91020本書の読み方このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。このシステム解説書は、実際に機械を操作しながらお読みください。常に適切な取り扱いと、正しい操作でご使用くださいますようお願いいたします。扱いやすく、より良い製品をお届けするため、常に研究・開発を行っております。製品の外観および仕様は、改良のため、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。本書の内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。掲載のイラストは、説明を分かりやすくするために、実際とは多少異なる表現がされている場合があります。弊社は、本書に関し、日本国内における譲渡不能の非独占利用の権利をお客様に許諾し、お客様もご同意いただくものとします。本書の全部または一部の無断複写複製を禁じます。二次的著作物の作成および利用することについては許諾いたしません。記号について本書では、説明の中で次のような記号を使っています。G:使用上の注意事項や、作業前に読んでいただきたい重要事項を示します。C:関連する章(項)や参照していただきたい章(項)を示します。D:補足事項を示します。F:用語や測定方法の解説を示します。【測定】など:ソフトキーを示します。〔ESC〕など:トータルステーションの操作キーを示します。本書の記述について本書で使用している用語の定義や記載内容のルールは、以下のとおりです。光部)」を、「トータルステーション」は「SX/NET」を意味します。ハンドル取り付け時)をもとにしています。リモートコントロールシステムは、トータルステーションを遠隔操作するものです。それぞれの取扱説明書と併せてご覧ください。操作方法を説明しています。ついては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。その他、本書中の社名や商品名は各社の商標または登録商標です。池リサイクル協力店へお持ちください。安全にお使いいただくためにこのシステム解説書や製品には、製品を安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただきたいことが表示されています。その内容と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。傷を負う可能性が想定される内容を示しています。能性が想定される内容および物的損害のみの発生が予想される内容を示しています。Jこの図記号は注意(警告を含む)を促す事項があることを示しています。この図の中や近くに、具体的な注意内容が書かれています。Dこの図記号は禁止事項があることを示しています。この図の中や近くに、具体的な禁止内容が書かれています。Iこの図記号は必ず行っていただきたい事項があることを示しています。この図の中や近くに、具体的な指示内容が書かれています。炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースのロックを全て掛けてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。格納ケースを踏み台にしないでください。すべりやすくて不安定です。転げ落ちてケガをする恐れがあります。格納ケース本体やベルトが傷んでいたら機器を収納しないでください。ケースや機器が落下して、ケガをする恐れがあります。ハンドルは本体に確実にねじ止めしてください。ゆるんでいるとハンドルを持ったときに本体が落下して、ケガをする恐れがあります。安全にお使いいただくためにE指示D禁止E指示リモートコントローラーをポールに取り付けるときは、確実に取り付けてください。不確実だとリモートコントローラーがポールから落下して、ケガをする恐れがあります。ポールの先端部分や石突きを人に向けて持ち運ばないでください。人に当たり、ケガをする恐れがあります。ポールを立てるときは、脚もとに人の手・足がないことを確かめてください。手・足を突き刺して、ケガをする恐れがあります。端子をショートさせないでください。大電流による発熱や発火の恐れがあります。充電器に衣服などを掛けて充電しないでください。発火を誘発し、火災の恐れがあります。表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因になります。傷んだ電源コード・プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。火災・感電の恐れがあります。指定されている電源コード以外は使わないでください。火災の原因になります。バッテリーの充電には、専用の充電器を使ってください。他の充電器を使うと、電圧や+-の極性が異なることがあるため、発火による火災・ヤケドの恐れがあります。バッテリーや充電器などを他の機器や他の用途に使用しないでください。発熱・発火による火災・ヤケドの恐れがあります。注意F禁止バッテリーからもれた液に触らないでください。薬害によるヤケド・カブレの恐れがあります。病院内で使用しないでください。医療機器の誤動作の原因になる恐れがあります。以上離して使用してください。電波によりペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。飛行機の中で使用しないでください。飛行機の計器などの誤動作の原因になる恐れがあります。自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くで使用しないでください。制御機器の動作に影響を与え、誤動作による事故の原因になる恐れがあります。落下や転倒など、大きな衝撃・振動を与えないでください。リモートコントローラーの送光窓およびトータルステーションの受光窓には触らないでください。振り向き動作が正確に行われなくなるおそれがあります。