取扱説明書データシート超音波精密厚さ計PTG8超音波精密厚さ計の最上位モデルPTG8には、ほとんどすべての素地の厚さを正確に測定するために必要なあらゆる機能が備わっています。画面の表示内容を設定することができます。(Hi)、最小値(Lo)、平均値(x)の関係を示す横棒、最後の20個の読み取り値のランチャートを表示するオプションがあります。測定モードスキャンモードでは、大きな試験面を16Hz(毎秒16回)でスキャンできます。試験面からトランスデューサを離すと、読み取った厚さの平均値、最大値と最小値が表示されます。校正方法PTG8の内蔵メモリに、校正値を3組まで保存することができます。校正値を保存したら、次に厚さ計を校正するときに、その中から選択できます。校正手順を最初からやり直す必要はありません。保存した校正値の英数字の名前を、目的に合わせて変更することもできます。表示モードPTG8には、測定値の上限と下限を設定する機能、および範囲外の値をランプとブザーで知らせる機能が搭載されています。この制限値は、個々の測定用に設定することも、バッチ用に設定することもできます。設定した許容範囲外の値が読み取られると、該当する上限または下限のアイコンと読み取り値が赤で表示され、赤いLEDが点滅して警告音が鳴ります。差分モードで表示する機能も備わっています。これは、試料の厚さの名目値を設定しておき、読み取り値と共に、名目値との差が表示されるようにするモードです。思ったとおりの肉厚でないところを見つけるのに便利です。Bスキャン表示では、試料の厚さが時間を横軸にした2次元の断面図で示されます。相対的な深さの分析に適しています。Bスキャン画面のズーム機能を自動に設定することも、特定の場所を拡大表示することもできます。データの記録(メモリ使用)PTG8の内蔵メモリには、最高1,000バッチ、読み取り値10万個を、シーケンシャル式またはグリッド式で保存できます。グリッド式のバッチでは、読み取り値が縦横に並んだ形(表形式)で保存されます。測定不可能だった場所をグリッドに記録するためのObst(障害)ソフトキーがあります。データ出力ElcoMaster®やElcoMaster®モバイルアプリと共に使用できるので、USBまたはBluetooth®接続で、厚さ計からPC、iOSまたはAndroidTMモバイルデバイスにデータを転送して、分析や報告書作成に使用することができます。iPhone或iPad可能影响无线性能。2.1软件版本及以上。アルカリ電池が付属しています。リチウム電池と充電池も使用できます。電池の寿命は、毎秒1回読み取った場合の連続使用時間ですトランスデューサPTG用トランスデューサPTG用一振動子トランスデューサは、自動認識機能に対応しています。ElcometerPTG厚さ計に装着するだけで認識されます。■どの探触子にも、校正証明書が付属しています。説明T920CALSTD-SET1校正用試験片セット;定格厚さの範囲:2~30mm(0.08~1.18インチ)1内容:厚さ2、5、10、15、20、25、30mm(0.08、0.20、0.39、0.59、0.79、0.98、1.18インチ)の試験片、試験片ホルダーと校正証明書。T920CALSTD-SET2校正用試験片セット;定格厚さの範囲:40~100mm(1.57~3.94インチ)1内容:厚さ40、50、60、70、80、90、100mm(1.57、1.97、2.36、2.76、3.15、3.54、3.94インチ)の試験片、試験片ホルダーと校正証明書。MTGまたはPTGに接続するために使います。アルミニウムとチタンの測定に適した9mmと12mmのアクリル製遅延材が付属しています。プラスチックモード(PLAS)で薄いプラスチックを測定する場合は、グラファイト製の遅延材が必要です。インチの値は、便宜上の換算値です。MTG厚さ計に接続するアダプターです。PTG精密厚さ計に接続するアダプタす。便利な情報Elcometer超音波精密厚さ計用トランスデューサ各種。必要な機能をすべて搭載した使いやすいソフトウェアです。ElcoMaster®モバイルアプリを使うと、PCを起動しなくても、すばやく簡単にデータを転送、共有できます。MTGモデルとPTGモデルの特長と測定モードの説明を見る。計PTG6薄い素地を正確に測定するためのテクノロジ。超音波精密厚さ計PG70ABDL測定値と共にAスキャン表示またはBスキャン表示できます。幅広い材質の厚さを測定するのに適しています。超音波厚さ計MTG8超音波厚さ計の最上位モデルMTG8には、多種多様な素地や塗膜の厚さと音速を測定するのに必要な機能がすべて備わっています。