換気ダクトの風量の監視は、換気・空調設備の機能にとって最も重要です。実際の換気風量が設計より小さい場合、室内温度の調整ができなくなったり、汚染空気汚染による負荷を除去できなくなるため、室内空気品質の保証が不可能になります。従ってエアフローの正確な記録は非常に重要です。510は空調空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。温湿度や風速測定、クリーンルーム内の差圧測定、ダクト内の風速測定など、さまざまなパラメータの測定、分析、および記録が1台でできます。416は直径16mmのミニベーン式風速プローブが一体型となっている風速計です。最長890mmまで伸縮可能なロッドにはメモリがついており、挿入深度を確認しながら、エアダクト内の風速と風量が測定できます。風量はエアダクトの面積を風速計に入力するだけで演算できます。瞬時値だけでなく、ポイントまたは時間平均値に基づいた平均風量の表示も可能です。405-V1は風速、風温を測定するスティック型風速計です。伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。バックライト付ディスプレイは回転式になっており、測定値を見やすい角度で確認できます。425は換気空調システムの風速を測定し、風量を演算表示する熱線式風速計です。空調システムや換気ダクト内の風速・風量を測定し、室内の空気品質が保たれているかをチェックします。435-4は、換気空調システムのチェックと調節、および室内空気の品質評価に必要なすべての測定業務に対応する、多機能の環境計測器です。幅広いプローブラインナップから用途に合ったものを選択できる他、差圧センサを内蔵しており、空調用フィルタ前後の差圧測定や、ピトー管を使ったダクト内の風速測定ができます。405iは風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。小型で携帯性に優れており、測定値はBluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで確認できます。専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。512シリーズは測定範囲ごとに4機種から選べるコンパクトタイプの差圧計です。クリーンルームのフィルタの前後の微差圧やピトー管を使ったエアダクトの風速測定(2~17.5m/s)ができます。435-3は、換気空調システムのチェックと調節、および室内空気の品質評価に必要なすべての測定業務に対応する、多機能の環境計測器です。幅広いプローブラインナップから用途に合ったものを選択できる他、差圧センサを内蔵しており、空調用フィルタ前後の差圧測定や、ピトー管を使ったダクト内の風速測定ができます。512シリーズは測定範囲ごとに4機種から選べるコンパクトタイプの差圧計です。フィルタの前後の差圧やピトー管を使ってエアダクトの風速測定(10~100m/s)ができます。521-3は微差圧(250Paレンジ)を簡単に測定できる高精度差圧計です。分解能は0.1Paの精度が±0.5Paでクリーンルームなどの微差圧にも適しています。521-2はフルスケールの±0.1%の高精度差圧計で、換気や空圧の状態を測定するのに適しています。換気フィルタの圧損から目詰まりの確認、ピトー管を使って風速測定などです。512シリーズは測定範囲ごとに4機種から選べるコンパクトタイプの差圧計です。微差圧モデルの512-2は0~20hPaの測定範囲を持ち、クリーンルームのフィルタ前後の差圧測定や、ピトー管を使ったエアダクト内の風速演算(5~55m/s)が可能です。521-1はフルスケールの±0.2%の高精度差圧計で、換気や空圧の状態を測定するのに適しています。換気フィルタの圧損から目詰まりの確認、ピトー管を使って風速測定などです。510iは差圧の測定と風速の演算ができる差圧センサ内蔵のスマートプローブです。小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認できます。専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。プライバシーポリシーTOP。