更新メール通知このブログの更新通知をメールで受け取ることができます。ご使用頂いているユーザー様分の測定を行いました。今回、測定したゼオライトはカートリッジ内の上部に入っている約50gの人工ゼオライト及び下部に入っている天然ゼオライト+活性炭です。フィルター1を通過したお湯はまず人工ゼオライトを通り、フィルター2を通過後に更に天然ゼオライト50gと活性炭30gがまざった2つ目の部屋を通過する2層構造になっています。人工ゼオライト50gの値とと天然ゼオライト50g+活性炭30gの値を足すのは間違いなので訂正させて頂きます。訂正日2019年8月5日(2)人工ゼオライトが吸着したセシウム134、137今回測定させて頂いたユーザー様は現役の公立中学校の理科の教師で、『内部被ばくを考える市民研究会』の川根代表の埼玉県川口市のご自宅で使用頂いたもので合計通水量は約11,900Lです。*『内部被ばくを考える市民研究会』http://www.radiationexposuresociety.com/人工ゼオライト約50gの測定を10時間行いました。21.8Bq/kg*バックグラウンド(=BG)は無汚染の人工ゼオライト50gで50,000秒測定して取得したものと比較。バックグラウンド(=BG)はより正確性を担保する為に直近のデータを使用しました。バックグランドとは自然界や測定器そのものに、天然の放射性物質がありますので検査室に検体を入れない空の状態と検体を入れた状態で比較して、正味の放射能濃度(Bq値)を計算する為に取得します。K40など自然界に存在する核種が検体に含まれている場合は、コンプトン散乱などの影響により数値が過剰になってしまう事を防止する意味で無汚染の検体を入れてバックグラウンド(=BG)を取得する事でより正確性のある測定が可能です。参考:K40のコンプトン散乱による誤検出の回避iFKR-ZIP-Aは検体量が320gあるとして、数値が出されます。この場合、人工ゼオライトは50gですから、6.4倍に換算する必要があります。人工ゼオライト50gあたりのBq値は6.97Bq(3)天然ゼオライトと活性炭が吸着したセシウム134、137そしてカートリッジの2つ目の部屋に入れたあった使用済みの天然ゼオライト50gと活性炭30gを16時間測定しました。5.1Bq/kg長時間測定する事によりCs-134のピークも見えてきました。*バックグラウンド(=BG)は無汚染の天然ゼオライト50gと活性炭30gを20時間測定して取得しました。159.62Bq/kg*この足し算が間違えです。それぞれ下記のように明記すべきです。換算値の検証はこちらをご参照下さい。人工ゼオライトと天然ゼオライト(+活性炭)を比較すると明らかに人工ゼオライトのがスペクトルがキレイですので、より正確性がある測定が可能です。セシウムを吸着するものはありませんでした。イオン交換樹脂も度重なるテストで吸着率は高い事はわかっていますが、液体の検体を撹拌する必要があります。通水させるだけでは吸着率は極端に落ちる事が実験からわかっています。参考:イオン交換樹脂吸着法による微量放射能測定の可能性についてセシウム除去用シャワー浄水器に採用している人工ゼオライトは水道水中の微量のセシウム除去はもちろんの事、定量にも有効だと思います。原発から流出した核種はセシウムだけではありません。その300倍危険だと言われているストロンチウムは原子炉内ではセシウムと1:1の比率で存在します。毎日大量に呼吸器から肺に吸収してしまう事を真剣に考え、そして対策して欲しいと思います。シャワーの害に関するアメリカからのレポート:http://heart.bird.to/shower/report.html水道水のセシウム除去に特化したセシウム除去用シャワー浄水器ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。転載、引用の場合はメールにてご相談下さい。