溶接コイル巻線の接合をヒータチップで加熱圧着させている。加熱温度が低いと完全に接着されない。高いと断線してしまう。ヒータチップの温度を一定の範囲内に収めたい。測定条件1.接合させるヒータチップの先端部は小さい。標的サイズはφ0.3mm以下。応答速度は10msより早く。3.装置に温度計を取り付けるスペースがあまりない。センサヘッドを小さく。4.温度は400°C~1000°C見られれば良い。:400~2000°C測定距離:50mm標的サイズ:φ0.3mmFTKX-PNE0400-0050B101-000はいかがですか?続き・詳細を読む溶接コイル端部のヒュージング接合の温度を測定したい。接合点がΦ0.6mmと小さい。ほかの設備との位置関係からヘッドを100mmまでしか近づけられない。微小スポット測定温度範囲:400°C~2000°C測定距離:100mm標的サイズ:Φ0.4mmのFTKX-PNE0400-0100B101-000であれば、測定可能です。続き・詳細を読むマイクロ波加熱マイクロ波焼成炉内の温度測定をしたい。ビューポートから直接ワークが視認できないため、炉内にヘッド部を入れて測定したい。マイクロ波の出力は750w程度。特別仕様で対応が可能です。金属の鍛造前のワークの温度を測定したい。加熱されたワークがシューターを落下して鍛造型にセットされる。シューターの途中でワークの温度を計測し、既定の範囲でないワークが金型にセットされる前に取り除いて成型不良を防止する。測定温度範囲:600°C~2000°C測定距離:500mm標的サイズ:Φ6mmのFTKX-ANE0600-0500S201-000であれば、測定可能です。鋳造ラインの注湯時の温度測定。輻射熱が強いため出来るだけ離して測定したい。ヘッド部の耐熱温度が高いほうが良い。取鍋から鋳型に注ぎ込む際の幅が10~20mm。:600~2000°C測定距離:1000mm標的サイズ:φ12mmファイバヘッド耐熱温度:150°C照準:グリーンLEDのFTKX-ANE0600-1000S201を推奨します。Corporation。