150Wの高出力を可能にした小型ハイパワー高圧電源です。光通信オプションを選択して弊社製デジタルコントローラーと組み合わせれば、離れた場所から安全に高電圧出力の設定やモニターが行えます。ノイズに強い光通信の採用により、ノイズの多い環境下でもより確実にご使用いただけます。/電流のプリセット機能により確実な設定が可能。ユニバーサル入力により国や地域を選ばず使用できる。電圧/電流のプリセット機能により確実な設定が可能。USB、LAN(イーサネット※1)、RS-232C、RS-485、GPIBにも対応。Basic(※3)などにも対応しやすい。イーサネットは富士ゼロックス(株)の登録商標です。日本ナショナルインスツルメンツ(株)の登録商標です。米国およびその他の国における登録商標です。購入後19インチラック用アダプタRMシリーズ(型名:RME-133H-HJPR、別売)に最大5台を収納して5ch出力をさせることも可能です。光通信で絶縁コントロールします。光ファイバによる完全絶縁を行うため、サージや誘電雷、外来ノイズなどによる過渡現象などの誤作動を未然に防ぐことが可能です。SCPIコマンドによる制御にも対応できます。※下記の環境下で使用される場合は必ず-LGobオプションをご選択ください。本機単体で下記の動作パターンを設定・出力することができます。本オプション選択時はフロントパネルの外観が変わります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。パルスシーケンスマルチセット機能との組み合わせで各メモリーa、b、cに設定された電圧・電流値を使用してシーケンス動作をさせることができます。連続運転はもちろん、回数の指定も設定可能です。メモリa、b、cやoffの設定時間を0.0に設定する事でa、bのみの繰り返しやb、c、offのみの繰り返しなど様々な動作が可能となりますので製品の評価試験等に最適です。ランプ設定された電圧・電流値まで(または、設定された電圧・電流値から0V/0Aまで)ランプ動作させる事ができます。電圧・電流値をゆっくり上げたい(下げたい)時に便利です。両方」「設定電圧のみ」「設定電流のみ」の選択が可能です。パルスシーケンス+ランプパルスシーケンス動作とランプ動作を組み合わせて使用することも可能です。マルチセット機能も組み合わせると、各メモリーa、b、cに設定された電圧・電流値を使用してシーケンス動作をさせる事ができます。連続運転はもちろん、回数の指定も設定可能です。電圧・電流値を3つの設定値までゆっくり上げたり下げたりを繰り返し行えるので、いろいろな場面で役立ちます。マスターフォローマスタースレーブ時のパルスシーケンス動作とランプ動作時にスレーブ機への出力信号を送信します。これにより、スレーブ機をマスター機とは異なった出力状態で出力することができます。(-LGobオプション選択時、マスターフォロー機能は使用できません)注:シーケンス動作時のタイマーの動作精度は±0.5%となります。長期ランニング動作でのご使用の際はご注意下さい。応答速度は使用する負荷によって異なります。容量性負荷をご使用の場合、あるいは無負荷の場合などは立ち下がりが特に遅くなります。持ち運び用ハンドル持ち運びに便利なハンドルが天板に付きます(高さが8mm高くなります)。出力高圧ノンシールドケーブルの長さが標準の1.5mから5mに変更となります。ご発注方法ご発注時は、上記のオプション記号を型名の後につけてください。※出力ケーブルの詳細はCNシリーズカタログをご参照ください。シーケンスソフト「PSS2」のご紹介PSS2は、簡単な設定で松定プレシジョン製の各種電源や電子負荷、電源用デジタルコントローラーをシーケンス動作させることができる専用ソフトです。耐久試験、各種シミュレーション試験などに最適です。PSS2のページへテストの実行シーケンス、恒温槽、電源のステータス、テスト時の電圧値・電流値といった必要な情報を1つの画面でモニタリングすることができます。完了したテストデータを確認できます。測定データはCSV形式で出力することが可能です。ダウンロードダウンロードには会員登録が必要です。rev0.1PDF(1,384KB)本サイトでは、取扱説明書等の資料は全て最新版のみを公開しています。お持ちの製品によっては資料の版が異なる場合もありますのでご了承ください。用語集お問い合わせご購入前のお問い合わせご購入後のお問い合わせ一般的なお問い合わせこのサイトについてプライバシーポリシーサイト利用条件サイトマップ。