ファイバメンテナンステスタ(以下、FMT)が貢献したことをお知らせいたします。ともに社会資本のメンテナンスに係る優れた取り組みや技術開発を表彰するものです。NTT東日本は、従来FMTをはじめとする各種OTDR[※1]をFTTx[※2]の建設保守に採用していましたが、ONU[※3]の状態が、電源OFFなのか未接続なのかの判別ができませんでした。アンリツは、NTT東日本と共同で、ONUの電源状態にかかわらず簡易に接続先を確認する「末端判別機能」を確立。この機能をFMTに組み込むことで、スプリッタ[※4]先の状態を「ONUの有無」、「ファイバ切断」、「検知エラー」の3つで検出できるようにし、建設・保守作業にかかる時間を大幅に短縮しました。MT9090Aは小型・軽量(約700g)のフィールド用OTDRです。Visualizer機能」を搭載しています。アンリツは、これからもお客さまとの対話を重視し、光線路の建設・敷設作業の効率化向上に貢献いたします。(PDF)インフラメンテナンス大賞とはインフラメンテナンス大賞は、日本国内の社会資本のメンテナンス(以下「インフラメンテナンス」といいます。取組を促進し、メンテナンス産業の活性化を図るとともに、インフラメンテナンスの理念の普及を図ることを目的として実施するものです。開発の背景FTTxの開通では、工事作業者は事前入手した電信柱のスプリッタの回線データをもとに作業を行いますが、回線データと実際の回線状況の不一致にともない、誤接続・誤切断が発生する場合があります。既存のONU検知ツールでは、ONUの電源がOFFの場合ONUの有無が確認できませんでした。このため、空き回線のないスプリッタを評価する場合、末端の状態を逐次確認するという作業が必要でした。MU909014B-003を搭載したMT9090Aを使用することで、電源がOFFのONUでも、電信柱からスプリッタの末端状態を確認できるようになります。これにより、誤接続・誤切断の削減、スプリッタや回線の不要な増設の時間を削減することができ、業務効率化が図れます。MU909014A1/B1/15B1は、光ファイバ保守用小型計測器です。ハンディサイズの筐体に、光パワーメータ、可視光源、OTDRを搭載していることに加え、オプションで光ファイバのコネクタ端面の状態を検査できる外付け光ファイバスコープも接続可能。光ファイバの保守に必要な測定が1台で行えます。今回開発したMU909014B-003はNTT東日本と共同で開発したアルゴリズムを搭載し、スプリッタ先の状態を「ONUの有無」、「ファイバ切断」、「検知エラー」の3つで検出できます。屋外への持ち運びが容易に可能ファイバメンテナンステスタは、700gという小型・軽量のハンディ計測器です。持ち運びが容易であり、高所や狭所などでも簡単に測定作業が行えます。自動測定を実現ファイバメンテナンステスタは、自動設定モードを装備しています。光ファイバを接続し、スタートボタンを押すだけで障害解析が行え、計測器の専門知識のない作業者でも簡単に利用できます。短距離・長距離の光ファイバに対応可能ファイバメンテナンステスタは、アクセスマスタの広ダイナミックレンジ[※5](37dB)、イベントデッドゾーン[※6]1m、後方散乱デッドゾーン[※7]5mを踏襲しており、短いドロップケーブルから100km超の幹線系光ファイバまで1台の計測器で測定できます。Reflectometerの略。光パルス試験器のこと。位置)を測定することができる。光ファイバによる有線通信における、ユーザ宅向けの網構成方式の総称。PONシステムのユーザ側に設置される装置。1本の光ファイバを分岐させて複数の世帯と通信を行うシステム。スプリッタ光ファイバの分岐装置。ダイナミックレンジ光ファイバ用計測器の性能を表す尺度。光のレベル損失を距離に応じて表示する機能であり、ダイナミックレンジが広いほど、長距離の光ファイバを測定できる。イベントデッドゾーン光ファイバの分離が確認できる最小の距離を表現したもの。短いほど光ファイバの接続位置が容易に確認できる。後方散乱デッドゾーン光ファイバの接続損失が確認できる最小の距離を表現したもの。短いほど光ファイバの接続損失が容易に確認できる。