1μV/100nAステップ。AD7461A)ADVANTESTプレート電流測定用。電源はデジタル表示が楽です。電圧設定は今回の使用機器ではボリュームですが、キー入力設定のほうが操作は早いです。ヒーター用電源はデジタル表示である必要はありません。ヒーター電流は電源投入直後に安定化電源を用いると1Aを超えます。これは突入電流によるもので、このままでは真空管が少し心配ですから、電源のCC設定で0.4~0.5Aくらいに設定しておきます。このように設定して電源ONすれば数秒で定格の0.15Aくらいに落ち着きます。電源のCVは定電圧、CCは定電流の意味です。B電源用のPA18-3Aは最大出力電流が3Aですが、プレート電流は数mAですから、出力設定値を数10mA程度にして実験を行っています。不要に出力電流が流れるのはトラブルの元です。真空管は電源投入直後安定していません。エージングを行ってから測定開始すれば安定なデータになります。ちなみに、1本の真空管データをとるのに私の場合、約20分ほどかかっています。写真4、5は実験機シャーシの様子です。不要になった金属ケースを利用し、各種真空管ソケットが実装できるように加工してあります。シャーシ横にも各種コネクタが実装できるようになっています。参考として今回測定した12AU7Aのデータを表2~4に示します。表2.3はグラフ1の元データで、横に書ききれなかったので表を2つにしています。表4はグラフ3の元データです。