接眼レンズを取り外し、接眼レンズの無い状態で対物瞳を見ながら、開口絞りを絞っていきます。顕微鏡の開口絞りは、コントラストをはっきりさせるために調整するものです。一般的には、開口絞りを絞りすぎると、コントラストはっきりしますが分解能は悪くなります。方法】1人1人違う目の幅に合わせて、眼幅調整を行った後は、視度調整を行いましょう。人間の目には左右の視力の違いがありますし、顕微鏡を使う複数の人がいる場合には、それぞれの視力も異なります。眼幅調整が正しく行われている顕微鏡は、右目だけ、左目だけ、両目で接眼レンズをのぞいたとき、視野が同じように見えます。顕微鏡はレンズの汚れ、収差、光軸のずれなどの様々な問題で「見えづらい」という現象が起こることもありますが、実は人間の目の側に疲れがたまっていて、見えづらくなっている場合もあります。ハンディスコープの選び方】ハンディスコープの中には、バッテリを内蔵しているタイプのものもあり、屋外で電源を確保しづらいと考えられる場合は、このタイプを選んでおくと便利です。ハンディスコープとは】ハンディスコープは、手にもって使うことができ、観察・解析したい試料にレンズを近づけ、パソコンなどの画面に試料の画像を映し出して観察することができるタイプのものです。医学の分野で重要なことは、観察対象となる細胞・組織を生きたまま観察することです。脳には光を散乱する性質があるため、深部の観察が難しいとされてきました。レーザー走査顕微鏡の特徴】レーザー走査顕微鏡は、焦点を合わせた部分以外から得られる光を排除して、画像に必要なデータを得るという性質があり、厚みのある試料でも鮮明な3D画像が得られます。1928年にイギリスで考案され、1984年には実用的なモデルが開発され、その後の発展を遂げてきました。