ダウンロードお問い合わせ本コンテンツをご利用いただくには、Javascriptが有効である必要があります。ご使用のブラウザでは、Javascriptの機能が無効になっている可能性があります。お手数ですが、今一度ブラウザの設定をご確認していただいた後、ご覧ください。振動試料型磁力計(超電導電磁石型)超電導マグネットを使用した高磁界用タイプのVSMです。マグネットも用意されています。超電導電磁石は液体ヘリウムを使用せず、電力と冷却水だけで冷却可能な冷凍機冷却方式を採用しています。上記によりランニングコストが大幅に低減できます。超電導電磁石は残留磁界が少なく、極性切換も可能で、全磁化曲線の測定ができます。長時間にわたる測定においても、ドリフトはまったくありません。液体He温度(4.2K)から約1000Kまでの温度制御が可能です。最大印加磁界約4.0MA/m(5Tesla)を発生し、各種磁性材料の磁化曲線を約1×10-4emuの感度で連続的に測定することができます。本型式以外に最大磁界約2.4MA/mより約8.0MA/mまで、各種発生磁界のシリーズ品もあります。