ダウンロードお問い合わせ本コンテンツをご利用いただくには、Javascriptが有効である必要があります。ご使用のブラウザでは、Javascriptの機能が無効になっている可能性があります。お手数ですが、今一度ブラウザの設定をご確認していただいた後、ご覧ください。評価を行うための装置です。※クリックで拡大します。デジタル出力データ(BCD4桁+極性1ビット)を入力として、+9999=+10V、-9999=-10Vのアナログ電圧を出力します。X-YレコーダのY軸入力にTDFDA-2のアナログ出力を接続し、B-H特性曲線や磁場分布曲線等の測定ができます。TDFSC-2TDF型デジタル磁束計を用いて円柱永久磁石を引抜き法により繰り返し測定する装置です。ガラスエポキシ材ロッドφ10×600mmの先端に円柱状磁石を取り付け、室温測定時はアクリル製パイプ、高温(MAX200°C)測定時はガラスエポキシ製パイプ中を移動させ、パイプ外周に巻かれた検出コイルにより、磁石のオープンフラックスを検出し、デジタル磁束計の入力信号とします。検出コイル用標準パイプ装着時には、最大180mmとなります。TDFPD-2TDF-5型は片極性(UNI)と両極性(BI)の切換えができます。BIで使用時は磁束測定カウンタはUP/DOWNカウントを行うので、最大値を必要とする測定にはTDFPD-2を使用してください。TDFPC-2TDF-5型デジタル出力データ(BCD4桁+極性1ビット)は検出磁束により非同期で変化するので、コンピュータのDATA読み取り時にTDFPC-1内のバッファをラッチさせ、読み取りを確実なものにします。コンピュータからのTDF-5のRESETも行えます。