技術サポートソリューションお知らせ企業情報お問い合わせトップページ>技術サポート>データロガーとサポートソフトウェアの直接接続1技術サポートデータロガーとサポートソフトウェアの直接接続1この度は弊社取扱いのキャンベル社製データロガーをお買い上げいただきましてありがとうございます。Utilityの接続方法について説明いたします。こちらはデータロガーを扱う上で、必ず行われるとても重要な作業になります。データロガーがLoggerNetやPC400等のサポートソフトウェアでつながらないという場合、まず試していただく作業でもあります。データロガーの機種によって作業に多少の違いが生じますが、今回はCR1000を主に扱い、違いが生じる部分だけを別途追記いたします。準備するもの:データロガー12Vdc出力電源ソフトウェアインストール済みのPCソフトウェアのダウンロード、インストールは、『キャンベル社webサイトからのダウンロード』を御覧ください。データロガーに電源を供給します。データロガーは12Vdcで動作します。今回は弊社取扱製品のPS150で電源を供給します。データロガーの緑のコネクタにPS150からの電源線を接続してください。PS150上のトグルスイッチを"ON"へ入れるとデータロガーに電源が供給されます。CR6やCR300シリーズなどのチャージコントローラー内蔵のデータロガーの場合は、12VバッテリーやACアダプタを直接つなぐことができます。設定変更のためにPCに接続する場合、USB経由でPCからの電源供給を受けらるので、外部電源は不要です。Utilityを起動させます。Typeメニューから接続するデータロガーを選択します。Driverからドライバのインストールを行います。ドライバをインストールする前にデータロガーをPCにつながないでください。データロガーとPCを結線します。データロガー上のRS232と表記されている9ピンコネクタにPCの9ピンコネクタケーブルを接続します。ラップトップPCの場合はキャンベル社のUSB-RS232変換ケーブル17394を御使用ください。USBポート付のデータロガーは付属のUSBケーブルでPCとつないでください。PortでCOM番号を選択します。¥記入欄右の「...」をクリックすると、PCが認識しているCOMが一覧表示されます。¥一覧から正しいCOM番号を選択してOKをクリックしてください。USBポート付のデータロガーの場合、COM一覧の中にデバイス名(例:CR6(COMxx))が表示されます。portの欄に反映されます。Connectをクリックしてください。データロガーとPCが接続し、データロガーのステータスが表示されます。FAQQ.USBでつないでいるが、PCが認識しません。ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。再インストールしてください。Q.COM番号が分かりません。デバイスマネージャーで確認できます。Q.COM番号が合っているのにつながりません。ケーブルを正しくつないでいることを確認してください。データロガーに電源が入っていることを確認してください。Q.ケーブルを正しくつなぎ、COM番号が合っているのにつながりません。rateを変更して試してください。