ベクトルネットワークアナライザネットワークアナライザは、高周波部品(デバイス)や回路網の特性を詳細に調べることができます。概要ネットワークアナライザ、通称“ネットアナ”。ネットワークといっても、LANのことではありません、回路網のことをネットワークと呼びます。ネットワークアナライザを使えば、電子部品(コンデンサ、インダクタ、ノイズ対策用部品etc.)や回路網(携帯電話や無線LAN機器に搭載されるアンプモジュール、フィルターなど)、伝送路(ケーブルやプリント基板上の信号経路)の特性を詳細に調べることができます。ネットワークアナライザが測定・分析するのは、測定対象の特性です。ネットワークアナライザは、測定対象に信号を加えて、測定対象の反応を調べます。このため、ネットワークアナライザには信号源が内蔵されています。加える信号の周波数を変化させながら、測定する周波数掃引(スイープ)が基本です。多くの測定は周波数スイープですが、加える信号の大きさを変化させながら測定するパワースイープもあります。ネットワークアナライザの種類ネットワークアナライザは2種類あります。スカラ型とベクトル型です。ベクトル型は2タイプに分かれます。(図2参照)スカラ型は、“スカラ量(振幅)だけ”を測定します。ベクトル型は、“ベクトル量”(振幅と位相の両方)を測定できます。ベクトル型には、“伝送/反射(T/R)・テストセット”タイプと、“フルSパラメータ・テストセット”タイプとがあります。どの機種を使うかは、使用者が「測定・分析の目的」と、「測定対象の特性」を考慮して決めます。測定時の不確かさを最小限に抑えることができるのは「フルSパラメータテストセットタイプ」です。画面ネットワークアナライザは、さまざまな測定・分析できるので、測定結果のグラフ表示方法も多様です。スミスチャート)表示スケール(対数、リニア)さらに、一画面に表示するグラフの数も指定できます。複数の分析結果を比較したり、視点を変えて分析するために、一画面に複数のグラフを表示させることもできます。設定パネル面のキーと画面上のソフトキーを組み合わせて各種の設定を行います。大きく分けると下記の4種の設定をします。詳細設定は、画面にメニューを表示して対話式に設定していきます。画面表示の設定(グラフ数/画面、グラフの種類、グラフのスケール)ネットワークアナライザは測定・分析項目の種類が多く、結果の表現方法(グラフ)の種類も多いので、習得や使いこなしが、とても難しい機種です。同じ高周波の分析器であるスペアナ(スペクトラム・アナライザ)と比べると、とても難しい分析器です。ネットワークアナライザを自在に使いこなせるエンジニアの方は、高周波を広く深くマスターしているエキスパートといえます。