まとめ&国試1日1問(解説付き)合格点取るために必要かつ十分な知識、ムダのない効率の良い勉強をサポート...を意識した要点まとめこの広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。暗記色の強い内容になっています。JIS規格も出てきます。国試突破のための知識を必要最小限の量書きました。最初はX線可動絞りについて解説します。・X線可動絞りの構造はX線管焦点に近い方から順に奥羽根、付加フィルタ、下羽根、ミラ―、上羽根となる。・上羽根は使用するX線を必要最小限に設定。・下羽根は散乱線や漏れ線量を低減させる。・奥羽根は焦点外X線の低減効果がある。・付加フィルタの着用は被ばくの低減効果がある。次はJIS規格についてです。JIS規格は理屈どうのこうのという話ではなく、そういう取り決めになっているものなので、頑張って正確な暗記を心がけましょう。・最大照射野はSID65cmで35cm×35cmを超えない。・最小照射野はSID100cmで5cm×5cm以下。・光照射野の平均照射野の照度はSID100cmで100lx以上。・X線照射野と光照射野のずれはSIDの2%を超えない。・漏れ線量は管電圧125kV以下の歯科用装置で積算値が0.25mGy/hを超えない。その他の装置では積算値が1.0mGy/hを超えない。可動絞りの一部である付加フィルタ。付加フィルタについては多少掘り下げた問題も出題されます。少々解説を加えておきます。・一般的な材質にはAl、Cuが使用される。・AlとCuを併用する場合にはCuをX線管側にする。・装着により、被ばくの低減効果がある。・装着により低エネルギー成分が減少。実効エネルギーが高くなる(線質が硬くなる)。・画像のコントラストが低下(線質が硬くなるため)・X線管への負荷が増大する。診療画像機器学Tweet広告を非表示にする関連記事2018-05-08FPD(フラットパネルディテクタ)今回はFPDの解説をします。放射線計測学1日1問と言いながら2問目ですね。いう日あると思います。基礎医学大要)月別アーカイブはてなブログをはじめよう!radiologicaltechnologistさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。