6.4kWのハイパワーを19インチラックサイズで実現した高性能高圧電源です。幅広いラインナップからご用途に応じた最適のモデルを選択していただけますので、必要以上にコストをかけることなく導入していただけます。低ノイズで安定した出力を得られるだけでなく豊富なリモートコントロールや万全の保護機能により使いやすさと高い信頼性も兼ね備えています。直流給電やスマートグリッドといった次世代の給電設備で用いられるIGBTやブレーカーなどの各種電子部品の耐圧試験、またそれ以外の様々な用途にも安心してご利用いただける高圧電源です。※イーサネットは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。購入後オプション-LFフローティンググラウンド(耐圧50Vdc)※1負荷に流れる電流を測定する際に使用します。本機能をご使用の際は、リモートコントロールコネクタ(TB1)に接続する機器はフローティングにてご使用ください。(高圧電源をフローティングさせる用途には使えません。OFFすることができます。※2マスタ機1台から、スレーブ機が最大2台まで制御できます。(但し、最大定格の合計が18kW以下の範囲にて)-LWスロースタート※1OUTPUTスイッチ、リモートスイッチのONから約10秒で設定電圧まで立上がります。typ.-L(3m)出力高圧シールドケーブルの長さが3mになります。-L(5m)出力高圧シールドケーブルの長さが5mになります。(出力電圧40kV以下のモデルのみ)-L(7m)出力高圧シールドケーブルの長さが7mになります。-LMsオプションと共に-LFオプションもしくは-LWオプションを選択する場合には、マスタスレーブ接続する全てのHEPシリーズに-LFオプションもしくは-LWオプションを選択してください。マスタスレーブ接続時に過電流出力カットオフ動作をさせた場合には、マスター機のみに-LOcオプションを選択し(その他のオプションも併用可)、スレーブ機には-LOcオプションを選択しないでください(その他のオプションは併用可)。これ以外の組み合わせでは、マスタスレーブ接続における過電流出力カットオフ動作はできません。CV動作にて出力を行います。※出力高圧ケーブルなどの詳細はCNシリーズカタログをご参照ください。ご発注方法ご発注時は、上記のオプション記号を型名の後につけてください。(3m)(→アルファベット、入力電圧、出力ケーブル順)本機をデジタルコントロールするためには弊社製デジタルコントローラGPシリーズが別途必要となります。詳しい個別カタログをご用意していますので、お気軽に営業担当までお問合わせください。カタログを請求するダウンロードダウンロードには会員登録が必要です。HEPシリーズカタログPDF(1,320KB)本サイトでは、取扱説明書等の資料は全て最新版のみを公開しています。お持ちの製品によっては資料の版が異なる場合もありますのでご了承ください。用語集お問い合わせご購入前のお問い合わせご購入後のお問い合わせ一般的なお問い合わせこのサイトについてプライバシーポリシーサイト利用条件サイトマップ。