などの)採掘業界用に透過光のみのモデルとして、個々の設定に合わせてご使用ください。ユーザが実際に必要とするコンポーネントにのみ投資すればいいので、予算の面で大きなメリットとなります。Scopeのアップグレードは簡単で低コストなので経済的に大きな魅力です。多くの増設装置はユーザ自身でインストールができます。DICを含む6穴の芯出し対物レンズレボルバPol、コンペンセータマウント(λプレート、石英くさび、定量コンペンセータ用など)。ポラライザスロット、反射光用視野絞りスロット、反射光用開口絞りスロット、フィルタスライダスロット、スウィングアウト式拡散板。ベース(鏡基下部)A.簡易タイプで光路なし反射専用顕微鏡に向いています。LED(固定型ケーラー)照明をコンデンサキャリア下に固定し、透過型に適応させることも可能です。Scopeの特徴の一つであり、使用する鏡基上部および鏡基下部に応じて異なります。この例は、鏡基上部をIIとし、鏡基下部をBとしています。C150mmから100mmの可変試料スペース高さのあるサンプルに対応できるよう、試料スペースを縦に拡張するためのオプションがいくつか装備されています。Z軸の移動のほかに、次のオプションがあります。蟻継によってステージキャリア取付け位置を下げます。反射光観察の場合であれば移動範囲よりも下にステージを下げなければならない場合、コンデンサキャリアを取り外します。ユーザが使用している偏光顕微鏡ユニット(I、II)とベース(A、B、C)のインターフェイスを利用し、30mmもしくは60mmのスペーサを挿入します。30mmと60mmのスペーサは、最大被検物高さをそれぞれ80mmと110mmに拡張できます。Scopeでは試料の自由度が格段に向上し、用途範囲が広がりました。インターフェイスはこのカテゴリに独自のもの。Scopeでは、用途に最も合ったリフレクタモジュールを使用できます。ユーザは2穴のスライダと4穴の反射板ターレット、6穴のターレットから選択が可能です。&クリックで簡単取り付け。光学モジュールはすべて安全でダストフリーです。高機能な偏光顕微鏡によって実現したもの現代の高機能な顕微鏡は、ユーザのワークフロー管理を支援し、簡易化し、信頼性を向上させます。Imagerの導入で、スタンドの多様性や使いやすさ、エルゴノミクスなど、ユーザのニーズに合ったコンセプトを実現しました。Imagerであれば、研究用顕微鏡を個々の要件に合わせ、自由に設定することが可能です。9種類のモデルが用意されています。Imagerの倍率にかかわるような主要なコンポーネントは全てエンコード化されています。画像化セル最高の結果を得るには安定性が重要な条件です。Imagerでは、コアエレメント、すなわち対物レンズターレット、Zガイド、ステージキャリアをコンパクトな振動フリーの装置に構造化しました。この安定セルは残りのスタンドから内部構造として分離されており、特に高倍率の連続時間実験において、画像化に理想的な条件を提供します。一目でわかる革新性複雑なワークフローを簡単に−電動偏光顕微鏡の大部分の関連機能は、タッチスクリーン(TFT)からアクセスできます。ボタンを一度押すだけで、すべての電動コンポーネントを操作できます。出荷時の設定のほかに、ユーザが独自に複雑な作業手順の設定を保存して、いつでもワンタッチで呼び出すことが可能です。最適な設定をすべて自動でライトマネージャは再現可能な照明設定と安定した画像化条件を確保することにより、最適な照明とコントラストを実現するために設計された機能です。この機能は、光源の電圧を自動調節し、減光フィルタによって一定の色温度を確保するとともに、反射光と透過光の両方の光路で電動の視野絞りと開口絞りを制御することで実現したものです。ComponentRecognition:部品自動認識機構)に対応させることができます。対応対物レンズ17個々の対物レンズに対する絞りの設定は、保存していつでも再現することが可能です。コントラストマネージャがあれば、選択した観察モード(コントラスト法)に合う正しい設定を、スピーディに、しかも確実に導き出すことができます。希望するモードを選択するだけで、コントラストマネージャが、シャッタ位置やリフレクタターレット、モジュレータターレットなどといったパラメータの複雑な設定を再現します。Imagerの設計におけるもう1つのスマート機能が、触知できるコントロールボタンです。フォーカスドライブ周辺に人間工学に配慮して配置しているため、位置と形状で容易に識別することが可能です。Imagerは、顕微鏡スタンドから離れた位置に配置させたコントロールパネル(ドッキングステーション)から制御できるよう設計されています。このパネルの特徴はフォーカスドライブと明度の制御です。その他の機能はユーザによるプログラミングが可能です。軸の制御とのインターフェイスを提供するもので、一層の利便性を追求し、細部にこだわって設計しました。Imagerのすべての電動バージョンにおける対物レンズとリフレクタモジュールを自動で識別し、構成部品の交換は即座にシステムに反映されます。正確な設定に対する安心感があれば、落ち着いて観察を行なうことができます。これらがすべて自動で行なわれるのです。シリーズでは、これらの微動ノブは左右付け替えることができます。×カタログ選択ができませんでしたお使いの環境ではカタログをダウンロードすることが出来ません。お手数おかけいたしますがブラウザを最新版にアップデートしてからお試し下さい。Catalogでは以下のブラウザに対応しております。確認する」へお進みください。*の項目は入力必須です。電話番号*ハイフン付き電話番号をご入力ください。部署名*部署名がない場合は、「なし」または役職等をご記入ください。入力内容を確認する*ダウンロードされたお客様の情報は、弊社プライバシーポリシーに則りカタログ掲載企業へ提供されます以下の内容でよろしければ「ダウンロード」へお進みください。