ボタンを押すと、動作を停止します。秒間、速く点滅します。ボタンを長押しします。現在の測定位置を無効とし、継続して振り向き動作を行います。無線部を内蔵しており、トータルステーションとデータコレクターと同時に通信できます。データコレクターとの通信用です。通信距離は、通信する機器との通信可能距離により異なります。通信をするには、「マスター」・「スレーブ」の関係を設定します。通信の接続モードは次のとおりです。状態では、周囲の磁場環境の変化に対応して自動的にキャリブレーションを行う機能が働きます。通常の磁場環境の変化には自動キャリブレーションで十分対応できますが、リモートコントローラーが強く帯磁してしまった場合には手動によるキャリブレーションが必要です。状態で自動キャリブレーションが行われています。したまま自動車や電車など磁性体(鉄や磁石など)を多く含む移動手段を用いてリモートコントローラーを搬送すると、自動車や電車などの磁場環境を含めて電子コンパスのキャリブレーションが行われ、適切な方向指示が行えなくなることがあります。したまま車や電車などで搬送してしまったことによって適切な方向指示ができなくなる現象が継続的に現れる場合は、手動によるキャリブレーションを行ってください。手動キャリブレーションを行う場所としては周囲に物がない場所が理想的です。現実的には床面を含む周囲数メートル以内に金属製品(机、鉄骨など)や磁石を含む製品などがない場所を選んでください。程度(ピンポールタイプならばすべてのポールをつなげた状態)かそれ以上になるようにします。製品(磁気ネックレスなど)を付けないでください。するリモートコントローラーの電源ボタンを押します。点滅しながら「ピピピピ」とエラー音が鳴りつづける場合は、金属製品(机、鉄骨など)や磁石を含む製品などから数メートル離れるなどして場所を変えてみてください。場所を変えてもエラー音が鳴りつづける場合は手動キャリブレーションが必要です。手動キャリブレーションを行う」に進みます。赤点滅してキャリブレーション作業が始まります。秒程度かけてゆっくり回転します。