ファームウェア大電流測定GE-PON用3波長光フィルターシステム光ファイバーアンプ測定システムGE-PONシステムの自動試験モータ・インバータの電力測定(WT5000/WT1800E/PX8000)。測定用途に合わせて機種を選択。直流電圧/電流源です。優れたトレーサビリティと安定度、5.5桁の分解能を持ち、きわめて低ノイズの理想的な直流電圧及び電流を発生します。オプションのモニタ機能により、電圧・電流の測定が可能です。DC~10kHz)電圧、電流発生ともに5.5桁、±120,000表示カウントの設定分解能を持っています。100mV発生レンジ、10mV発生レンジでは高精度分圧方式を採用し、μVオーダの極めて低いノイズレベルを実現しました。最小100nVの出力分解能と低ノイズ出力により、極めて小さな信号レベル変化を与えることができます。±200mAまでのソース動作(電流の供給)およびシンク動作(電流の吸込み)による4象限動作が可能です。シンク時の動作領域は欠けることなく、ソースと同じ範囲での動作が可能です。(1V/10V/30Vレンジにて)電流レンジ:1mA/10mA/100mA/200mA最大出力電圧:±30Vソース動作(高精度電源)の例シンク動作(高精度電子負荷)の例シームレスなバイポーラ出力GS200のバイポーラ出力は、機械式の接点を用いずに極性の反転を行うため、極性反転時に異常電圧(電流)が発生しません。これにより負の最大出力から正の最大出力まで、真の連続可変出力が可能です。ゼロクロス・コンパレータの評価や、両極性のセンサ出力信号模擬などにおいて威力を発揮します。レンジ内の設定変更時にも、同様のグリッチは発生しません。使いやすさの追求ソース値5.5桁の各桁に▲▼キーを配置し、任意の数値桁をダイレクトに変更できるキーレイアウトを採用しました。ソース値の変更が容易で、増加/減少ステップも自在に選ぶことができます。試験対象のスレッショルドレベル検出やV-I特性測定において威力を発揮します。ディスプレイには高精細ドットマトリクスVFDを採用し、豊富な情報表示と、自在なフォントサイズにより視認性、作業性を高めています。ソフトキーメニューの採用により、シンプルな操作メニュー体系を実現しました。電圧/電流の簡易モニタ機能(オプション)GS200は高精度の電圧、電流出力に加え、電圧、電流の簡易モニタ機能を備えています(オプション装備)。電圧発生時の電流モニタ、または、電流発生時の電圧モニタが可能で、4.5桁の表示分解能を持っています。モニタ値はソース値とともに内部メモリ(USBマスストレージ)に格納できます。USBストレージ機能を使った簡単プログラミングソ-ス値を最大10,000ステップまで設定し、内部メモリに記憶できます。出力インターバルや静定時間の設定が可能です。パソコンとGS200をUSB接続すると、GS200の内部メモリはパソコンの外部記憶装置(USBマスストレージ)として認識されます。パソコン上のデータはドラッグ&ドロップ動作により、GS200の内部メモリへ簡単に転送されます。本体のキー操作によるソ-ス値の入力や編集も可能です。モニタ搭載モデル(オプション装備)では、モニタ値はソ-ス値とともに内部メモリに格納されます。内部メモリ上のモニタ値は、ドラッグ&ドロップ動作により簡単にパソコンに転送できます。簡易的なV-Iカーブトレーサやデータロガーとしての利用が可能です。同期運転によるチャネル拡張GS200は同期運転によるチャネル拡張が可能です。複数ピンへの電圧の同時印加や、電流の同時モニタを簡単に実現できます。同期制御回路や、複雑な配線は必要ありません。ソース値とモニタ値は各機の内部メモリ(USBマスストレージ)にCSVファイルとして保存されるので、これらのファイルを各機から収集しマージすれば、複数チャネルの電圧、電流の関係を一覧で捉えることができます。KB)お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。Corporationトップ。