理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2020号|900-901(902-903)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。はかり900901お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。ともアルミダイキャストケース入。データをWindowsに取込めるソフトWinCT添付。■一体型と分離型(GP-30K/KS、100K/KS)の2タイプ。■個数・%・カラット・もんめ・動物計量の各モード表示。長■計量と台車が一体化し、移動に便利。長■計量物を載せたら約1秒で測定完了。■g・個数の2つの表示切換えが可能。■「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付。■SUS304のステンレス製計量皿を使用。■表示部の角度を上方向に調節可能(最大角度90度)。■26mmの大きな文字サイズ。■単2乾電池×4個(別売)とACアダプタ(標準)の2電源。■ポール付-A、ポール無し-Bの2タイプ。HW-C/HW-CPシリーズ■計量部は防塵・防水等級IP65で水をかけて洗えます。■計量皿は頑丈で錆びにくいステンレス製(SUS430)で取り外して洗浄することも可能。■ひょう量と最小表示の組合せが自動的に3段階に切替わります(HV-C/HV-CPシリーズ)。■1/10000の高分解能(HW-C/HW-CPシリーズ)。HW-CWPシリーズ■計量部、表示部ともに防塵・防水等級IP65で水をかけて洗えます。ステンレス製計量皿(SUS304)は外して洗えます。■ひょう量と最小表示の組合せが自動的に3段階に切替わります(HV-CWPシリーズ)。■1/10000の高分解能(HW-CWPシリーズ)。■kg・個数の2つの表示が切替え可能。上向きに無段階で調節可能。■HV-C/HV-CPシリーズ商品コード61-426161-426261-426361-426461-426561-4266区分444444型式HV-15KCHV-60KCHV-200KCHV-15KCPHV-60KCPHV-200KCPひょう量(kg)361515306060150220361515306060150220最小表示(kg)0.0010.0020.0050.0050.010.020.020.050.10.0010.0020.0050.0050.010.020.020.050.1最大計数値(個)150000120000110000150000120000110000計量皿寸法(mm)W250×D250W330×D424W390×D530W250×D250W330×D424W390×D530外寸法(mm)W275×D474×H368W330×D621×H771W390×D712×H773W275×D474×H368W330×D621×H771W390×D712×H773電源・電池寿命ACアダプタまたは乾電池(単1×4個)使用/アルカリ乾電池(別売)で約1200時間ACアダプタ価格(円)74,80079,80084,800122,800127,800138,000※HV-CPシリーズは内蔵プリンタ付。■HW-C/HW-CPシリーズ商品コード61-426761-426861-426961-427061-427161-427261-427361-4274区分44444444型式HW-10KCHW-60KCHW-100KCHW-200KCHW-10KCPHW-60KCPHW-100KCPHW-200KCPひょう量(kg)10601002201060100220最小表示(kg)0.0010.0050.010.020.0010.0050.010.02最大計数値(個)100000120000100000110000100000120000100000110000計量皿寸法(mm)W250×D250W330×D424W390×D530W250×D250W330×D424W390×D530外寸法(mm)W275×D474×H368W330×D621×H771W390×D712×H773W275×D474×H368W330×D621×H771W390×D712×H773電源・電池寿命ACアダプタまたは乾電池(単1×4個)使用/アルカリ乾電池(別売)で約1200時間ACアダプタ価格(円)84,80089,80094,80094,800132,800137,800142,800142,800※HW-CPシリーズは内蔵プリンタ付。表示タイプバックライト液晶表示型式HV-15KCWPHV-60KCWPHV-200KCWPHW-10KCWPHW-60KCWPHW-100KCWPHW-200KCWPひょう量(kg)3615153060601502201060100220最小表示(kg)0.0010.0020.0050.0050.010.020.020.050.10.0010.0050.010.02計量皿寸法(mm)W250×D250W330×D424W390×D530W250×D250W330×D424W390×D530電源AC100V(+10%〜−15%)50Hz/60Hz価格(円)110,000115,000130,000120,000125,000140,000140,000関連商品オプションはP.903をご覧下さいHV-15KCWPHV-60KCWPHV-15KCHV-60KCHW-10KCHW-100KC※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。テスター・レコーダ・タイマー・ストップウォッチ融点測定装置マイバインダーマイバインダーは空です。