取扱説明書データシート超音波精密厚さ計PTG6PTG6は、エコー・エコー(E-E)、インターフェイス・エコー(I-E)、プラスチック(PLAS)の3つの測定モードで、0.15~25.40mm(0.006~1.000インチ)の試料を精度±1%で測定できます。非常に精度の高い測定値が求められる場合に適しています。校正方法PTG6では、校正方法のオプションを選択できます。1点式校正は、厚さがわかっている未塗装の試料の見本を使います。厚さ計に保存されている39種類の材質のリストから試料に合ったものを選択することもできます。このリストには、アルミニウム、鋼鉄、ステンレス、鋳鉄、プレキシガラス、PVC、ポリスチレン、ポリウレタンが含まれます。2点式校正、および音速を入力するオプションもあります。データ出力ElcoMaster®ソフトウェアを使って、USB接続で読み取り値をPC(または同様のデバイス)に転送して、分析することができます。アルカリ電池が付属しています。リチウム電池と充電池も使用できます。電池の寿命は、毎秒1回読み取った場合の連続使用時間ですトランスデューサPTG用トランスデューサPTG用一振動子トランスデューサは、自動認識機能に対応しています。ElcometerPTG厚さ計に装着するだけで認識されます。■どの探触子にも、校正証明書が付属しています。説明T920CALSTD-SET1校正用試験片セット;定格厚さの範囲:2~30mm(0.08~1.18インチ)1内容:厚さ2、5、10、15、20、25、30mm(0.08、0.20、0.39、0.59、0.79、0.98、1.18インチ)の試験片、試験片ホルダーと校正証明書。T920CALSTD-SET2校正用試験片セット;定格厚さの範囲:40~100mm(1.57~3.94インチ)1内容:厚さ40、50、60、70、80、90、100mm(1.57、1.97、2.36、2.76、3.15、3.54、3.94インチ)の試験片、試験片ホルダーと校正証明書。MTGまたはPTGに接続するために使います。アルミニウムとチタンの測定に適した9mmと12mmのアクリル製遅延材が付属しています。プラスチックモード(PLAS)で薄いプラスチックを測定する場合は、グラファイト製の遅延材が必要です。インチの値は、便宜上の換算値です。MTG厚さ計に接続するアダプターです。PTG精密厚さ計に接続するアダプタす。取扱説明書@PRODUCT_MANUALデータシート@PRODUCT_DATA_SHEET便利な情報Elcometer超音波精密厚さ計用トランスデューサ各種。必要な機能をすべて搭載した使いやすいソフトウェアです。MTGモデルとPTGモデルの特長と測定モードの説明を見る。計PTG8超音波精密厚さ計の最上位モデル。ほとんどすべての素地の厚さを正確に測定するために必要なあらゆる機能が備わっています。超音波精密厚さ計PG70ABDL測定値と共にAスキャン表示またはBスキャン表示できます。幅広い材質の厚さを測定するのに適しています。超音波厚さ計MTG8超音波厚さ計の最上位モデルMTG8には、多種多様な素地や塗膜の厚さと音速を測定するのに必要な機能がすべて備わっています。