A1-A2と、B1-B2を測ります。この2つの測定値の差を求めます。Linoは許容範囲内になっています。L2、L2+、L2G+、L2P5とL360のみ)ロックスイッチ3を、「アンロック」の位置にします。計器を壁から約5mの位置に設置します。計器を壁に向け、LASERキー1で電源を入れます。LASERキー1でレーザーラインをオンにし、レーザーの交差点のところを壁に記します。計器を右に回し、そして今度は左に回します。水平線の位置が、印をつけたところからどの位上下に移動するか観察します。Linoは許容範囲内になっています。L2、L2+、L2G+、L2P5とL360のみ):ロックスイッチ3を、「アンロック」の位置にします。基準点として、重錘を使って約3mの壁に可能な限り近づけて取り付けます。計器を、壁から約1.5m、高さ約1.5mの位置に置きます。計器を壁に向け、LASERキー1で電源を入れます。LASERキー1でレーザーラインをオンにします。計器を回転させ、測鉛線の下部と揃えます。重錘の上部からのレーザーラインの最大偏差を読み取ります。Linoは許容範囲内になっています。L2P5のみ):ロックスイッチ3を、「アンロック」の位置にします。鉛直ラインの上端をチェックする:鉛直ラインの下端をチェックする:点A1の近く、B1より最低1.5m離れたところに、三脚または壁掛けブラケットを使ってレーザーを設置します。水平レーザーは方向1で調整されます。レーザードットA1とB1をピンを使って印をつけます。方向1とは逆の方向2に向くよう、計器を180°回転させます。点A1に当たるよう、計器を調整します。Linoは許容範囲内になっています。Linoレーザーレベルが仕様の許容範囲外になってしまった場合は、認定販売店またはライカジオシステムズにご連絡ください。D2レーザー距離計のおかげで、最近はすべてが効率的になりました。」とEdin氏は言います。「もうこれで、同じ作業をするのに2人で2日間で終わらせることができるようになりました。」これはつまり、時間とコストが50%以上節約されたことを意味します。コンパクト設計の建築用ライン、ドットとコンボレーザーレベルこのブログでは、ラインとドット、そしてコンボのレーザーレベルについて話します。このクラスのツールには、さまざまな名前が付いています:レーザー墨出し器、ラインジェネレーター、自動補正レーザー、ラインレーザー、レーザー水準器、ポイントまたはドットレーザー、等々。細かい話に入る前に、重要なことをひとつ:作業をするのが主に屋外なら、プロフェッショナルな受光器が付いた、より正確な回転式レーザーといった、より堅牢なモデルをご検討ください。コンパクトなレーザーレベルの多くは、ラインレーザー受光器を使うことで屋外30mまで使用できますが、しかし本来は屋内用に設計されています。Sawzall®に目の細かい刃を取り付けることはできます。言って、それが迫頭を切るのに適した工具になるわけではありません。以前、低品質のレーザーレベルを使ってしまったためにひどい目にあった請負業者のお話を聞いたことがあります。数年前、多くの前向き思考の人がレーザーレベルを使い始めましたが、その品質のために色々苦労を強いられたました。日曜大工レベルの製品をプロフェッショナルな工具として売ろうとするメーカーがいるため、常にリスクが伴います。以下に、レーザーレベルに関する主要情報をまとめましたので、自分に合った製品の下調べをするときに、どんなことに気をつけるべきなのかの参考にしてください。コーヒーでも片手に、ごゆっくりどうぞ。ドットレーザーは、垂直のレーザービームを2本、3本または5本投影し、ポイントを床から天井まで転送したり、90度の壁を設置したり(方法3、4、5)、または高さを転送するのに使用します。Linoシリーズである、5種類のクロスラインレーザーおよびポイントレーザーは、レーザーの可視性を向上させ、革新的なリチウムイオン電源コンセプトを導入し、短時間でのレーザー位置決め用に設計されたアダプターが付属しています。id>行と段落は自動的に折り返されます。ウェブページのアドレスとメールアドレスは自動的にリンクに変換されます。ジオシステムズの製品、サービス、出版物やイベントに関する電子マーケティング情報を受信することに同意します。Policy(プライバシーポリシー)に従うものとします。Use(利用規約)に同意したものとみなされます。navigationTwitterFacebookInstagramLinkedIn。