長期間使用しない場合には、リモートコントローラーからバッテリーを取りはずしてください。ロックボタンに細かい砂などを付着させないようにしてください。ボタンが動きにくくなるおそれがあります。付着した場合は、付着物が落ちるように下に向けて、ボタンを数回カチカチと動かして、取り除いてください。リモートコントローラーの送光窓およびトータルステーションの受光窓は、トータルステーションに付属のワイピングクロスで軽くふいてください。リモートコントローラーが汚れた場合は、水または薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布を固く絞って汚れをふきとってください。アルカリ性洗剤やアルコールなどの有機溶剤は使用しないでください。用スライドポールが汚れたり、スライドさせる時の滑りが悪くなったりした時は、ティッシュペーパーや布などで汚れをふきとってください。潤滑油などは使用しないでください。湿気が少なく、室温が安定した場所に保管してください。回は最寄りの営業担当による定期点検検査を受けることをおすすめします。下のことにご注意ください。バッテリーカバーはきちんと閉めてください。これらを閉めた状態でのみ、保証する性能を発揮します。端子に水分や塵がつかないように十分注意してください。端子に水分や塵が付着したまま使用すると、故障の原因となります。格納するときは、本体と格納ケース内部が乾いていることを確認してください。滴がついていると、本体がさびる原因となります。出荷の際にはバッテリー(BDC46C)は充電されていません。ご使用の前には、必ずバッテリーを満充電してください。海外で使用する場合は、その国の電波法の認証が必要になります。ご使用の際は、あらかじめ最寄りの営業担当にご相談ください。通信内容および通信に付随する内容の補償はできません。重要な通信を行う場合は事前に問題なく通信ができるかどうか十分なテストを行ってください。他人の通信内容を、第三者にもらしたりしないでください。同じ電波の周波数帯を使用しています。これらの近くでリモートコントローラーを使用すると、電波の干渉を発生するおそれがあります。そのため、通信ができなくなったり速度が遅くなったりする場合があります。本製品を使用する上で、無線局の免許は必要ありませんが、以下の注意をお守りください。電子レンジの近くでは使用しないでください。・強い電波の干渉により正常に通信できない場合があります。構内無線局や特定小電力無線局の近くでは、以下の対応を行ってください。・通信する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。・万一、リモートコントローラーから移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の射出を停止してください。・その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合などは特定小電力無線局から離して使用してください。寄りの営業担当にご相談ください。機器の近くで使用する場合は、使用しない機器の電源を切ってください。・電波障害が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。テレビ、ラジオをリモートコントローラーの近くでは、できるだけ使用しないでください。異なる電波の周波数帯を使用しているため、リモートコントローラーの近くでこれらの音響機器を使用しても通信に影響はありません。機器が発する電磁波の影響によって、これらの音響機器の音声や映像にノイズが発生する場合があります。以内で通信してください。コンピュータ)の場合には、通信距離が短くなることがあります。途中に障害物がある場合には、通信距離が短くなります。コンクリートや鉄筋コンクリート、金属がある場合は通信できません。木材やガラス、プラスチックなどは通過しますので、通信はできますが、通信距離が短くなります。板、アルミ箔を使用した断熱材等使用されている場合や、金属粉を混ぜた塗料で塗装してある場合も通信できないことがあります。・防水のためにケースに入れる場合はビニールやプラスチックのケースに入れてください。金属で覆うと通信できません。・アンテナの向きが変わると通信距離が短くなることがあります。送信側・受信側のアンテナを平行になるように向けてください。雨天や霧、森林の中、人ごみや地面の近くでは通信距離が短くなることがあります。・リモートコントローラーで使用している電波は、水分に吸収され電波が弱くなることがあります。地面の近くでは電波が弱くなりますので、無線装置はできるだけ高いところで使用してください。対応機との通信を保証するものではありません。異常な条件下での使用により生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。損失、事業の中断など)に対して、当社は一切責任を負いません。取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。レーザー製品を安全にお使いいただくために、次のことにご注意ください。光の被ばくをもたらすおそれがあります。故意に人体に向けて使用しないでください。レーザー光は目や人体に有害です。万一、レーザー光による障害が疑われるときは、速やかに医師による診察処置を受けてください。ごとの点検・調整を行い、正常なレーザー光が射出される状態で使用してください。廃棄する場合は、レーザー光を出さないように通電機能を破壊するなどの処置をしてください。レーザー光が不意に目に入ると、まばたきによって不注意状態を生じ、思わぬ事故を誘発するおそれがあります。レーザー製品は、車を運転する人や歩行者の目の高さを避けて設置してください。レーザー光が強く反射する構造物(鏡・ガラス窓など)に当たらないように設置してください。レーザーの反射光も人体に有害です。