[F]第2ピーク値力の測定のために適しています。出力およびAO/Digit伝達を驚かして下さい。任意ピーク検出モード:肯定的な方向モード/負の方向モード/倍の方向モード。DC9V/120mA最高。連結可能なLoacellいいえ。ホストIPC/PLCおよびLEDの遠隔表示。7724-2008PRCの国民の標準。R76:2006International推薦。正確さの等級:III。証明の正確さ:0.03%。静的な力の測定の正確さ:0.2%~0.5%。英国の特性およびディジットの表示のための6+8の赤いLEDのデジタル管。力の価値表示範囲:-60,000~+60,000。力容量:設定の範囲1~60,000。目盛分割:任意1、2、5、10、20、50、100、200、500。表示決断:1/60,000。力の価値単位:任意kg、t、g、どれも。小数点:任意0、0.0、0.00、0.000、0.0000。表示さわやかな時間:設定の範囲0.01~1.00s。パネル土台:4キーの英国のキーパッド。モデル耐圧防爆:6キーの英国のキーパッド。主調子のMenu&Shortcutモード操作。Loadcellインターフェイス刺激電圧/最高。loadcells]。信号入力範囲:-22.5~+22.5mV.Loadcellの出力感受性:1.0~2.5mV/V.内部決断1/1,000,000の24ビット∑-△ADC。サンプリング周波数:3200Hz.精密な力の測定、安定した表示および急速な応答のための任意特別な反振動デジタルろ過のアルゴリズム。スイッチ入力[ディディミアム]。スイッチ出力[]:AC250V/DC24V、1A。出力されるOptional&Definableの1つのアナログ信号:4~20mAの非直線性:0.05%FS.デジタル通信インターフェイスCOM1:RS232.COM2:RS485.連結可能:ホストIPC/PLCおよびLEDの遠隔表示。パネル土台:DC24V±20%。モデル耐圧防爆:AC110~240V、50/60Hz。