内部・外部の仕様はどのようになっていますかどのような用途で使われますかソフトスタート機能はありますか球切れ検知機能はありますかどのような用途、あるいはシステムで用いますか内部・外部の仕様はどのようになっていますか材質は樹脂。内部には、LED照明、換気FANがあります。外部からの光が入らないように、電線出し入れの穴はカバーで覆っています。ページ先頭へどのような用途で使われますか行動解析装置SCANET、運動量測定装置LOCOMO、シャトルアボイダンス、摂餌量測定装置などを入れます。動物行動実験では、外界との隔絶目的で用います。外形は、40cm立方程度から、80cm立方程度くらいまでのサイズがあります。ページ先頭へソフトスタート機能はありますかいわゆるソフトスタートの機能はありませんが、複数のchが同時にONするタイミングの際、突入電流の同時発生による、周囲の電源環境への悪影響を避けるため、少しずつ時間をずらしてONさせていく機能があります。ページ先頭へ球切れ検知機能はありますかオプションの照度センサーを接続することにより、照明の明るさが落ちてきたとき、あるいは、点灯しなくなったときなどを検知できます。ページ先頭へどのような用途、あるいはシステムで用いますかリズム研究などで、環境チャンバー中の照明のON/OFFをプログラムしたい場合。サイクル時間が24時間以外の条件で照明を制御したい場合などに用います。照明以外の負荷でも、プログラム制御でON/OFFすることができます。(1)製品のカスタマイズやその他のサービスこちら。製品についてのよくある疑問点に丁寧にお応えいたします。