●凍結精液は、液体窒素タンクの中に保管することによって、半永久的に品質を保持できます。●凍結精液の品質を維持するためには、ストロー内の精液の温度が-150°C以上にならないように取扱ってください。●液体窒素は非常に低温の物質で蒸発しやすく、凍傷をおこしたり、容器が破裂したり、酸欠を招くなど、重大な事故を引き起こしかねない危険なものです。具を着用し、室内の換気を十分行ってください。凍結精液保管用の液体窒素タンクの取扱い●液体窒素タンクの基本的な取扱いは、それぞれのタンクに添付されている説明書に従ってください。●タンクは直射日光の当たらない、清潔で換気の良い所に置いてください。できるだけ乾燥した場所で板の台の上などに置いてください。●タンク内の液体窒素量を定期的に確認してください。回、定期的に専用のメジャーを用いて液体窒素量を確認してください。ml)は、外気露出による精子への傷害を避けるため、プラスチックケインに入れて販売しています。外気に露出することは避けてください。液体窒素タンクの中のケインを別のタンクに移動する場合やケイン内のストローを別のケインに移す場合は、次のように取扱ってください。時のストロー内温度の変化。最活発前進精子(折れ線グラフ)の割合は対照群(外気露出なし)の値を100%として算出。秒以内に別のタンクに移動してください。回目の外気露出により、精子が傷害を受ける可能性のある温度(-150°C以上)になります(図3)。ケインの反復移動、とくに液体窒素量の少ないタンク同士の移動は避けてください。タンク(容量11リットル)を使用。●ストローの移動:ストローの印字確認、別のケインへの移し替えは、ステンレス製液体窒素容器あるいは肉厚な発砲スチロール箱に満たした液体窒素の中で行ってください。キャニスターから取り出したケインは、全体が液体窒素の中に浸かるようにしてください。ストローは外気に露出しないようにピンセットを用いて液体窒素の中で保持あるいは移動ください(図4)。PDFファイルでご覧いただけます。