E30Kavo製品紹介エステチカE30は、エステチカシリーズの高機能性を備え、カボの高性能なインスツルメントを最大限に活用できるトリートメントユニットです。エアー回路はパワーがあり、タービンはもとよりエアースケーラーや歯面清掃器などに幅広く応用してご使用いただけます。モーター回路は、スマートドライブテクノロジーを搭載し、100回転からモーターのフルトルクで回転するので、仕上げ形成はもちろん、PMTCやエンド治療にもパフォーマンスを発揮します。ウォーターボトルを用いた水消毒システム機能も利用が可能で衛生面でも安心です。人間工学に基づいたチェアの設計と治療に必要な機能が搭載されたトリートメントユニットは、日々の診療に快適さと高い効率性をもたらします。高出力を実現する駆動圧、排気圧のコントロール。インスツルメントの性能を100%引き出します。0.12MPaに調整されたスプレーは、ミスト状の冷却効率の良いジェットスプレーとなります。切削・形成にもエアースケーラーが活用でき回転バーの形成を補うことができる高出力のエアー回路です。歯面清掃でのプロフィーフレックスの活用など、エアー回路の用途は多彩です。振動が少なく高いトルクの高級ブラシレスモーター36ヶ月保証の高品位ブラシレスモーターを全機種で採用しています。少ない振動で静かな高トルクのモーター回路より、インスツルメントが安定回転します。マイクロモーターも搭載可能(オプション)ブラシレスモーターの静かさ、メンテナンスの簡単さに加え、従来比約30%の小型・軽量化に成功しました。通常モードで100回転から利用できます。低速でも3Nの高トルクで回転するため(スマートドライブテクノロジー)よりスムーズな回転の立ち上がりが得られます。LEDマイクロモーターで使用できます。ファイルの回転に必要なトルク設定やメモリー設定が可能です。ブラシレスモーターを100回転から40,000回転のレンジで使用できます。100回転からフルトルクが出るため低速でも安定した回転力とスムーズな立ち上がりが得られます。エンド治療や形成の仕上げなど精密な治療をサポートします。操作性の高い新開発のスイングアームシステム採用(スイングアームタイプ)2ハンド・4ハンドの各ポジションで操作性の高いスイングアームシステム自在性の高いテーブル位置ドクターエレメントは常に最も使いやすい位置に配置できます。ハンドピースのホースは90cmまで伸ばすことができ、人間工学的に最適かつ最も効率の良いポジションで治療を進めることができます。テーブルの高さをできるだけ低く抑えているため、疲れにくくリラックスした治療を行えます。無影灯、マイクロスコープ、ヘッドランプ、サージカルルーペなどと干渉しないように位置が工夫されています。アーム部はバランスが良く、スプリングの強さは個別に調節できます。段階のロック位置を使用することができ、スプリングによる引き戻しの力がなく重さを感じません。ハンドピースの動線アーム部は、最大限の可動範囲と理想的なハンドピースの動線を想定し設計されています。先生の治療位置にかかわらず、ドクターエレメントを最適な位置に配置することが可能で、スムーズにインスツルメントとホースを扱うことができます。トレイテーブルは前後左右どの位置でも設置が可能で胸上でも外側でも対応することができます。診療スタイルに合わせられように自由度が高い設計になっています。×ダブルジョイント式の使いやすいヘッドレスト患者さまの頭位置をすばやく設定できます。水消毒システム外部ボトルとKaVoオキシゲナル6を用いた手動の集中水消毒システムで、休院前に高濃度の過酸化水素水を30分間水路管内に滞留させ、バクテリアの繁殖などを防ぎます。オキシゲナル6)を混ぜ、集中水消毒を実施します。オキシゲナル6厳しいドイツガス水道技術科学協会の条件を満たしています。して、医院品質の向上に貢献し、患者さんに安心と安全を提供します。治療に専念できるスライド式マルチ機能のフットコントローラマルチ機能のフットコントローラ集中して治療できるように、プリムス1058のフットコントローラは、選びぬかれたマルチ機能を装備しています。スプレーのオン・オフの切り替え、チップエアー機能、電気モーターの逆回転切替えや患者さんのうがい位置(スピットンポジション)への移動、うがい前の治療位置(ラストポジション)への移動、チェアの上昇・下降、バックレストの傾き調節も足だけで操作できます。スライド式で足への負担を軽減回転数をコントロールするペダルは踏み込み式ではなく、水平に移動するスライド式で足首の力加減が不要なため筋肉の緊張が軽減されます。同じ回転数で簡単に再スタート一旦ペダルを離してインスツルメントの回転を止めた時もペダルはその回転数のスライド位置に留まります。再スタートする時は、単にその位置で踏むだけで中断前の回転数がすぐに得られます。回転数を再び微調整する必要がありません。ハンズフリー操作ドクターエレメントのコントロールパネルを直接手で触れる必要がないため衛生的で患者さんの安心感も高まります。注水で歯髄を保護50ml-60ml/分の豊富な注水量で歯牙の温度上昇から歯髄を守ります。汚染水の飛沫を防ぐ、強力なバキューム吸引力バキューム強力なバキューム力で汚染水の飛沫を防ぎます。最低ポジション350mm、最高作業ポジション830mmで、立位での治療が可能マウント式チェア足元スペースのある新開発のサスペンド式チェアで先生とアシスタントの皆さんの身体への負担がなく様々なポジションを取ることができます。最低位は350mmと低く、ご高齢の方でも乗り降りが簡単です。最高位は830mmまで上昇するので、立位で治療する際でも楽な姿勢で治療できます。背板を倒しても腰が足元にずれない人間工学設計のシートソフトボルスターシート人間工学に基づいたくぼみ形状で、総合的に脊椎をサポートします。表面の柔らかな素材は心地よさを増幅します。患者さんにアクセスしやすいプログレスタイプのシートプログレスタイプのバックレスト肩部分を狭くしたバックレストで患者さんへのアクセスが容易になります。製品カタログ製品カタログのダウンロードにつきましては、カボ無料登録サイトにご登録の上、ご利用下さい。