RS−232C・RS−485通信が搭載可。電源はAC85〜264Vのフリー電源、DC12〜24Vも可。MAX(抵抗負荷)※メカリレー(P4オプション)時には積算同期パルス機能を使用しないでください。30V※OUT1〜4のフォトモスリレー(標準時)をメカリレーに変更します。:13000※アナログ出力は表示値に対して演算出力します。設定によっては各レンジ分解能より下がる場合があります。出力範囲フルスケールスパンに対して0%〜102.4%まで出力します。duty50%時オプション90°位相差入力、ラインレシーバ入力との組合せも可能RE90°位相差入力RE-4T90°位相差入力(入力4逓倍)※入力4逓倍時は、最大入力応答が1/4となります。(HIオプションを除く)は、アナログ1入力オプションを選択することはできません。(-10〜50°C)※アナログセンサ1入力のオプション選択時は、もう1系統(A入力)がパルス入力になります。この場合、90°位相差、90°位相差(4逓倍)、ラインレシーバ、タコゼネ、サイン波入力を選択することはできません。(-10〜50°C)※アナログセンサ2入力のオプション選択時はパルス入力を使用することはできません。MAX(抵抗負荷)※P4オプション(メカリレー)選択時には積算同期パルス機能を使用しないでください。(任意に設定可)※アナログセンサ入力時、サンプリング時間は最大10秒までに制限されます。約11W以下お問い合わせJavaScriptがオフです。オンにしてアクセスして頂くと、フォームが表示されます。