おけるオンリーワン企業をめざします。白熱電球の他、蛍光灯や水銀灯など各種光源も測定可能。測定範囲は10000LUXとワイド。メータは衝撃に強く摩擦のないトートバンド支持方式。外部磁界の影響を受けにくい内磁式を採用。\22,680)簡単な操作方法で日常生活環境での明るさのチェックからオフィス、工場内の照度保守管理や農業林業などの照度管理まで幅広く手軽に測定できる照度計です。本体と分離した小型スティック形受光部(受光径φ9mm)使用により狭い場所や微小面積の照度測定が可能です。3999カウント、バーグラフ表示付。照度センサに、CIE(国際照明委員会)の比視感度に近似した分光感度を持つシリコンフォトダイオードを使用して照度計としての精度の向上をはかっています。測定範囲0.1lx〜399.9klx(399900lx)、データホールド機能付。無駄な電池消耗を防ぐオートパワーセーブ機能付。