過去に特注で製作した試験機一覧2018年4月12日YasudaSeikiこちらのページは、安田精機製作所で過去に特注にて製作させていただいた試験機をまとめています。販売中止となった製品もございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。キャブタイヤケーブル摩耗試験機JIS-C3005本機は上記の規格に準拠し、製造されています。ゴムまたはプラスチック材料で絶縁またはシースを施した電線の摩耗試験を行います。完成品から切り出した試料の一端を摩耗円板の中心から約300mm上方に位置するチャック(支持具)に固定します。他端に規定のおもりを吊して摩耗円板に接触させます。摩耗円板を毎分60回の速さで回転させて試料を摩耗させます。規定の回転数まで摩耗させたとき、被覆物が摩耗して内部の絶縁体が現れるかを調べます。ランボーン摩耗試験機JIS-K6264-2、ISO-4649本機は上記の規格に準拠し、製造されています。加硫ゴム及び熱可塑性ゴムを摩耗させる試験機(改良ランボーン摩耗試験機)です。タイヤ、靴底、ベルト等の耐摩耗性の評価に用いられます。平行な軸を中心にして異なる回転速度で独立に回転する研磨輪と円盤状の試験片とを円周上で規定の付加力で押し付け、両者の表面速度の差から試験片を摩耗させます。摩耗させる際には一定量の打粉剤を落下させ、危険防止のため試験は試験槽の中で行います。摩耗試験時間と摩耗質量を測定し、摩耗体積及び摩耗抵抗指数を算出して耐摩耗性を評価します。リュプケ式反発弾性試験機JIS-K6255、ISO-4662本機は上記の規格に準拠し、製造されています。加硫ゴム及び熱可塑性ゴムの反発弾性率を測定します。長さ2,000mmのつり糸4本で懸垂された振子(鉄棒)を、垂直方向に100mmの高さから重力の作用で円弧状に打撃させる”振子式試験”を行います。水平方向に進んだ振子は試験片表面に対して垂直に打撃するため、打撃する前の位置エネルギーと打撃後に反発した振子の位置エネルギーとの比から反発弾性率を求められます。振子の反発高さを目盛から直読し、百分率で表します。(プラグピン部)JIS-C8282-1、IEC-60884-1本機は上記の規格に準拠し、製造されています。絶縁スリーブ付きプラグピンを鋼線で摩耗するための試験機です。水平に対して10°下へ向けた試験片(プラグピン)に、U字形に曲げた直径1mmの短い鋼線を摩耗子として当てます。上から4Nの力を加えて試験片を動かすことで往復摩耗させます。摩耗距離は9mmでそのうち7mmを絶縁スリーブ上に当て、毎分30回の速度で計20000回(片方に10000回)摩耗させます。試験後に損傷の程度、穴またはしわができていないかを目視により評価します。kg仕様により変更します。ヒートシールテスターセロハン、プラスチックフィルム等をヒートシールする際の最適温度を測定するための試験機です。複数の熱盤に目的とする温度傾斜を設定します。圧力及び時間を同一条件としてヒートシールします。各温度における熱接着強さを評価します。(オプション:Z0402、Z0403-1、Z0403-2)本機は上記の規格に準拠し、製造されています。リングクラッシュ法により、紙及び板紙をリング状に巻いて、垂直方向へ荷重を加えた時の圧縮強さを測定します。外枠と内枠からなる試験片支持具に試験片を取り付けます。試験片が圧潰するまで規定の速度で圧縮します。ロードセルにより最大圧縮力を測定します。オプションで治具を交換することにより、段ボールの接着力試験や平面圧縮試験及び垂直圧縮試験も行えます。カナディアンスタンダードフリーネステスターJIS-P8121、TAPPI-T227、ISO-5267-2本機は上記の規格に準拠し、製造されています。パルプ水懸濁液のろ水度(水切れ程度)を評価します。一定量のパルプ水懸濁液を試験機上部のろ水筒に入れます。ふるい板状に形成した繊維マットを通過させ、試験機下部の計測漏斗へ排出させます。メスシリンダーを使用して、計測漏斗のサイドオリフィスから排出されたろ水量を読み取ります。サイドオリフィスから集めたろ水を、試験条件下の試料の温度及び固形分濃度で補正して、カナダ標準ろ水度とします。仕様により変更します。ショッパー・リグラー形こう解度試験機JIS-P8121、ISO-5267-1本機は上記の規格に準拠し、製造されています。希薄なパルプ水懸濁液のろ水度(水切れ程度)を評価します。解した一定容量のパルプ水懸濁液をろ水筒へ注ぎ込み、5秒後に内部の円すい弁を持ち上げます。