浜松ホトニクスこのWebサイトでは、JavaScriptを有効に設定することで、最適なコンテンツをご覧いただけます。浜松ホトニクスは品質改善活動に積極的に取り組んでいます。)国・地域を選択してください。光センサイメージセンサInGaAsイメージセンサFAQメニューラインアップ関連資料FAQお気に入り登録InGaAsリニアイメージセンサにおいて、不良画素が連続していることはありますか。InGaAsリニアイメージセンサのビデオ出力を後段回路に接続する際の注意点はありますか?InGaAsリニアイメージセンサの供給電源について注意点はありますか?InGaAsリニアイメージセンサにおいて、不良画素が連続していることはありますか不良画素が含まれている場合でも、連続していることはありません。不良画素間には、3画素以上の良品画素があります。InGaAsリニアイメージセンサのビデオ出力を後段回路に接続する際の注意点はありますか?供給電流量に限界があるため、負荷抵抗を大きくするか、バッファアンプを追加してください。InGaAsリニアイメージセンサの供給電源について注意点はありますか?供給電源のリップルがビデオ信号に重畳するため、できるだけリップルの少ない電源を使用してください。mV以下の電源を推奨します。このページの製品に関心をお持ちの場合は、下のボタンでお気に入りリストに保存できます。カスタマイズサンプル請求サポートその他お問い合わせお問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合やお答えできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。お気に入りリストに保存されました。website.Close。