持った、次世代のスイッチング直流安定化電源スイッチング方式にドロッパ方式と独自の低ノイズテクノロジーを組み合わせることで、一般的なドロッパ方式と同レベルの低リップル・低ノイズ化を実現しました。これにより、ドロッパ方式の低ノイズ・高い信頼性を持ちながらも、重量は50%以上軽く、20%以上の小型化がされています。LANを含めた4種のデジタルインタフェースの拡張性を有し、自動試験機等への組み込みも幅広く対応することが可能です。入力ACは100V~240Vのワールドワイド、EUのCE指令やRoHS指令にも対応しました。電源オフ時の設定を呼び出します。弊社の低ノイズ直流安定化電源の代表格であるPD-ADシリーズと比較して、全ての出力帯で小型化を実現。●軽量化ドロッパ方式は寸法もさることながら非常に重い重量ですが、同レベルのノイズでありながら最大73%軽量化されてます。●低リップル・低ノイズドロッパ方式同等(当社比)の0.5mVrms(30mVp-p)を実現。出力電流が大幅に変動した場合でも、100μs(typ)で設定した定電圧動作に復帰します。3点プリセットメモリ3点のプリセットメモリに電圧・電流の設定値の記憶と呼び出しができます。任意に設定された時間が経過すると自動的に出力をOFFします。時間は1分単位で最大1000時間59分まで設定可能で、残り時間が5分以下になると機能LEDが点滅しお知らせします。別売オプションのコントロールボード(IF-70GU、IF-71RS、IF-71LU)を経由してコンピュータから最大1000ステップのシーケンスプログラムを登録できます。登録されたシーケンスプログラムは電源単体でのパネル操作またはコンピュータ操作により実行できます。シーケンス作成用アプリケーションはホームページよりダウンロードできます。排気温度に比例した強制空冷方式ファン回転速度は静粛性に配慮し、排気温度に比例した強制空冷方式を採用しています。LOCKキーを長押しすることで、キーロック状態になります。OUTPUTのみON→OFFの操作は可能です。(OFF→ONはできません。LOCKキーを長押しすることで、ローカル操作へ切り替えることもできます。※リモート動作時キー操作によるローカル状態への移行を禁止することも可能。ON時に定電流動作となる負荷を立ち上げる際の電流オーバーシュートを、当社独自の抑制回路により一般のスイッチング電源より小さくできます。出力端子から負荷までの配線による電圧降下分を補償します。された桁より一つ下の桁での可変が可能です。これにより微小な電圧・電流動作が可能になります。※定格外動作になりますので、設定確度は保証してません。出力電圧および出力電流を0~約10Vの電圧でモニタすることが可能です。並列接続では同一機種3台、直列接続では同一機種2台のマスター・スレーブ動作ができます。マスタースレーブ動作時はマスター機に出力の合計が表示されます。力率改善回路を搭載し定格出力時の力率は0.99です。入力電源はAC100V~240Vのワールドワイド対応となっています。スロットINインタフェース本体購入後でも拡張可能なPCインタフェース・コントロールボードを用意しています。標準搭載されているアナログコントロールユニットを取り外し、IF-70/71シリーズを装着することで、デジタル制御が可能になります。(Ver.3.10A)・PDS-AシリーズをPCからコントロールするためのデバイスドライバおよびサポートソフトです。Excel対応)・PDS-Aシリーズのシーケンスを設定するアプリケーションです。・32ビットExcel、64ビットExcelに対応しています。(ただし64ビットExcelではGP-IBが動作しません。clip直流安定化電源リップルノイズ比較波形スイッチング方式、ドロッパ方式、低ノイズハイブリッド方式の3つの整流方式における?リップルノイズの比較波形になります。usお問合せ最寄りの事業所や販売代理店、又はメールにてお気軽にお問合せください。9:00~17:50となっております。各営業所への電話は弊社負担で東日本営業所へ転送することがございます、あらかじめご了承ください。