システムOP-DFZ/RF-VISシリーズは、積分球にて均一化した拡散光をサンプルに照射し、サンプルの全方向への拡散反射光を測定する反射率・色測定システムです。システムをご検討の場合は、ご要望に合わせシステムアップが可能です。分光測定用標準ソフトウェア※上記以外の仕様にも対応可能です。400nm以下はハロゲン光源の出力が低い為SNが低下します。400nm以下をご検討の場合は分光器を電子冷却式、もしくは照射用光源を重水素・ハロゲン組み合わせ光源を推奨します。紫外域、近赤外域の対応も可能です。ハロゲン光源:350~2500nm*積分球サイズに合わせてご提案*積分球の仕様(サイズ・測定スポット径・材質)はご検討のサンプルに合わせてご提案いたします。OPwave+は分光測定用標準ソフトウェアです。トリガ測定などの様々な測定に対応しています。半値全幅(FWHM)*サンプルの判定・選別等ソフトウェアの特注も承ります。