セブンシックス東京営業部の大久保です。冬らしくなってきた今日この頃ですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?さて、今日は米Finisar社(2019年11月時点でII-VI社へ社名変わってますが、便宜上、以降もFinisarと呼称します。)が製造販売する「ポータブル光スペアナ」について、詳しく紹介していきたいと思います。Finisar社紹介まずこの製品を開発したFinisar社について。同社は光トランシーバ業界では言わずと知れた老舗メーカですが、実は光トランシーバ以外にも超高分解能光スペアナやプログラマブル光フィルタ、高帯域光フォトデテクタなど、さまざまな光通信周辺製品を製造しています。200A、以降200Aと呼称します。略してOSAと呼ぶこともあります。)とは、簡単に言うと横軸を光の波長、縦軸を光の強さとする2次元のグラフを表示する計測器です。代表的な製品と言えば、例えば横河電機のAQシリーズがあります。https://tmi.yokogawa.com/jp/solutions/products/optical-measuring-instruments/optical-spectrum-analyzer/aq6360-optical-spectrum-analyzer/ここからは、この横河電機製AQ6360と比較してその特徴を解説していきたいと思います。こちらはざっくりとしたスペックの比較表です。200Aの最大の特徴は何といっても、ポータブルな使い方ができるように、小型軽量でタッチパネル式モニタ(7インチ)を搭載した設計になっていることです。実機のサイズ感・重量感は、カラオケのリモコンをイメージしていただければ、だいたい間違いありません。暗い実験室(偏見?)のものだったスペアナが、出張やフィールドワークのお供になる、これって結構、画期的なことじゃないでしょうか?旅先の振動衝撃から守ってくれる専用のアタッシュケースもついてきますので、外出先でも安心です。特徴その二、特性がDCIなどの長距離大容量伝送に使用されるDWDM信号光の分析に最適化されています。nm(1.75GHz)と非常に高く、高密度に多重化されたDWDM信号光のチャンネル間隔を細かくウォッチできます。こちらはデモ用のファブリペロー光源のスペクトルを200Aで撮影したものです。特徴その三、タッチパネル操作でスペクトル画像の拡大縮小がとっても滑らかです。この触り心地はちょっとした感動で、触っていただいた方からはおお~という歓声をいただくこともしばしば。iPhoneユーザーも納得の心地よさです。残念な点も一つあります。バッテリー駆動が可能なのですが、持続時間があまり長くなく、2時間持つかどうか。ここは今後の課題と言えそうです。動作原理200Aの特徴の一つでもある、高い波長分解能ですが、他のスペアナとは異なる動作原理によって実現されています。一般的に光スペアナは、グレーティングを用いて被測定光を分光することによってスペクトルを分析しますが、200Aは内臓のチューナブルレーザ光と被測定光とを干渉させ、これをコヒーレントレシーバで検波する方式により、高い波長分解能を実現しています。今回は「ポータブル光スペアナ」をご紹介させていただきました。製品にご興味いただけましたら、こちらのページもぜひご参考くださいませ。http://www.sevensix.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/WaveAnalyzer-200A.pdf世界へ出たがっている優れた技術・製品を発掘し、それを求めているお客様へ届けたい。そんな思いで日々の業務に携わっています。このブログが少しでも皆さんの業務改善のヒントになれば幸いです。ご意見・感想をお寄せいただけると励みになりますので、ぜひお願いいたします。2020で論文発表!JANOG45への参加報告です。SERVICE/SUPPORTお問い合わせ/サポートサポート修理や設計、デザインなどのサポート情報をご案内します。製品に関するご質問やご不明点など、お気軽にお問い合わせください。製品に関するご質問やご不明点など、お気軽にお問い合わせください。デモ機ありこの条件で検索するこの条件で検索する最近見た製品チェックした製品をまとめて問い合わせるすべてチェックチェックした製品をまとめて問い合わせるすべてチェック最近見た製品を空にするお気に入り製品表示チェックした製品をまとめて問い合わせるすべてチェックチェックした製品をまとめて問い合わせるすべてチェックお気に入りを空にする。