アプリケーション開発を開始するUSBで計測器を接続する印刷するUSBケーブルのタイプBコネクタをスタンドアロン計測器のUSBTMCポートに接続し、タイプAコネクタをPCのUSBポートに接続します。タイプAおよびタイプBUSBの構成このタスクを実行する際には、以下のビデオまたはドキュメントを参考にしてください。MAXを開き、表示→更新を選択するか、<F5>キーを押して画面を更新します。ご使用のUSBデバイスは、図1に示すようにデバイスとインタフェースの「USBデバイス」の下に表示されます。これでUSBデバイスのインストールと構成が完了し、NI-VISAを使用できるようになりました。USBデバイスを選択すると、右側のウィンドウにデバイスの情報が表示されます。このウィンドウで、デバイスのベンダID、製品ID、シリアル番号などの情報を確認できます。VISA経由でデバイスと通信するには、デバイス用のVISA計測器デスクリプタを使用します。インタフェース番号]::INSTRのようになります。インタフェース番号]::RAWのようになります。USBTMC仕様では、全てのUSBTMCデバイスにシリアル番号が必要です。RAWデバイスには、シリアル番号がないものもあります。ご使用のデバイスにシリアル番号がない場合、NI-VISAはVISA専用のシリアル番号をそのデバイスに自動で割り当てます。シリアル番号のフォーマットはNI-VISA-#となっており、#には自動生成された番号が入ります。一部のUSBデバイスには複数のインタフェースがあります。それは一つのPCIボードが複数の機能を持つことと似ています。ご使用のデバイスが1つのインタフェースしかサポートしていない場合は、USBインタフェース番号を含める必要はありません。RAW形式のデバイスです。USB-6259では、計測器デスクリプタはUSB0::0x3923::0x72A1::0125F0B3::RAWとなっています。このデバイスとの通信をテストするには、MAXを開いてツール→NI-VISA→VISA対話式制御を選択します。図2に示すようなウィンドウが表示されます。VISA対話式制御(VISAIC)は、あらゆるVISAリソースとの通信を容易にするユーティリティプログラムです。ご使用のUSBデバイスがVISA用に構成されると、USBの項目下に表示されます。デバイスをダブルクリックして、デバイスへのVISAセッションを開きます。図3のようなウィンドウが開きます。Settings」タブが自動的に選択されています。Attributes」タブを選択します。Value表示器に表示されます。USB計測器が対応しているコマンドの一覧については、計測器の製造元にお問い合わせください。構成を完了し計測器との通信を確認した後、対話式モードからプログラミングモードに速やかに移行することにより、細かいプロセスを避け、テスト開発時間を短縮できます。そこで一番役に立つのは、計測器ドライバを使用する方法です。