リモートコントロールシステムの機能リモートコントロールシステムは、リモートコントローラーの送光窓からレーザーを射出し、トータルステーションの受光窓でレーザーを受光することにより、リモートコントローラーの位置を探知するシステムです。この一連の動作を「振り向き動作」と呼びます。リモートコントロールシステムにより、測点が複数に渡る現場でも、一人の測定者で測定することができます。無線部を内蔵しており、トータルステーションおよびデータコレクターと同時に通信できます。電子コンパスリモートコントローラーには電子コンパス(方位磁石が電子化されたもの)が内蔵されており、地磁気を利用して磁北からのリモートコントローラーの水平角度を検出することができます。前回測定時のリモートコントローラーの水平角度と、現在の水平角度との差をとることで、前回の測定からリモートコントローラーが左右どちらに移動したのかを推測します。これに望遠鏡の向きを加味して、リモートコントローラーはトータルステーションに最短の旋回方向を指示します。態では、周囲の磁場環境の変化に対応して自動的にキャリブレーションを行う機能が働きます。自動視準とは、ターゲット(プリズムと反射シート)から戻ってきた光の方向を判断し、視準線がプリズムの中心に合うよう望遠鏡が自動的に旋回する視準方法です。追尾機能を使うと、プリズムをサーチして視野中心にとらえてから、移動するプリズムに追従していきます。憩などで作業を中断したときに、リモートコントロールシステムを使うと、中断地点から素早く作業を継続することができます。リモートコントロールシステムの機能4.1振り向き動作の流れリモートコントロールシステムによる、振り向き動作の流れを説明します。測定の流れ」をご覧ください。置されている方向に向け、振り向き動作を指示します。光窓からレーザー光が射出されます。作開始の指示が送られます。水平方向の概略位置を決めるトータルステーションが水平方向に旋回し、レーザー光を探します。回転してもレーザー光が見つからない場合には、測定エラーとなります。水平方向の位置が決まると、トータルステーションの望遠鏡が鉛直方向に旋回し、プリズムを探します。鉛直方向の位置が決まると、ピピピと鳴り、視野内に入ったターゲットを自動視準します。測定エラーとなります。自動追尾の設定をしている場合は、振り向き動作の後、移動するプリズムに追従していきます。4.2測定の流れ測定者が、一人でリモートコントローラー側から測定する手順を説明します。測定者が一人の場合には、特別付属品のデータコレクターが必要です。反射したレーザー光が強い場合(反射率の高いものに反射):トータルステーションやプリズムの周りに窓ガラスや水溜りなど反射率の高いものがあると、レーザー光が反射して他の方向で振り向き動作を行い、測定結果が正しくないことがあります。ポールは、測点に対して鉛直に立ててください。データコレクターやその他の機器の通信設定については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。ご使用になる場合は、受光窓のカバーを開きます。通信ができる状態か確認してください。以後の操作は、リモートコントローラー側から行います。するリモートコントローラーの電源ボタンを押します。リモートコントローラーを向ける測点上にポールを鉛直に立て、リモートコントローラーの送光窓をトータルステーションが設置されている方向に向けます。点灯状態)に設定します。距離モードの設定」をご覧ください。ボタン、またはデータコレクタで振り向きを指示すると、振り向き動作を開始します。測定をするデータコレクタで測定を指示すると、測定を開始します。反射したレーザー光が弱い場合(反射率の低いものに反射):トータルステーションは、反射光や外乱光を受光した場合にも、自動視準までの一連の振り向き動作を行おうとしますが、リモートコントローラーからの直接のレーザー光ではないと判断した時点でその位置を無効とし、自動的に次の位置へ継続して振り向き動作を行います。了しない場合には、測定エラーとなります。リモートコントローラーからのレーザー光を正確にとらえたかを確認することができます。周りに反射物があるような測定場所では、ガイドライトを点灯させて測定することをお勧めします。向で振り向き動作を完了した場合には、リモートコントローラー側からガイドライトの赤と緑の両方のライトが見えます。取扱説明書」をご覧ください。合には、振り向き動作の旋回方向をデータコレクターから指定して距離測定をすることができます。C操作方法については、各データコレクターの説明書をご覧ください。測定可能なトータルステーションとリモートコントローラーの高低差は、斜距離によって異なります。遠距離モードでは、次のグラフの範囲内で測定することができます。データコレクターとの通信用です。ハンドルにはトリガーキーと円形気泡管がついています。ハンドルを取り付けることができます。サーベイ」のデータコレクターのトリガーキーと同じ操作を行います。取り付けて、ハンドルを水平に保ちます。気泡が中央からずれていなければ調整は不要です。気泡が中央からずれている場合は、調整をします。ずれ方向を確認します。調整ピンを使い、気泡のずれた方向と反対側にある円形気泡管調整ねじをゆるめて気泡を中央に入れます。3つの調整ねじの締め付け力が同量になるようにねじを締め、気泡を円の中央に合わせます。システム構成5.2トータルステーションのシステム構成リモートコントロールシステム対応のトータルステーションをご使用ください。RC-TS3A)を必ずご使用ください。受光窓カバーを開いてください。測定が終了したら、必ず受光窓カバーを閉めてから格納してください。持ち運ぶ際は、受光窓カバーを必ず閉めてください。受光窓カバーは開く角度以上に力を加えないでください。破損するおそれがあります。システム構成5.3リモートコントローラーのシステム構成その他の組み合わせについては、最寄りの営業担当にお問い合わせください。プリズム中心位置までの高さプリズム中心位置までの高さは、組み合わせ方法により以下のとおりになります。前述のイラストと併せてご覧ください。