浜松ホトニクスこのWebサイトでは、JavaScriptを有効に設定することで、最適なコンテンツをご覧いただけます。浜松ホトニクスは品質改善活動に積極的に取り組んでいます。)国・地域を選択してください。出力振幅電圧を教えてください。最大入射光量について教えてください。うまく動作しないのですが。出力にノイズ信号が重畳してしまうのですが。光ファイバの接続は可能ですか?推奨する電源を教えてください。推奨する光源を教えてください。A/Dコンバータを直接接続することは可能ですか?APDモジュールの電気的特性は変更できますか?APDモジュールの増倍率を変えることはできますか?出力振幅電圧を教えてください。V最大入射光量について教えてください。[V/W]でタイプごとに算出されます。ちなみに破壊に至る入射光量は数mW程度と考えられますので、実際に光を入射する際には十分に注意してください。うまく動作しないのですが。以下の点について確認をしてください。・電源が正常に接続されているか。・終端抵抗は以下の適正な値か。・最大入射光量を超えていないか。(C12702/C12703シリーズ)。増倍率が高すぎると、APDの暗電流が増加したり、APD特有の過剰ノイズが増加して、S/Nが低下します。出力にノイズ信号が重畳してしまうのですが。APDに外乱光が入射すると外乱光に伴うノイズが出力に現れる場合があります。蛍光灯下などで使用されている場合、商用電源ノイズが出力信号に重畳することがあります。できるだけ暗中での使用を推奨します。電源はスイッチング電源ではなく、リップルノイズの小さいシリーズ電源を使用してください。改善されない場合には、使用環境についてお近くの営業所までご連絡ください。(別売)を用意しており、光ファイバの接続が可能です。μmのGI型マルチモード光ファイバです。C5658は、光ファイバの接続はできません。接続できるようにするためには、カスタム対応が必要です。推奨する電源を教えてください。使用されるAPDモジュールに適した市販の安定化電源をご紹介します。お近くの営業所までお問い合わせください。推奨する光源を教えてください。APDモジュールの感度波長に合わせたLD・LEDなどの光源を使用してください。事前にAPDへ入射する光量を把握するために、パワーモニタで光量測定することを推奨します。A/Dコンバータを直接接続することは可能ですか?直接接続することはお勧めしません。A/Dコンバータの入力インピーダンスの影響を受けて、APDモジュールの特性を発揮できない可能性があります。APDモジュールの増倍率を変えることはできますか?C12702/C12703シリーズにおいては、増倍率調整用トリマにてAPDの増倍率を変更することが可能です。このトリマには目盛りやストッパー機構がなく、何回転でも回せますので、回す前に基準光を入射して、その出力を把握しておいて初期状態に戻せるようにしておくことを推奨します。増倍率調整用トリマで調整できる増倍率の範囲は、1倍からブレークダウンする数百倍以上までです。このページの製品に関心をお持ちの場合は、下のボタンでお気に入りリストに保存できます。カスタマイズサンプル請求サポートその他お問い合わせお問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合やお答えできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。お気に入りリストに保存されました。website.Close。