/気温等のアナログ量監視を行うことができます。集計したデータはhttp通信によりリアルタイムにセンター送信し、センターサーバーによる集中管理が可能です。センターサーバ監視ソフトは弊社にて構築することができます。1.パルス積算1分毎のパルス積算値を算出することができます。EDL-100はパルス積算装置を2基搭載しており、パルスメーター2台の同時積算が可能です。EDL-100にパルス検出器「CTF-05K」(マルチ計測社製)をダイレクト接続できます。パルス検出器の電源12VをEDL-100から直接供給可能のため、別途電源を用意する必要がありません。無電圧接点入力なので、オープンコレクタやフォトMOS出力のパルスを直接入力することが可能です。弊社のRS485型接点入力装置「OP485-in」が利用できます。最大6台(計24点)の接点入力監視が可能です。弊社のRS485型アナログ入力装置「OP485-ai」が利用できます。最大1台(計4点)のアナログ入力監視が可能です。4.WEBブラウザ表示1分間のパルス値、1時間のパルス推移グラフ等をWEBブラウザにて確認することができます。5.時計機能EDL-100はバックアップ付きリアルタイムクロックが搭載されています。電源が切れても内部バッテリにより時刻を保持できます。6.NTPクライアント機能EDL-100はNTPクライアント機能を持っています。インターネット接続環境でNTPサーバに接続し、時刻の補正を行います。7.設定ユーティリティEDL-100の設定はパソコンのWebブラウザからログインしていただくことで簡単に行う事ができます。-20°C〜60°C動作湿度20〜85%(結露しないこと)ダウンロード以下のファイルをダウンロードするには、ダウンロード認証フォームへの回答が必要です。【ダウンロード認証の流れ】1.サムネイル画像をクリックすると認証フォーム(ダウンロード認証画面)が表示されます。進む」ボタンをクリックします。3.入力内容に間違いがなければ「送信する」をクリックしてください。ご入力内容の確認画面に進み、5秒後にファイルのダウンロードが開始されます。4.ダウンロードが始まらない場合、「次へ」をクリックしてください。複数のファイルをダウンロードする場合、ブラウザを閉じなければ、2つ目以降のファイルは、認証フォームに回答せずにダウンロード出来ます。●カタログ1版(1,274KBytes)●取扱説明書1.0版(1,585KBytes)※カタログ・取扱説明書はPDF形式です。4.0以上が必要です。※各圧縮ファイルはZip形式にて圧縮しています。別途解凍ソフトが必要です。登録日:2016.06.14※各圧縮ファイルはZip形式にて圧縮しています。別途解凍ソフトが必要です。本Webサイトからのお問い合わせJavaScriptがオフです。オンにしてアクセスして頂くと、フォームが表示されます。