保たれていることが細分箇条8.1により求められています。基本性能に対する具体的かつ詳細なイミュニティ合否判定基準を決定する。製造業者は,さらに,各合否判定基準に適合していることを確認するために,試験中にME機器又はMEシステムをどのように監視するかについても決定する。SAFETY)ME機器を正常状態及び単一故障状態で使用するとき,物理的ハザードに直接起因する受容できないリスクがないこと。確認する必要があります。イミュニティ試験における基礎安全の合否判定基準と監視方法は製造業者が規定します。漏れ電流測定,耐電圧試験などで確認する方法があります。※合否判定基準と監視方法は試験計画に記載することが望ましいとされています。(現実には必須です)認定試験所のアイピーエスだからこそのサービスを行っています!アイピーエスでは,基礎安全確認試験をご依頼いただいたお客様に対して,以下のサービスをご提供しています。1)イミュニティ試験直後に通則の漏れ電流測定及び,耐電圧試験などの限定試験を行い,独立したVLAC又はJAB認定試験報告書にその内容を記載し発行します。2)EMD試験後,通則全体の試験を行う。※2)は,もしも通則の試験において不適合,部品変更等が発生した場合,EMD試験で基礎安全が低下していなかったことを担保できなくなる恐れがあります。