波長可変半導体レーザ(TDL)酸素ガス分析センサでは、不活性化とブランケッティングのモニタリングにおいてメンテナンスの負担が軽減されます。O2ガスセンサで不活性ガス爆発防止装置のメンテナンスを最小化する方法、また酸素確認の完全自動化のためにDCSシステムに統合する方法について説明します。化学プロセスにおける低酸素レベルの維持は、多くは安全上の理由から命にかかわります。常磁性技術をベースとした分析装置では、抽出/システム調整のために頻繁にメンテナンスをして測定の信頼性を確保する必要があります。本質的に応答に時間がかかります。これは、安全性が重要視される装置における問題です。このような分析装置は検証のためにゼロ・スパンガスの供給が必要となります。タンク内のような本来の場所で作業できます。500はプローブ型で光源と受光部をユニットに収めています。プローブの先端部に収められたコーナーキューブによって光源から照射されたレーザ光を反射しプローブを通り受光部で波長を検出します。これにより、据付が簡素化し、レーザ光源および受光部のアライメント作業が不要になります。500には可動部品がなく、さらにブローバックフィルター付きプローブ型設計により、メンテナンスの必要性が大幅に削減されます。高粉塵負荷のあるプロセスでの使用を目的としたブローバックフィルターは、酸素測定に干渉するようなガスの粒子を捕らえます。フィルター清掃のため、定期的に空気または無酸素ガスによるエアパージを行うことで、測定精度を取り戻します。この機能により、便利な遠隔センサ検証が可能になります。500を除外することができます。吸収分光法を用いたレーザガス分析装置(日本語版)ユニークな適合範囲を有する吸収分光法TDLのポートフォリオにより、従来不可能と考えられていた測定が可能となりました。ホワイトペーパーをダウンロード煙突およびスクラバーのHCl監視(日本語版)このホワイトペーパーでは、In-Situガス分析が、波長可変半導体レーザー技術を搭載した分析装置と従来型のガス分岐方法の違いを、経済性および安全性の視点も交えて解説します。波長可変半導体レーザ(TDL)(日本語版)メトラー・トレドの波長可変半導体レーザ(TDL)センサは、2つのテクノロジーが持つ最高の要素を合わせ、プロセスと安全アプリケーションに適した信頼性の高いモニタリングシステムです。ホワイトペーパーをダウンロードeBook(英語版):波長可変レーザ酸素センサGPro500のアプリケーションこのeBookでは、酸素センサGPro500の最も一般的なアプリケーション例をご紹介します。プロセス分析および水質管理のためのマルチパラメータ変換器カタログをダウンロード電極ホルダ・電極洗浄システムプロセス接続装置は、測定センサの性能を最大限に引き出し確かなものにします。電力分野におけるサイクル化学アプリケーションのための微量汚染物質の効率的で信頼性の高いモニタリング。溶存酸素、溶存CO2、溶存オゾンのインラインセンサは、最高のパフォーマンスと最低限のメンテナンスで、プロセスおよび水質管理に関する正確な情報を提供します。www.mt.com.。