トンネルなど悪天時の視程が問題になるところで実績を積み重ねてきた信頼性の高いセンサーです。Zone1)での使用なタイプがあります。キャリブレーションキット、ヒータなどのオプションがあります。*)電圧の信号出力は、減衰率に比例し、距離に反比例します。よって、約30mで最大出力になります(5/10V)が、板などで光路を遮ったりすると出力は左記以上で、電源電圧までバーンアウトします(電源電圧が12Vの時、最大出力12V)。従って、C-CRシリーズデータロガーで計測する場合は、そのまま計測すると、最大出力の時に、入力限界を超えてしまう事がありますので、1/10に分圧する事を推奨します。JAPANページの先頭へ。