コリジョンガスまたはトラップガスをオフにします。[真空モニター])、真空度の画面をキャプチャーします。Tune]画面に移動して、[Vacuum]および[Vent]を選択します。流路系ラインのプローブとの接続を外します。ソースエンクロージャーを取り外します。ソース遮断バルブを閉じます。Tune]画面から装置を真空解除します。Tune]画面の下部に「vented」が表示されるのを確認します。ソースを取り扱うときは、必ずニトリルゴム手袋を着用してください。本の取り付けねじを外します。イオンブロックアセンブリーをPEEKブロックサポートから取り外し、無地の未使用のプリンター用紙の上に置きます。ソース遮断バルブを閉じたまま、サンプルコーンを取り外します。サンプルコーンアセンブリーをイオンブロックアセンブリーから引き上げてスライドさせます。サンプルコーンが床に落ちないように、もう一方の手をその下に置きます。コーンエクストラクションツールを使用して、サンプルコーンノズルからサンプルコーンを分離します。ハンドルを取り外します。リングに損傷などがなければ組み立てるときに再使用します。本の取り付けねじを緩め、カバープレートを取り外します。金色のねじすべてを、必ず完全に取り外します。本の金色のねじを取り外します。これらのねじの後ろに取り付けられている波形のワッシャーを紛失しないように注意してください。遮断バルブをつかみ、イオンブロックから引き出します。六角レンチを使用して、ヒーター端子をイオンブロックに固定している最も右のネジを外します。注意:イオンブロックからヒーターカートリッジアセンブリーおよびセラミックヒーター取り付けブロックを取り外す際は、ヒーターカートリッジアセンブリーのワイヤーが損傷しないように、ワイヤーを折り曲げたりねじったりしないでください。端子ブロックとセラミックヒーター取り付けブロックを慎重に取り外し、最後にヒーターカートリッジアセンブリーをイオンブロックから取り外します。注:イオンブロックを逆さにすると、このプロセスが容易になります。リングを取り外します。リングは残すことができますが、すべての金色のねじが完全に取り外されていることを確認します。つのビーカーに浸し、サンプルコーンノズルを別々のビーカーに浸します。分間超音波洗浄します。メタノール/水/ギ酸で超音波処理します。水で十分にすすぎます。メタノール/水で超音波洗浄します。メタノールで超音波洗浄します。注:イオンブロックが過度に汚れている場合は、歯ブラシまたは綿棒でこすり落とします。金色のソース遮断バルブはギ酸でクリーニングできませんが、必要に応じて以降の洗浄に従うことができます。ハンドルは取り外します。リングを取り外す場合は、決して損傷や切り傷を付けないでください。手袋を着用したまま、ピンセットで各コンポーネントを取り外して、窒素などの不活性のオイルフリーのガスを吹き付けて乾燥します。各コンポーネントを点検し、汚れの残っている個所がまだ見える場合は、より高濃度のギ酸溶液で上記のクリーニングを繰り返すか、新品に交換します。ターミナルブロックをセラミックヒーター取り付けブロックおよびヒーターカートリッジアセンブリーと一緒にイオンブロックに取り付けて、ソースを再度組み立てます。ターミナルブロックをイオンブロックに保持するねじを締めます。リングをイオンブロック、遮断バルブ、サンプルコーンに取り付けます。遮断バルブをイオンブロックに取り付けます。本の金色のねじを締めます。六角レンチを使用して、サンプルコーンアセンブリー保持ブロックをイオンブロックに取り付けます。ハンドルで持ち、イオンブロックに対して垂直になるように向きを合わせます。リングが所定の位置のままであり、糸くずや微細なゴミがないことを確認します。必要に応じて、少量のメタノールで湿らせたキムワイプを使用して糸くずを取り除きます。イオンブロックサポートに取り付けます。ブロックに固定します。ねじを必ず順番に少しずつ締めます(少しだけ回してから次のねじに進みます)。ソースエンクロージャーを取り付けて、閉じます。プローブケーブルとソースエンクロージャーケーブルを、質量分析計に接続します。[pump]を選択します(四重極システム用)。コンソールを介して真空が起動しているされます。コリジョンガスまたはトラップガスがオンであることを確認します。時間後、ソース遮断バルブを開きます。WKB5716おすすめの記事おすすめの記事はありません。JapanMindTouch使用。