SERIES精密ニードルバルブは、気体・液体の微少流量を精密かつ、容易に制御できる様に設計されています。制御が可能1ML/MINの微少流量域まで安定して精度良くコントロールします。・豊富なニードルバリエーションニードルは流量レンジに応じて無段階的に15種類も用意しており、最適な制御域のものが選定できます。優れた制御性能に加えて、長期耐久性を有しております。・優れた温度特性(15°C~35°C)(BS#SS1~#3Bのみ)ニードル、オリフィス部が温度補償構造になており、0.3%/°C程度の優れた特性が得られます。(ニードル番号#SS1~#3BのBSのみオプション)但し、液体は温度条件により粘性が大きく変化する場合がありますので温度特性については、気体のみとします。より実際の流量と表の値とが80%~130%の範囲でずれる場合があります。参考値として御利用下さい。明記頂ければ弊社にて最適のニードル番号を選定致します。定格表は参考として御使用下さい。MODEL2412とMODEL2400の性能比較データ(当社比参考データ)下記データは低圧力条件での比較調査です。精密ニードルバルブMODEL2412と簡易二ードルバルブMODEL2400の性能比較参考データとしてご確認ください。このデータは代表値であり保証値ではありません。]上記のデータではヒステリシスの復元性及び温度環境変化での流量安定性ともにMODEL2412が優れています。これは簡易ニードルMODEL2400がツマミ調整軸自身がニードル軸となった1軸の回転ニードルであるのに対し、精密ニードルMODEL2412は調整軸とニードルが分離し、回転方向を直進運動へ変換し、その変換ネジ部にはアソビをなくす機構を設けているため、非常に安定した調整及び設定を可能としております。MODEL2412のバルブ部は流量計RK1250、1200他の精密流量計やバルブMODEL2203、2204、2600の精密流量制御機器に採用しており、またMODEL2400はRK1650、1600他簡易流量計へ採用しております。お客様の仕様(性能・コスト等)に合致したご選定をいただけますよう宜しくお願いいたします。過酷な条件等は実機にてサンプル評価いただくことをお勧めします。