content外部サイトに移動しようとしています外部リンク先はベーリンガーインゲルハイムが所有・管理するものではなく、ベーリンガーインゲルハイムはこれらのサイトの内容やサービスについて一切責任を負いません。カートリッジは挿入できません。カートリッジを挿入してください。カートリッジは本体にまっすぐ挿入しなければ最後まで装填できません。一度、カートリッジを「まっすぐ」挿入してください。レスピマット®にカートリッジを挿入する際、カートリッジの向きは決まっていますか上下方向は決まっています。カートリッジを立てたときに、文字が読める方向になるように挿入してください。カートリッジが奥まできちんと装填できたか確認できる目安はありますか挿入後、透明ケースの下部からみえているカートリッジの端が2〜3mm程度であれば、きちんと装填できています。透明ケースを回転させたかわからない場合は、どこを確認したらよいですか透明ケースの底(下部分)にみえているカートリッジの端の長さを確認してください。回転前の端の長さは2〜3mm程度なので、透明ケースの底のバネ全体がみえています。回転後はカートリッジが1cm程度突き出るため、バネを押している状態になります。透明ケースが硬くて回しにくいのですが、どうしたらよいですか本体をしっかり握って回すと、簡単にできます。回転操作を補助する器具「回転君」もご用意しております。透明ケースを回転させている途中で噴霧されてしまうことがあるのですがキャップを開けた状態で回転させると、微量の薬液が噴霧されることがあります。キャップを閉めた状態で回転させてください。誤噴射を防ぐために、レスピマット®はキャップを閉めた状態では噴霧ボタンがキャップに覆われて押せない構造になっています。透明ケースを180度回転できないまま、途中で戻してしまいました。何か影響はありますかデバイスを継続して使用することへの影響はありません。微量の薬液が噴霧されるため、繰り返すとカウンターは減らなくても薬液は減っていきます。そのため、レスピマット®を吸入する際には、キャップを閉めた状態で、180度「カチッと音がするまで」しっかり回しきることが大切です。キャップを開ける方向がわかりにくいのですが、目印などはありますかキャップの横側(噴霧ボタンの左側)に小さい突起があるので、ここから開けるようにしてください。キャップに貼ることで開ける方向がわかりやすくなるシールもご用意しております。レスピマット®を吸入する際に気を付けることはありますかレスピマット®は、吸入液をゆっくり噴霧する吸入器です。他の製剤(DPI)と同じように勢いよく吸い込むとむせてしまうことがありますので、ご自身の呼吸に合わせてゆっくりと吸入してください。吸った後は、どのくらい息を止めたらよいですか吸入後の息止めによって、薬剤が肺内へ留まる率が高くなると考えられています。苦しくならない程度の間息止めを行ってください。1日1回の吸入ですが、吸入に適した時間帯はありますか用法・用量上の時間帯の規定はなく、患者さんの生活にあった時間帯での吸入が可能です。歯磨きと一緒にするなど、毎日の習慣に取り入れるように工夫されているケースもございます。生活の一部として組み込むことで、吸入のし忘れを防ぐことが期待できます。吸入の際にむせてしまう方がいますが、どのように指導をすればよいですか。レスピマットは、吸入液をゆっくり噴霧する吸入器です。他の製剤(DPI)と同じように勢いよく吸い込むとむせてしまうことがありますので、ご自身の呼吸に合わせてゆっくりと吸入してください。うまく吸入できない患者さん用のスペーサー(吸入補助器)はありますか?レスピマットは、ゆっくり持続的にミストを噴霧しますので、スペーサー(吸入補助器)を使用せずとも、容易に薬剤を吸入できるため、吸入補助器は作成しておりません。そのまま自然な吸気で、吸入をお願いいたします。吸入の残数目盛が0になっても薬が噴霧されるのは正しいのでしょうか。平均66回の噴霧が可能です。この回数に達しますとロックがかかり、それ以上回らなくなります。吸入開始前に、準備のための噴霧を行うことが必要なため、その分も含めて、噴霧回数が設定されているためです。Q&A会員登録のご案内ご登録いただくと会員限定の情報やサービスをご利用いただけます。reserved.外部サイトに移動しようとしています外部リンク先はベーリンガーインゲルハイムが所有・管理するものではなく、ベーリンガーインゲルハイムはこれらのサイトの内容やサービスについて一切責任を負いません。