露出感覚を磨く今あえて、露出計を使ってみよう突然ですが、みなさんは単体の露出計はお使いですか?まあこれだけ便利になったデジタルの世ですから、多くの方が使っていないですよね。言う私もそうでした(笑)今回のテーマに取り組もうとしたとき、まずは単体露出計の使い方から始めないといけないと痛感しました。カメラに搭載されている露出計は「反射光式(後ほど詳しく解説します)」であり、レンズを向けた先の被写体に測光結果が左右されてしまうからです。そもそも「補正」とは何を基準にしての「プラス」「マイナス」なのでしょうか?単体露出計を使って「入射光式」で測光してみれば、ミステリアスに思えた露出のメカニズムが「なーんだ。一発で適正露出、希望の露出を得ることだって出来るんです。こんなに便利なツールが身近にありながら積極的に使ってこなかった自分が情けない。そこで、単体露出計の有効性をみなさまと共有し、憚りながら、次のショットにも役立てていただきたいと思うに至りました。Vol.1では、単体露出計の仕組みと使い方をご説明いたします。色んな状況で測光しながら、露出感覚を磨いていただく。そんな段取りとなっております。)各部の働き、EVについて今回は、ご覧の2台の単体露出計を使って話を進めてまいります。ともに小型軽量で、常時携帯にピッタリの大変便利な露出計です。2はデジタル表示である点、またDIGIFLASHはフラッシュ光にも対応している点が異なりますが、それ以外の機能はほぼ同じです。以下、各部の働きを表にまとめました。液晶直上の数値がEVと同じになるまで、ダイヤルを回すここで「EV」という用語が出てきましたね。Value(露出値)の略で、絞り値とシャッタースピードによって決まる露出の度合いです。露出計は光の量を測り、その光が当たる被写体を適正露出で撮影できるEVを表示し、同時にそのEVに対応する絞り値とシャッター速度を教えてくれる機器なのです。測光には二種類の方式があります。反射光式と入射光式です。ご覧の露出計の先端部に乳白色のパーツがありますが、これを「光球」といいます。光球をスライドさせることによって二つの方式を切り替えます。最初の写真は反射光式の状態で、「受光素子」(中央の透明な部分)が見えています。二つ目の写真は入射光式に切り替えた状態で、受光素子は光球に覆われています。それぞれの測光法をご説明しましょう。反射光式を使った例を。わかりやすくするために、被写体(鳥の置物)とカメラとの距離を極端に短くし、L-208付属のシューを使ってカメラのアクセサリーシューに装着しています。反射光式では、カメラの近くから露出計を被写体に向けて測光します。被写体には光源から出た光が当たりますが、それをさらに被写体が反射します。その反射光の強さを測るのが反射光式なのです。カメラ内蔵の露出計もすべてこの方式ですが、撮影位置から測光できる利点があります。次に入射光式で測光してみましょう。露出計を被写体の前に持って行き、光球をカメラのレンズに向けて測光します。入射光式では、被写体に当たっている光の強さを測ります。被写体の位置で測光する必要があるため機動性に劣る弱点がありますが、それを補って余りあるメリットが入射光式にはあるのです。この点は後ほどじっくりお話しするとして、先に露出計の使い方をご紹介します。こちらが測光前の状態です。こちらが、測光用ボタンを押した後の状態です。L-208は左端にあった赤い指針が右側に振れて、露出計が光に反応し測光したことを示しています。2は、測光前は「13」であったEVが「17」になっており、これも測光が完了したことを示しています。