ごとに高さを調節できます。G・ピンポールにプリズムをスライドさせて上の方に取り付けた状態で強い衝撃を加えないでください。衝撃によってプリズムの位置が下に多少ずれることがあります。ポールに取り付けたとき、ワンタッチアタッチメントの取り付け位置からプリズムの中心位置までの高さは次のとおりです。ワンタッチアタッチメントの取り付け/取りはずしかたロック解除ボタンを右へスライドさせてから押します。以下の手順で取り付けてください。ワンタッチアタッチメント本体を回転さて一番上まで移動させます。ロックナットがポールにぶつかるまで、軽くねじこみます。なるように調整します。取り付け位置調節ロックボタンを押すと、ピンポール上をスライドさせることができます。固定したい位置でロックボタンを離します。ピンポールにプリズムを取り付けた状態やプリズム単体での状態で、落としたり強い衝撃を加えたりすると、ロックボタンが固定されてしまうことがあります。その場合は、ロックボタンが下に向くようにプリズムを逆さにして、プリズムまたはピンポールをコンクリートなど固い面でトントンとたたくように軽く衝撃を与えると、ロックボタンの固定が解除されます。位置が同じ方向を向くように、リモートコントローラーの中心とプリズムの正対位置を合わせて取り付けてください。ステッカーの文字が読めるように取り付けてください。置が合わないときは調整をします。はずし、リモートコントローラー下面の調整ねじ1を六角レンチでゆるめて、位置合わせをして固定します。取りはずして、内側の調整ねじ2で調節をします。調整ねじ2を反対側の端によせて固定すると、調整ねじ1で位置合わせができます。トータルステーションの設定リモートコントロールシステムをご使用いただくためにトータルステーションの設定を行います。その他の機能や詳しい使い方については、SX/NET「取扱説明書」をご覧ください。無線技術について」もご覧ください。通信中は、通常の使用時よりもバッテリーを消耗します。通信するとき、リモートコントローラーのトータルステーション用無線部は「マスター」に設定されています。トータルステーションは「スレーブ」に設定してください。件」タブで通信条件の設定をします。「通信モード」は「Bluetooth」を選択します。・ステータスバーが認してください。通信中に通信条件の設定を変更すると、通信は切断されます。・<通信設定>では、ステータスバーのマーク()はタップできません。接続モードをスレーブに設定する「Bluetooth」タブの「モード」を「スレーブ」に設定して【OK】を押します。定>以外の画面では、ステータスバーのをタップして設定することもできます。部はスレーブに設定されています。データコレクターの接続モードを「マスター」に設定してください。接続待ち状態にする測定モードに戻ります。トータルステーションは接続待ち状態になります。接続を確認する接続が確立すると、トータルステーションのステータスパネルにが表示されます。アドレス」を確認するには、「Bluetooth」タブの【情報】を選択します。自動追尾機能は、自動追尾タイプのみご使用できます。自動視準または自動追尾を選択する設定モードの「モータ」を選択して、「設定」タブで設定をします。「追尾設定」は、自動視準のみをする場合は「自動視準」を選択してください。「高速」に設定してください。(「精密」と「高速」で異なります)にターゲットが入った時点で、機械内部でデータの取得を始め(「精密」と「高速」で平均データ量が異なります)、計算処理を行って自動視準を完了します。「精密」は、三脚などでしっかり固定したターゲットを精密に自動視準する場合に設定します。「高速」は、ターゲットのポールを手で支えて測定するような場合に設定します。「精密」設定の場合、本機はまずターゲットの位置が安定していることを確認してからターゲットの方向を求めます。トータルステーションの設定から自動視準を完了します。このため、短時間で自動視準を完了することができます。高精度な測定をする場合は、「精密」設定をおすすめします。機械の自動視準動作に関する設定です。「高精度」の場合、自動視準の完了前の動きを一定にします。このため、ターゲットの位置によっては自動視準完了までに時間がかかることがありますが、安定した測定結果が得られます。精度」に比べて短時間で自動視準を完了します。「高精度」の場合、「標準」より望遠鏡の十字線とターゲットの中心のずれが大きくなる場合があります。距離測定前のターゲットのサーチ方法を選択します。「グローバルサーチ」は、「サーチ範囲」タブで指定した範囲内をサーチします。-コントローラー(リモートキャッチャー)」は、リモートコントローラーからの指示を受けて振り向き動作をします。リモートコントローラーからの指示を受けるには、ハンドルにリモートコントローラー受光部がついていることが必要です。旋回(回転精度)モーター回転時、指示した角度からのずれの許容値を設定することができます。範囲で旋回が停止します。心とのずれ量を画像処理計算で求め、エンコーダーから求めた測角値を補正します。動視準はこのような補正処理を行うため、短い測定時間で高精度の視準が可能です。補正された測定値は青色で表示されます。以上動かすと、画像処理計算による補正を中止して、従来のエンコーダーから求めた測角値になり、測定値は黒色表示に戻ります。追尾を停止すると補正が解除されます。したときも補正は解除されます。サーチ精度(自動視準精度)「精密」は、三脚などでしっかり固定したターゲットを精密に自動視準する場合に設定します。「高速」は、ターゲットのポールを手で支えて測定するような場合に設定します。ターゲットの位置が安定していることを確認してからターゲットの方向を求めます。次にターゲットが視野の中心付近にあることを確認してから自動視準を完了しています。このため、短時間で自動視準を完了することができます。高精度な測定をする場合は、「精密」設定をおすすめします。センタリングモード機械の内部で行う自動視準の方法に関する設定です。「高精度」の場合、機械が安定するような動き方で自動視準を行います。動視準完了までに時間がかかることがありますが、高い自動視準精度の測定ができます。「標準」の場合、「高精度」に比べて短時間で自動視準を完了します。-コントローラー」を選択してください。リモートコントローラーからの指示を受けて振り向き動作をします。「グローバルサーチ」を選択すると、「サーチ範囲」タブで指定した範囲内をサーチします。サーチ範囲を設定する「サーチ範囲」タブでサーチ範囲を設定します。角・鉛直角の回転速度を設定します。「切替」で設定した段階を境に低速回転から高速回転に切り替わります。「切替」の段階が大きいほど高速回転に切り替えるにはジョグを早く回す必要があります。