NL-32レンタル印刷PDF※お見積書はカートで印刷できます他のバリエーションよくあるお問い合わせ取扱説明書よくあるご質問このレンタル商品には校正証明書が付属します。校正証明書の付属しないレンタル商品はこちらレンタル商品の納期、価格等のお問い合わせ【見積依頼】よりご依頼下さい。WEBショップのご利用に関するお問い合わせ【お問い合わせ】よりご確認下さい。レンタルご利用時は、当社レンタル利用約款にご同意の上お申し込みください。特徴100dBのリニアリティレンジで、レベルレンジ切り替え不要です。等価騒音レベル、時間率騒音レベル、最大値などを同時測定可能です。実音モニターカードNX-22Jを使用して、実音モニター機能を本体に付加することができます。騒音測定中にイベント録音(設定レベル)、インターバル録音(時間間隔の設定)の各設定条件によりメモリーカードに直接記録します。NL-22管理ソフトを使用すると、実音を聞きながらデータ処理が可能です。オープンコレクタ出力によるコンパレータ出力機能を搭載。30~130dBの間で1dBステップの設定が可能です。見やすい「バックライト付、カラーTFT液晶」、さらに環境に配慮した低消費電力の「エコ設計」、安心して操作できる「日本語メニュー表示」機能付きです。/直流出力端子、メニュー画面より交流または直流出力を選択(交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール)、0.25V/10dBI/O端子:RS-232C、USBコンピューターによる騒音計の制御とデータ出力コンパレータ出力:設定レベル(30~130dBで1dBステップ)を超えるとON(オープンコレクタ出力)電源:単3形乾電池×4、ACアダプターNC-34(オプション)使用時間アルカリ乾電池:約24時間、マンガン電池:約10時間バックライト連続点灯時の電池寿命は約1/2になる。(Vista条件によっては使用可能)レンタル協力会社所有の基準器による校正証明書付の機種となります。※レンタル期間:機器がお客様に届いた日をレンタル開始日、ご返却商品を配送業者にお渡しいただきました日をレンタル終了日となります。NL-32のコーナーです。幅広い分野に350万点以上の品揃えでお応えする商品サイト。3000円以上ご注文で送料無料。