7724-2008PRCの国民の標準。R76:2006International推薦。正確さの等級:III。証明の正確さ:0.03%。静的な力の測定の正確さ:0.2%~0.5%。英国の特性およびディジットの表示のための6+8の赤いLEDのデジタル管。力の価値表示範囲:-60,000~+60,000。力容量:設定の範囲1~60,000。目盛分割:任意1、2、5、10、20、50、100、200、500。表示決断:1/60,000。力の価値単位:任意kg、t、g、どれも。小数点:任意0、0.0、0.00、0.000、0.0000。表示さわやかな時間:設定の範囲0.01~1.00s。パネル土台:4キーの英国のキーパッド。モデル耐圧防爆:6キーの英国のキーパッド。主調子のMenu&Shortcutモード操作。Loadcellインターフェイス刺激電圧/最高。loadcells]。信号入力範囲:-22.5~+22.5mV.Loadcellの出力感受性:1.0~2.5mV/V.内部決断1/1,000,000の24ビット∑-△ADC。スイッチ入力[ディディミアム]。スイッチ出力[]:AC250V/DC24V、1A。出力されるOptional&Definableの1つのアナログ信号:4~20mAの非直線性:0.05%FS.デジタル通信インターフェイスCOM1:RS232.COM2:RS485.連結可能:ホストIPC/PLCおよびLEDの遠隔表示。パネル土台:DC24V±20%。モデル耐圧防爆:AC110~240V、50/60Hz。