金網を通じてサイドオリフィスから出たパルプ水懸濁液をメスシリンダーで採取し、排出量を測定します。メスシリンダーで読み取った目盛からショッパー・リーグラろ水度(°SR)を算出します。パルプふるい分け試験機JIS-P8207本機は上記の規格に準拠し、製造されています。製紙用パルプの繊維長分布を評価します。1個の注水槽と4個のふるい分け槽からなり、パルプ水懸濁液をふるい分け槽の第1層に入れます。注水槽から毎分8.3Lの速さで注水することで試験します。15分間注水した後、メッシュが異なる4個のふるい分け槽ごとにパルプ水懸濁液を回収します。ろ過した残留物の絶乾質量からふるい分け度を算出します。オートマチックK.B.B.サイズ度試験機J.TAPPI-No.13/1、JIS-K8122本機は上記の規格に準拠し、製造されています。紙及び板紙のサイズ度(耐水度)を測定します。亜鉛製の固定電極と、青銅製で電解質溶液を含浸させるフェルトまたは多孔質銅板が付いている可動電極に試験片を挟みます。電解質溶液が試験片に浸透するのに従って発生する起電力によって、規定の電流が流れるまでの時間を自動的に測定します。段ボール容器圧縮試験機JIS-Z0212、TAPPI-T804本機は上記の規格に準拠し、製造されています。包装貨物及び容器の圧縮試験を行います。損傷状態などで評価します。物流過程において、包装貨物が下積みになった時の圧縮強さを評価するのに適しています。ザーンビスコシティカップ主に現場で塗料の粘度を簡単に測定、調整するもの(ザーンカップ)です。オリフィスからの流下時間より測定します。ベルト疲労試験機タイヤを構成するスチールベルトを屈曲させて、疲労強度を評価します。試験片の両端を固定し、円筒状のマンドレルを介して2つ折りに屈曲させます。張力を掛けて両端のチャックを上下に運動させて屈曲します。サンルーフガラスと取付治具部との接着強度を測定するものです。サンルーフガラスの取付治具部をチャックに固定します。下側から圧子によりガラス中央に押し圧力を掛け、接着部分が剥がれた時点の荷重を測定します。所定の荷重を掛けた時の接着面の状態を評価します。フィルム曲げ疲労試験機プラスチックフィルムやフレキシブルプリント配線板(FPC)等の屈曲強度を評価するものです。試験片の両端を固定し、円筒状のマンドレルを介して2つ折りに屈曲させます。張力を掛けて下側のチャックを任意の角度に回転させて屈曲します。2つ折り携帯電話の内部のフィルム材料に用いられます。フィルムねじり試験機プラスチックフィルムやフレキシブルプリント配線板(FPC)等のねじり強度を評価するものです。試験片の両端を固定します。任意の張力を掛けて可動側のチャックを任意の角度にねじり回転させます。(ゴルフヘッド部)ゴルフクラブのヘッド部を、任意の摩耗子により往復摩耗させます。)での傷の程度、メッキのはがれ具合を評価します。エアゾール微量噴霧装置エアゾール製品の内容物を放出させる際の条件(ボタンの押し圧力、押しストローク、押し時間)を一定にすることで、その際の内容物の効果を評価するものです。殺虫剤を一定の体積の容器の中に放出させます。その効果を評価するなどに使用されます。ドアハンドルの繰り返し耐久試験を行うものです。ドアノブのベース部を下部チャックに固定します。上部チャックにドアノブの可動部を引っかけて開閉させます。ドアノブの破損をロードセルにより検知し、その時点で動作を自動停止します。温度変化に伴う試験を行う為、3条件の温度設定が可能で、各条件下での開閉試験が連続で行えます。医薬品などの容器に使用されているヒンジキャップの開閉試験を行うものです。キャップの形状に合わせてジグを製作することが可能です。家具繰返し強度試験機JIS-S1203本機は上記の規格に準拠し、製造されています。家具(いす及びスツール)の強度及び耐久性を評価するものです。いす及びスツールを固定し、座面に規定回数の負荷を加えます。座面のたわみの有無及びそのたわみ量を記録します。スーツケース、リュックサック、フライパンなどの持ち手部分の強度試験も行えます。釘刺し試験機リチウムイオン電池の発熱・発火等の事故原因である内部短絡を模擬的に行う為の釘刺し試験機です。リチウムイオン電池は、セパレータを正極と負極の間に挟むことによって絶縁を保っていますが、このセパレータが貫通することで内部短絡状態となります。釘刺し試験は、外部から釘を刺し、釘を介して正極と負極が接するような内部短絡状態を強制的に作り出すことを目的とし、釘刺し条件(深さ・スピード・釘の径や素材)を変更することで検証を行います。ロール紙の重量は含まない。