するリモートコントローラーの電源ボタンを長押しします。消灯し、キャリブレーション作業が完了します。よりエラー状態が表示されます。点滅バッテリーの残量が少なくなりました。バッテリーを交換してください。なったバッテリーの残量がなくなりました。バッテリーを交換してください。トータルステーションを確認してください。速く点滅ハードウェアエラーが発生しました。業担当にご連絡ください。振り向き動作に失敗しました。滅しながら「ピピピ」とエラー音が鳴り続ける金属製品や磁石を含んだ製品が近くにあります。それらの製品から数メートル離してください。離しても鳴りやまないときはキャリブレーションが必要です。→バッテリーが入っているか確認してください。充電されたバッテリーに交換してください。距離測定を実行しても、トータルステーションが振り向き動作を行わない。→トータルステーションの設定が振り向き動作を行わない設定になっている。-コントローラー(リモートキャッチャー)」に設定してください。→トータルステーションとの通信が確立されていない。信環境を確認してください。振り向き動作に失敗する。→トータルステーションの受光窓カバーが閉じている。受光窓カバーを開けてください。→リモートコントローラーの送光窓とプリズムが、トータルステーションの方向に向いていない。送光窓とプリズムをトータルステーションの受光窓に向けてください。→リモートコントローラーの送光の光量が不足していてトータルステーションが受光できない。距離モードが適切に設定されているか確認してください。→水平方向の振り向き動作は完了したが、鉛直方向の振り向き動作に失敗した。ポールが傾いた状態では、鉛直方向の振り向き動作ができません。ポールが測点上に鉛直に設置されているか確認してください。→トータルステーションの受光窓とリモートコントローラーの送光窓およびプリズムの間に障害物がある。→トータルステーションの受光窓とリモートコントローラーの送光窓を結ぶ光路のごく近くに白っぽい平面があり、レーザー光が反射して振り向き動作が正常に行われない。付属のレンズ刷毛で受光窓と送光窓についている細かな塵を払い、トータルステーション付属のワイピングクロスで軽くふいてください。他の方向で振り向き動作を完了してしまう。→リモートコントローラーのレーザー光が周囲の反射率の高いものに反射し、そのレーザー光をトータルステーションが受光した。振り向きの継続動作を実行してください。内蔵データコレクターまたはリモートコントローラーの通信状態が悪い。内蔵データコレクターまたはリモートコントローラーを低い場所に置いたため通信状態が悪くなった。できるだけ高い位置に設置してください。格納する時は、格納ケース内の格納要領図に従って格納してください。データコレクターは、ケースに入れてから格納してください。プリズムシステムの組み合わせの詳細については、最寄りの営業担当にお問い合わせください。プリズム保護カバープリズムを使用しないときに、360°プリズムへ装着します。キズや汚れからプリズムを保護します。プリズムカバーの内側(ライトグレー)はクリーニングクロスとして使用できます。ケース内に梱包材がマジックテープで固定されていますので、マジックテープをはずして梱包材を持ち上げ、底面に収納してください。格納ケースの梱包材を無理に持ち上げるとマジックテープが破損するおそれがあります。特別付属品10.1電源システム電源は以下のような組み合わせでご使用ください。以下の組み合わせ以外では絶対に使用しないでください。機械が破損するおそれがあります。90°旋回の振り向き動作をしたとき。仕様環境や使用する無線モデムにより動作時間は異なります。詳しくは最寄りの営業担当までお問い合わせください。290g4912.解説12.1360°プリズムを使った高精度な視準方法360°プリズムをお使いの場合、より高精度に視準を行うためには、360°プリズムをトータルステーションに向かって正対させて測定をしてください。360°プリズム(ATP1)の場合は、六角形の頂点の対角線上を結ぶ線上が、水平方向の正対位置です。